更新メール通知このブログの更新通知をメールで受け取ることができます。CDSW-01を継続的に使用し、定期的に東京都葛飾区の水道水中のセシウム濃度の推移をチェックしています。水量を正確に測るために、流量計を設置しています。前回カートリッジ交換時は270,134Lで今回の交換は310,000Lジャストで行いました。従って通水量は39,866Lです。使用期間は2019年3月24日〜2019年6月23日の92日間です。(1)人工ゼオライト人工ゼオライト約50gの測定を2019年6月25日に1時間行いました。32.3Bq/kg、換算値206.72Bq/kgですから人工ゼオライトは約1.6倍に汚染が深刻化しています。80.8Bq/kgところが前回の天然ゼオライト約50g及び活性炭約30gのセシウムは表示25.5Bq/kg、換算値102Bq/kgでこちらは0.8倍程になっています。換算値についていずれにしましてもこれからも長期にわたり汚染の推移を見守る事は重要です。ご自身が実際にお使いの水道水のセシウム汚染度をまずは知る事が大変重要です。同時に被ばく対策をする事は更に重要です。ご協力をお願い致します。詳しくは全国の水道水セシウム測定プロジェクトを是非ご欄下さい。送料無料など特典もあります。CDSW-01を取付けて頂き、被ばく対策をしながらあなたが実際にお使いの水道水の汚染の推移を監視していく事は重要です。放射性物質以外の危険物質も高い除去率です。電気を使わない最新型のJPN-1を私も使用しております。長期間ご使用の前提なら一押しです!まず試してみたい方はレンタルもあります。現在、ペットボトル等をご購入頂いている方は破棄の手間ももちろんですが、コスト面でも比較してみて下さい!ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。日々放射能測定を行っていると特に微量の汚染の場合、その判断に悩まされる事があります。そんな時は信頼の出来る予め濃度がわかった試料で検証するのが一番です。0.842Bq/kgの試料の測定を行いました。iFKR-ZIP-Aのメーカー公表の測定下限値は10時間で1Bq/kgです。理論上この下限値を半分に下げるには40時間の測定が必要です。0.806Bq/kgの試料の測定を実際に40時間行ってみました。*BGは同様に40時間測定Cs-134の796Kev近辺、Cs-137の662kev近辺にも明確なピークが確認出来ます。この結果を得る為には定期的な校正は絶対必要条件です。測定器のiFKR-ZIP-Aの基本検体量は320gです。検査室が2つの部屋に別れておりそれぞれ160gの試料を入れ測定しています。上記と同じ試料を片側の検査室のみ(160g)入れ40時間の測定を行ったのが下記のスペクトルです。*ピークが少しずれていますが数値的には誤差の範囲です。Cs-137とK40の2点校正そして信頼の出来る試料で性能確認をする事は更に重要です。信頼の出来る泉源の重要性しかし多くの放射能測定所は数ベクレルの試料での性能確認を行っておりません。実際にほとんど聞いた事がありません。数ベクレルの試料での性能確認は微量の測定をする際には必須条件です。Cs-134)標準試料の販売も行っておりますので是非ご利用下さい。測定データの見方についてよくご質問を頂きますが、まず第一にスペクトルがないデータは信用出来ません。どんなに有名測定所が出したデータでも同じです。スペクトル分析において数値と共にスペクトルを載せる事は基本中の基本です。スペクトルがないデータは測定熟練者でもその信憑性を判断出来ないからです。放射能測定を行えばNaIでもGeでも必ずスペクトルが表示されます。それを見て検出か不検出かを判断するのでそれがないという事は第三者が判断出来ないと言う事です。放射能測定検査ですが、検査結果を公表頂いた方限定でB.C検査は10%OFFとさせて頂きます。CDSW-01を2018年12月4日からご使用のユーザー様のカートリッジの中身を取り出し測定を行いました。今回、測定させて頂いたのは東京都杉並区のユーザー様ご本人ご家族とご両親の2世帯でそれぞれのカートリッジの測定を行いました。(ご住所は同じで住んでいる階が違います。)フィルター1を通過したお湯はまず人工ゼオライトを通り、フィルター2を通過後に更に天然ゼオライトと活性炭がまざった2つ目の部屋を通過する2層構造になっております。ユーザー様からの通水データは2018年12月4日〜2019年6月12日まで一日平均約800Lのご使用で190日で約114,000Lの推定通水量です。