自虐ネタ以外のぐちは書かないようにしましょう2019-07-29新潟から、、、(続き)本日、用事を済ませて戻った。新潟は割合涼しかったのだが、さすがに東京は梅雨明けでかなり気温が上がったらしい。戻って見ると、12T(真ん中)の方がダウンしていた。朝、ホテルでチェックした際は未だ大丈夫だったのだが、、、。10:40、チラーダウン。私用で新潟に来ている。WiFiの効いたホテルの部屋から恐る恐る水温とオシロをチェック。今日も猛暑だったが何とかチラーは正常稼動。気温が上がっても水温が変動することはない。チラーのサーモの精度は外気温の変動の影響は受けない。必死に一定値間の上下を繰り返す。本体筐体の温度が限度を超えた際に、ダウンして終わりになる。18:03新潟から見ると、、、Tweet広告を非表示にするもっと読むコメントを書く2019-07-28dsox2012のファームウェアバージョンを2.5に(続き)結論は、、ダメだった。アベレージ終了の見逃しは発生する@サイト12T。17:58dsox2012のファームウェアバージョンを2.5に(続き)Tweet広告を非表示にするもっと読むコメントを書く2019-07-27dsox2012のファームウェアバージョンを2.5に以前から12と16のサイトで、「アベレージ終了イベント」が素通りされてしまうことが一、二日に一回あるので、困っていた。シリーズファームウェアが、2.5に上がっていたのでバージョンアップ実行。現バージョンは2.43(2018020635)だった。現バージョンを見るのにヘルプキーを押さねばならず、それを探すのにしばらくかかった。結局分からずにGoogleに聞いてしまった。十数分で12サイトの2台が2.50(2019022736)になった。バージョンアップしながら、今日も散水。耐震鉄骨につかまって少し上から放水すると遠くまで撒けた。下は地下のキャットウォークなのでかなり危ない。十数年前、某所で厳冬期、飲みの帰りに、側溝に落ちて死んでしまい数日後に発見された人の話を思い出した。13:39dsox2012のファームウェアバージョンを2.5にTweet広告を非表示にするもっと読むコメントを書く2019-07-26冷却水チラーに散水(二日目)昔のホースがキャットウォークに落ちていたので拾ってきて洗ってシャワーヘッドと接続。カクダイのワンタッチ接続は気持ちよい。全ての窓際にパーツボックスをうず高くスタックしてしまったので、結構、窓が開けづらいが、少しすきまのある端の方から散水。昨日ダウンしかけた筐体は一番近くなので十分届くのだがしかし、奥にある方(室外空冷)まではなかなか届かない。それでも地面が濡れれば一時的にでも周りの温度は下がるだろうと期待してしばらく散水。10時と1時と二回くらいやった。(後記)一時半頃、降りてみるとどうも焼け石に水なので、結局、ホースを延長して地下のキャットウォークまで降ろし、水道を開栓して駆けつけて散水した。部屋から見て手前に投げ下ろすと配管の隙間にホースが入り、散水後に引き上げる際、シャワーヘッドが嵌ってしまう。今日もYahooのアプリで日射病警報が入ったので用心していたのだが、やはり来た。危機一髪のところで冷凍機ダウン&クエンチを食い止めるという滅多に出来ない経験をした。13:30、冷却水チラーダウン、出口水温40°C13:40、偶然気づいてリセットするが水温が下がらない。出口水温44°C14:00、出口水温47°Cで折り返したので一安心14:05、出口水温42°Cで再び上昇。冷却水チラー再ダウン。慌ててバケツに水を入れて地下に降りて冷却フィンにかける。14:10、出口水温49°Cで折り返す。この間、6往復くらいして50リットルくらいかけた。まんべんなくかけるのは難しい。14:50、出口水温34°Cまで降りて、サーモスタットOFFで停止、上昇再開。14:50、出口水温38°Cで、サーモスタットON、下降に入る。キャットウォークに降りてみると、日陰にはなっているものの、クーラーの室外機や、他のチラーが沢山あってかなり暑い。室外ファンを置く場所や電源は何とかなるだろうか。15:30冷却水チラー危機一髪Tweet広告を非表示にするもっと読むコメントを書く2019-07-24真空計CC10の修理代金4万円少し、代表(王’様)にお願いできることになった。12:10真空計CC10の修理代金Tweet広告を非表示にするもっと読むコメントを書く2019-07-22室内筐体三台にファンを付けた住重の冷凍機の室内筐体のうち、古い方の三台にファンを付けた。付けなかった1台は新しい型番で、発熱筒が置くにあるので冷却効果が小さい。室外空冷タイプには付けようがなさそうだが、これも実は開けてみれば室内筐体内に発熱する部分があったりするのだろうか?メンテのとき(増税前に済ませたい、、、)にどうしようか、、、。00:00室内筐体三台にファンを付けたTweet広告を非表示にするもっと読むコメントを書く2019-07-20室内機を空冷して2度下げたS重の室内筐体のパネルを開けて、発熱している(触れないくらい)タンクをACファンで冷却。すると、チラーの循環水の温度が何と2.2°C下がった。その状態でもタンクは依然として触れないくらいに熱い。超伝導マグネット電源のシャントを冷やそうとして購入したファンだったが、スチュアートさんにシャントなんぞ使っとらん、と言われてしまった、、。これもつけっぱなしにしておけるエアコンのおかげ。