株式会社理研メディカルです。ESTIMUS4チャンネルの電気刺激と超音波。2つの効果によるコンビネーション治療が可能。治療例ULTRASOUND[超音波]深部に働く1MHz、浅部に働く3MHz。ミクロマッサージ作用と立体加温の効果。1つのプローブで1MHzと3MHz対応。プローブの中の結晶体を伸縮させることで「圧電効果」による音波を発生。1秒間に100万回(1MHz)または300万回(3MHz)の高速度ミクロマッサージで、深部または浅部に直接刺激を与えます。超音波が生体組織に照射される際に生じる熱で、温熱作用を発生。超音波が到達している範囲を立体的に温めます。2周波対応のL・Sプローブ大小2種類のプローブを標準装備しています。効果・安全性に重要な、精度の高い「ビーム不均等率」と「有効放射面積」を実現しています。ELECTROTHERAPY[電気刺激]8種類の電気刺激モードを搭載。幅広い治療を実現します。]中周波を用いた干渉電流が、深部に広い範囲で作用します。]中周波を用いた干渉電流が、局所に深く作用します。]筋収縮を引き起こし、筋力を強化します。Russian[ロシアン筋刺激]筋肉刺激に適した刺激電流で、ピンポイントで作用します。]高電圧の刺激を加えることで、深部までアプローチします。]主に知覚神経に対して電気刺激を与え、疼痛を抑制します。Microcurrent[マイクロカレント療法]傷ついた組織の修復を早め、損傷部の治癒を促進します。DC[直流電気刺激療法]直流電流によって疼痛の軽減や損傷の治癒を促進します。治療する部位を選択すると、治療プログラムが自動で設定されます。様々な部位に対する47種類のプリセットプログラムを搭載しています。大型カラー液晶+タッチパネル大型カラー液晶とタッチパネルを採用し、視認性と操作性を高めました。モードやプログラムの選択から細かな設定まで、タッチするだけで簡単、快適、スムーズに行えます。独立操作が可能それぞれのチャンネルを独立して操作することが可能です。症状に合わせ、複数の患者を同時に治療できるので、時間を有効に活用できます。快適な治療を追求し、従来のSUシリーズと比べて消音タイプの4CH用吸引装置(NS)は、連続/間欠(FAST)/間欠(SLOW)の3種類の治療モードを搭載。使用目的に応じて選択でき、治療の幅が広がります。ES-5000立体動態波モードをはじめとした6種類の電気刺激モードを搭載。患者様一人ひとりの症状に合わせた多彩な治療を可能にします。EMSモード」を新たに搭載。「Hi-Voltageモード」、「EMSモード」、「MCRモード」を合わせた6種類の電気刺激モードにより、患者様一人ひとりの症状に合わせた多彩な治療を可能にします。「3Dプローブ」や「6極吸引導子※」など目的や部位に合わせて適切な治療が行えるアクセサリーも充実しています。※吸引装置(別売付属品)の付属品です。EMSモード」と2Dの「Hi-Voltageモード」「EMSモード」「MCRモード」を2つのチャンネルで同時に使用することができます。それぞれ独立して使用することで、異なる部位へ症状に合わせた治療が行えます。3次元の立体的な電気刺激で、生体深部への治療が可能。立体動態波モード[3D干渉電流刺激療法]3対の異なる高い周波数の電流が生体内部で干渉し、立体的で複雑な電流のうねりを発生させます。6点の電極から流れる電流が3次元的に干渉することで、生体深部の筋や神経にも刺激を与えることができます。搬送周波数をスウィープさせることで表層部から深層部まで広範囲に治療が行えます。MENSモード[3Dマイクロカレント療法]微弱な電流を流すことで傷ついた組織の修復を早め、損傷部の治癒を促進するマイクロカレント療法を立体的に行います。1000という極めて弱い電流のため、ほとんど刺激がなく、神経や筋を興奮させません。MCRモードよりも深い部位への治療が可能です。EMSモードよりも深い部位への治療が可能で、筋力低下の予防や筋萎縮の改善、筋力トレーニングなどにお使いいただけます。回転モード複雑な筋収縮を引き起こし、大腰筋などの深部の筋を刺激することが可能です。3Dプローブ施術中に手元で出力のアップダウンが行え、スイッチ操作でタイマーと出力表示をすぐに確認することができます。スイッチを押している間のみ通電する「モーメンタリ」と押すたびに通電/非通電が切り替わる「オルタネート」の選択も可能。電極の角度が変えられるので、治療ポイントに合わせて自由に通電距離を設定することができます。従来の3極吸引導子を6極にすることで、3Dの治療モードを2部位同時に使用することが可能です。2Dの治療モードと併用して治療が行えます。効果を追求した波形と充実した機能を搭載。]単相性のツインピークパルス波形を用いることで、150V以上の高電圧での治療を可能とした療法です。短い時間に連続した出力を行うことで、皮膚抵抗が低く抑えられ、電気刺激を深部組織まで到達させることができます。