中の温度は100Kくらい(場所によって異なるので詳細は不明)。20:19degasでターボが落ちたTweet広告を非表示にするもっと読むコメントを書く2019-07-19防災情報が入った(続き)もう、十分間くらい待っていると配管が冷たくなったので、一応大丈夫と、マグネットの方の冷凍機だけ電源を入れ直した。部屋の冷房も入れっぱなしで、冷凍機の室内筐体にファンの風を当ててもいたのでこれ以上の手当てはない。筐体のサイドパネルを開けて圧縮タンクに直接、風を当ててみたら良いかも知れない。困った季節が近づいてきた。17:55防災情報が入った(続き)Tweet広告を非表示にするもっと読むコメントを書く2019-07-19防災情報が入った昼ごろ、Yahoo防災情報が入った。無視していたら、5時ごろチラーが止まり、当然ながらクエンチした。試料冷凍機の方も当然、落ちた。チラーの電源を入れなおしたら「点検ランプ」は消灯したのだが、その後、十数分の間は水温が四十数度のままで、とても心配した。そのあと、十数分したら水温が下がり出して30度は切った。それが室温へ向かっての下降なのか、チラーが正常に動いた結果なのか判定できず、冷凍機の電源を入れられない状態が続いた。十分間で十一度程度下がっているので大丈夫な気もするのだが、M電機に電話をして修理日程や見積もりの交渉をしている自分の姿が頭の中でぐるぐる回って、冷静な判断ができない。確かにYahooの警告通り、熱中症には気をつけよだった。前回のマグネット移動のように神経が磨り減ることはない。LANはルーターを三台買ってそれぞれローカル(192.168...)にする。部屋間のファイル共有が出来ないが、ランサムウェアの悪夢も防げる。以前は、必死にコードレス電話機を導入したが、諸事情(~誰もいない)により必要性が無くなった。机間のスペーサーは「豪勢」にも長机を2台使う。費用は¥43,200、検収もやっていただきありがたい。油拡散で10-2Paまで引けるのを確認。RD社の方と、スクロールのメンテの話になり、もし買い替えられるようであればと言う話になり、、、、NeoDryを薦められ爆笑してしまった(良い意味で)。16:30CC-10修理完了Tweet広告を非表示にするもっと読むコメントを書く2019-07-06パラレル冷却水の経路を入れ替えた6の方がいつも、マグネット側が40°C、冷凍機側が25°Cくらいとアンバランスになっている。前者の冷凍機が1.5Wなので流量も必要なのだろう。配管部分を良く見ると、その前者の方の出口が少し細くなっていて悪いことにバルブまで付けてある。手を切りながら何とか4か所のブレードホースを入れ替えた。それでも未だアンバランスなので、バルブが付くようになった冷凍機を少し絞った。何かデジャブな話のような気がしたので考えると、その昔、エジェクタとDPの水がパラレルで、エジェクタの方の出口が60度くらいになってしまっていたのを思い出した。お茶が飲める飲めると言いながら、そのときは結局、シリーズに配管して上手く行った(誰かがやった?)ような気がしている。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。