当社内で外観検査での比較検査の限度見本として独自に開発して使用していたものです。プレート」は、来社されます多くのお客様のご要望にお応えして、更に外観検査がしやすくなるように改良し、外販用に製作したものです。これまでMIL規格の外観検査用のプレートは他社様からも販売されておりますが、このような比較用のプレートとの「キズやポツの見え方」という検査員の感覚での良否判定に頼っているのが現状です。検査員の感覚で納める製品の品質(不良品の流出、過剰品質)が決まってしまい売り上げや会社の信用に直結する、会社にとっては危惧される状況です。プレート」は、このような感覚での検査から客観的な寸法での判断を行うために作成しました。比較用のキズの線幅、ポツの直径の寸法は全てμm単位の絶対値で表示しています。これにより、従来品に比べてより直接的で正確な比較・判断が可能となります。外観検査は検査員の目のコンディションが大きく影響します。見えづらい朝、見慣れてくる昼、疲れがたまる夕方と、一日の中でも大きく見え方が変わります。プレート」で比較判断することが必要です。当社は試作メーカーとして多くの会社様とのお取引の経験から、会社様によってMIL規格の解釈が異なることを認識しています。このためMIL規格だけではなく、スクラッチ幅、ディグの直径を数値的に管理することが如何に重要かを認識しております。このような理由から当社では、以前より規格をミクロン単位でお見積に記載しております。●顕微鏡でも線幅がすぐわかる顕微鏡の視野の中でも確認できる小さな文字が線のすぐ脇に記入されており、線幅がすぐにわかります。間違いの無いスピーディーな検査が出来ます。作成した極めて高精度な寸法です。産総研で測定した結果を本ページに記載しております。●光源を選びません蛍光灯や電球、集光等など様々な光源での目視比較検査にお使いいただけます。目視による外観検査はもとより、顕微鏡による比較測定も想定しております。小さな文字で表示するなどの工夫が施されています。ディグの直径は、チッピングの大きさも比較測定することを想定いたしております。測定報告書」を参照のこと。万一表面が汚れた場合には、やわらかい布にアルコールを浸し拭き取ってください。数量がまとまった場合には、値引きさせていただきますのでお見積をご請求ください。測定報告書」を参照のこと。※万一表面が汚れた場合には、やわらかい布にアルコールを浸しふき取ってください。※サンプルの貸し出しを行っております。ご希望の方はご相談ください。各マークのエッジ位置を検出し、その位置をレーザ干渉計を用いて測定しました。呼び寸法値を差し引いた値としました。3.測定中の環境及び測定条件は以下のとおりでした。離れた4箇所の線幅を測定し、平均値を1回の測定値としました。10回の繰返し測定を行い、10回の測定値の平均値を線幅の測定結果としました。各マークにつき、図2のように約90度ずつ離れた位置の円弧のエッジ4点を検出しました。4点から最小二乗円を計算し、その直径を求め、1回の測定値としました。10回の繰返し測定を行い、10回の直径の測定値の平均値を直径の測定結果としました。k=2の拡張不確かさとして求め、約95%の信頼の水準を持つ区間を与える。10※まとめてご購入の場合は弊社までご相談ください。基づく表記サイトマップ。