疼痛の緩解や可動域の改善などにお使いいただけます。]筋収縮を目的とした電気刺激療法です。自分の意志とは関係なく不随意的な筋収縮を引き起こし、筋力を強化します。筋力低下の予防や筋萎縮の改善、筋力トレーニングなど医療からスポーツの分野まで幅広くご活用いただけます。微弱電流で損傷の治療を促進MCRモード[マイクロカレント療法]組織修復に重要な役割を果たしている損傷電流と同レベルの微弱な電流を流すことで、傷ついた組織の修復を早め、損傷部の治癒を促進します。一般的に、最大電流が1mAを超えない極めて弱い電流のため、ほとんど刺激がありません。神経や筋を興奮させないため、トレーニング後の筋のクールダウンやコンディショニングに最適です。IMモード表示画面IMモード皮膚抵抗の変化を見ながら治療が行えます。ハンディプローブハンディ電極ローラータイプを新たに加え、6種類の電極がさまざまな治療部位に対応。施術中に手元で出力の切り替えが行え、「モーメンタリ」と「オルタネート」の選択も可能です。超音波治療器UST-770、US-711、US-731と接続することで電気刺激と超音波を組み合わせたコンビネーション治療が可能です。疾患部に対して2つの刺激を同時に与えることができます。※Hi-Voltageモード及びMCRモードでの使用が可能です。多彩な機能で、症状に合わせた最適な治療が行えます。治療を追求し、従来の吸引装置と比べて消音化を実現。3Dと2Dの導子の差込口を各CHに備えているので、導子の差し替えの手間もなくスムーズな治療が行えます。連続/間欠(FAST)/間欠(SLOW)の3種類の治療モードを搭載し、使用目的に応じて選択することが可能です。MENSモード」の計4フェーズの設定が可能です。「Hi-Voltageモード」「EMSモード」は3フェーズ+「MCRモード」の計4フェーズの設定が可能です。大型カラー液晶+タッチパネル角度を自由に調節できる大型カラー液晶とタッチパネルを搭載し、視認性と操作性を高めました。モードやプログラムの選択から細かな設定まで、タッチするだけで簡単、快適、スムーズに行えます。「オープンエラー機能」や「停止ボタン」など、いつでも安心して治療が行えるように、安全性に配慮した機能を搭載しています。EU-910高精度のBNR・ERAを実現した超音波治療器と、電気刺激モードを搭載した低周波治療器を一台に。大型タッチパネルで簡単操作カラー液晶と可動型大型タッチパネルを採用し、見やすさと操作性を向上。モードの選択から細かな設定まで、タッチするだけで簡単、快適、スムーズに行えます。超音波治療について<ULTRASOUND>深部に働く1MHz、浅部に働く3MHz。ミクロマッサージ作用と立体加温の効果。1つのプローブで1MHzと3MHz対応。プローブの中の結晶体を伸縮させることで「圧電効果」による音波を発生。1秒間に100万回(1MHz)または300万回(3MHz)の高速度ミクロマッサージで、深部または浅部に直接刺激を与えます。超音波が生体組織に照射される際に生じる熱で、温熱作用を発生。超音波が到達している範囲を立体的に温めます。高精度のBNR(ビーム不均等率)・ERA(有効放射面積)を実現。1MHz-LIEC:BNR:3.0・ERA:5.0cm2FDA:BNR:2.9・ERA:5.5cm21MHz-SIEC:BNR:2.9・ERA:0.7cm2FDA:BNR:2.9・ERA:0.9cm23MHz-LIEC:BNR:2.4・ERA:5.0cm2FDA:BNR:2.9・ERA:6.0cm23MHz-SIEC:BNR:2.4・ERA:0.5cm2FDA:BNR:2.9・ERA:0.9cm22周波対応のL・Sプローブ大小2種類のプローブを標準装備しています。ついて<Hi-Voltage/MCR/SEQ>ニーズの高いHi-Voltageモード、MCRモード搭載Hi-Voltageモードは150Vを超える高電圧を用い、深部への刺激に適し、疼痛の軽減や血流の促進、可動域の改善などに用いられます。MCRモードは極めて微弱な電気を用い、傷ついた組織の修復を早め、損傷部の治癒を促進。神経や筋肉を興奮させないため、トレーニング後のクールダウンにも最適です。シーケンシャルプログラムで連続治療が可能Hi-VoltageモードからスタートしMCRモードでクールダウンする、5種類の連続治療プログラムを搭載。プログラムは、治療のプランに合わせ自由に設定の変更が可能。設定の手間を省き、効率的な治療が行えます。2極グローブ導子(別売付属品)Hi-VoltageモードとMCRモードの電気を絶縁するグローブインナーを用意。手技を組み合わせた施術を安全に行えます。ハンディプローブ(別売付属品)施術中に手元で出力のUP・DOWNができ、またタイマーと出力表示を切り替えすぐに確認できます。通電方法も「モーメンタリ」と「オルタネート」の切り替えが可能。