300mm・160mm浮ひょう用のケース浮ひょうについて浮ひょうは密度計・比重計・ボーメ計・酒精計・しょ糖計などがあり液体濃度を測定するものです。正しくは浮ひょう(ふひょう)といい、液体中に浮かべてその目盛を読むという「浮きばかり」です。液体の密度(または比重や濃度)は一定の温度において決まっています。液体の品質管理に浮ひょうがお役に立っています。液体の密度・比重・その他濃度を測定します。密度・比重・その他濃度が直読できます。構造・操作が簡単です。ほとんどの液体に使用できます。精密な測定も可能です。浮力をもたせた胴部と目盛紙を入れたけい部からできています。内部のおもりには鉛玉や水銀を使用します。浮ひょうを液体中に浮かべて平衡したとき、液体中に沈んだ部分の体積と同体積の液体の質量は、浮ひょうの質量と等しくなります。浮ひょうの質量は一定ですから液体の密度によって沈む深さは異なります。一定温度で使用するならば1つの目盛以下の体積は常に一定です。そこから浮ひょうのけい部に密度などの目盛をつけることができます。浮ひょうにおける基本で他の目盛の浮ひょうも全て密度浮ひょうからはじまっています。ほとんど密度浮ひょうと変わりません。15/4°Cが標準で4°C以外の水を標準として目盛をつけたものは「20/20°C」、「15/15°C」などと表記します。分子の温度で正しい示度を示します。分母は標準とした水の温度を示します。水より重い液体のための浮ひょうです。水より軽い液体のための浮ひょうです。エチルアルコールと水の混合液で15°Cのエチルアルコールの体積百分・率を酒精度としてつくられた浮ひょうです。・日本酒度浮ひょう:日本酒(清酒)の辛口、甘口の判定に用いられ、+(プラス)側が辛口、-(マイナス)側が甘口になります。しょ糖液中の純しょ糖の質量百分率をしょ糖度として目盛をつけた浮ひょうです。:アメリカ石油協会(A.P.I.)の目盛です。石油類に用いられます。:染料などの測定に使用されています。:乳稠計とも呼ばれ、乳製品の測定に使われています。浮ひょうの取扱についてガラス製なので取扱いに注意してください。浮ひょう、シリンダーをメニスカス(液際)がきれいにでるように使用する前に十分に洗浄します。中性洗剤で洗い、エタノールなどを含ませたきれいな布または紙でけい部を拭きます。シリンダーの中の液体は、浮ひょうを浮かべる前にかき混ぜ棒でよくかき混ぜます。浮ひょうの上端を軽くつまみ液体中に静かに浮かべます。静止した後、約2目盛沈めてから手を離します。浮ひょうが静止した後、示度を1目盛の1/2(または1/5、1/10)まで読み取ります。以上の測定を2~3回繰り返しその平均値を測定値とします。「表記がない時」はこの方法で読み取ります。水平面視定:液体表面と目盛の交点で読み取ります。「水平面示度」の表記があるときにこの方法で読み取ります。浮ひょうには15°C、20°C、15/4°C、20/20°Cなどの表記があります。表記がない場合は、密度は15°C、比重は15/4°Cになります。15/4°Cの場合、浮ひょうを目盛つけした時の温度15°Cとし、4°Cの水の密度を比重「1」としたということになります。浮ひょうを標準温度以外で測定したとき、その測定温度における液体の密度(比重)を求めるには測定値を補正します。(密度(比重)以外のものは一度、密度(比重)の値にしてから温度補正をしさらにそれぞれの単位に換算します。密度(15°C)との換算表があります。密度(15°C)との換算表があります。浮ひょうと計量法について計量法のなかで浮ひょうについて記載されているものは以下のとおりです。第五百六条(単位はg/cm3にしたものです。第五百十六条(単位はg/cm3にしたものです。第九百七十七条(単位は体積百分率です。第九百八十五条(単位は体積百分率です。第二項(単位は重ボーメ度です。第二項(単位は重ボーメ度です。第三項(単位は日本酒度です。第三項(単位は日本酒度です。浮ひょうの基準器は基準器検査を受けることができる者が主に都道府県知事(計量検定所)や特定計量器の届出製造事業者になります。現在では一般の方にはほとんど供給できなくなくなりました。