ファームウェア大電流測定GE-PON用3波長光フィルターシステム光ファイバーアンプ測定システムGE-PONシステムの自動試験モータ・インバータの電力測定(WT5000/WT1800E/PX8000)。測定用途に合わせて機種を選択。60dB以上コンパクトながら高性能な新設計モノクロメータを搭載。シャープな分光特性により、近接した信号も分離して正確に測定します。-80dBm微弱な光信号も短時間で正確に測定します。測定アプリケーションや測定スピードなどの条件に応じて、適切な設定を選択いただけます。強い光信号により引き起こされるモノクロメータ内の迷光の影響を軽減、より高いダイナミックレンジが得られます。パルス光測定機能ピークホールドと外部トリガー機能搭載。パルス信号のパルスピークスペクトラムを測定します。長距離ファイバ伝送のループテストやレーザチップなど測定に有効です。フリースペース入力シングルモードファイバやマルチモードファイバだけではなく、800μmの大口径ファイバを使用できます。先進のモノクロメータ技術や高速な電気回路、独自のノイズ低減技術により、高速スペクトル測定を実現。レーザ光などの急峻な立ち上がりのあるスペクトラムや微弱信号などの測定で威力を発揮します。広帯域を高分解能で一括測定50,001のデータポイント数により、高い分解能を保ったまま、より広い波長範囲を一括測定できます。データポイント数の不足に起因する波長分解能の著しい低下や非効率な波長範囲の分割測定などの問題を解決し、測定をより高精度化・効率化します。新機能データロギング機能DFB-LD解析やマルチピーク測定値を最大10,000ポイント記録します。装置の温度サイクル試験に使用できます。拡張マーカ機能マーカ点のパワー密度と積分値を算出します。使用して、移動時などの振動や衝撃による光軸ずれを自動補正します。用いて波長校正を行い波長ずれを自動補正します。アライメントや波長校正で補正できない場合もあります。定期校正は別途必要となります。高速な測定、コマンドレスポンスとデータ転送能力により、自動テストシステムの試験時間短縮に大きく寄与します。(SCPI)に準拠しています。弊社ベストセラー光スペクトラムアナライザはAQ6317シリーズやAQ6315に使用される横河独自のリモートコマンドに対応したコマンドモードを装備、既存のテスト環境のグレードアップをサポートします。注)対象機種の仕様と機能の関係により、いくつかのコマンドは互換性をもたない場合があります。容易な測定データ管理USBストレージ大容量のUSBメモリやハードディスクにも対応。512MB以上の内蔵メモリ20,000以上の測定データを保存可能。トレースの保存と再生が1ファイルで行なえます。アプリケーションの異なる多くの分野で使用されています。照明、表示や計測など多分野に応用される可視光LEDの出力光の発光スペクトラムを測定し解析を行います。大口径ファイバに対応したAQ6373Bでは、効率的に光を取り込み光スペクトラムを測定し、標準搭載の色度図解析機能により、ドミナント波長と色座標XYZの評価ができます。変換アダプタ本アダプタは、接続した光ファイバーの出射ビーム広がり角(NA)を約1/2にして光出力します。持つAQ6370シリーズ専用のアダプタです。パッシブ・デバイス測定時のダイナミックレンジ(信号対雑音比)や、アクティブ・デバイス測定時のレベル安定度が向上します。KB)お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。Corporationトップ。