多彩な部位に対応できるように、ハンディ電極を5種類用意しました。※2極スティック導子は別売付属品です。制度3.0W/cm2±20%最大有効強度2.0W/cm2(連続)瞬時最大強度3.0W/cm2(パルス)音響作用周波数1.0MHz/3.0MHzパルス周波数100HzUST-770ITOが持つ2つの超音波技術「ULTRASOUND」と「LIPUS」がこの1台に融合。UST-770」です。治療の幅を大きく広げることはもちろん、タッチパネル操作をはじめ使い勝手を追求した様々な機能により治療効率もさらに高めます。デザインにおいても、カラーやフォルムの細部にまで徹底的にこだわり、品質感と機能性を備えたかつてないスタイルを実現しました。毎日の治療を、どこまでもやさしく、スマートに。超音波治療器は、またひとつ新しいステージへ。治療内容の設定や実行は大型液晶画面に軽くタッチして操作。わかりやすい画面表示なので、スムーズに操作することができます。患者の治療時間中に、治療内容やモードなどの説明を画面に表示。治療への理解・納得感を高めます。治療が終了するとパラメーター設定画面に戻ります。正面だけでなく斜めから見ても、クリアな画面をご覧いただけます。画面の角度は自由に調節可能です。先進のディスプレイでストレスフリーな治療をサポートします。マグネット付プローブホルダー3つのプローブが置けるホルダーをご用意しました(標準付属品)。底面にマグネットが付いているので、簡単に固定できます。超音波が生体組織に照射される際に生じる熱で、温熱作用を発生させ、超音波が到達している範囲を立体的に温めることができます。ホットパックや遠赤外線など体表面を温める伝導加温では、体表面でエネルギーが消費されてしまい、体の深部まで温めることはできません。1秒間に数百万回のミクロマッサージ効果1つのプローブで1MHz・3MHzに対応。プローブの中の結晶体を伸縮させることで「圧電効果」による音波を発生。1秒間に100万回(1MHz)/300万回(3MHz)の高速度ミクロマッサージにより、深部に直接刺激を与えることができます。高精度のBNR(ビーム不均等率)•ERA(有効放射面積)を実現1MHz-LIEC:BNR:3.0・ERA:5.0cm2FDA:BNR:2.9・ERA:5.5cm21MHz-SIEC:BNR:2.9・ERA:0.7cm2FDA:BNR:2.9・ERA:0.9cm23MHz-LIEC:BNR:2.4・ERA:5.0cm2FDA:BNR:2.9・ERA:6.0cm23MHz-SIEC:BNR:2.4・ERA:0.5cm2FDA:BNR:2.9・ERA:0.9cm22周波対応のL・Sプローブ<Lプローブ:1MHz・3MHz>肩や腰など広い部位の治療に適しています<Sプローブ:1MHz・3MHz>手や指の先など狭い部位に適しています。軟部組織の治療に適した低出力超音波LIPUSモードでは、低出力の超音波を断続的に発振します。発熱が少ないため、プローブを患部に固定した状態で使用することができます。筋・腱・靭帯など、損傷を受けた軟部組織を効果的に治療します。深部から浅部まで適切に対応する1.5MHz・3MHzプローブ1.5MHz(深部・中間部)のプローブを標準装備し、3MHz(浅部)のプローブをオプションでご用意しています。治療部位や目的に応じて、3段階の出力切替(30mW/cm2、45mW/cm2、60mW/cm2)と組み合わせることで、浅部から深部まで様々な患部の治療に対応します。しづらかった治療部位への固定が容易になりました。装着の手間がかからず、無臭でラテックス(天然ゴム)アレルギーの心配もありません。高圧蒸気滅菌器による高温滅菌が可能なので、いつでも清潔にお使いいただけます。1)チューブの片側を患部に巻き、もう片側を輪の中に通します。2)ストッパーの左右をつまみ、スライドさせて患部を固定します。刺激が少ない中周波を使用し、深部までアプローチできる「IF4(4極干渉波)」と「IF2(2極干渉波)」の2つの干渉波に加え、筋力を強化する「EMS」と損傷部の治癒を促進する「MCR」を搭載。省スペース化を実現したコンパクトサイズでありながら、4CH独立操作が可能です。複数人の患者を同時に治療することができるので、時間も有効に活用できます。]4つの電極から2対の異なる周波数の電流を流し、その周波数の差により体内に新たな干渉波を生み出す電気刺激療法です。周波数の高い搬送波を用いることで皮膚抵抗を低く抑え、大きな電流を流すことができます。広い範囲の部位へ深部まで刺激することが可能で、疼痛の軽減などに使用します。]器械内部で干渉させた変調波を出力させることで、本来は4極必要な干渉波を2つの電極で発生させます。4つの電極を固定させることが難しい局所への刺激や範囲の狭い部位へ集中的に深部まで刺激する場合に用いられます。IF4同様、電気抵抗の少ない中周波を使用しているので皮膚に対する刺激が少なく、深部まで刺激を与えることが可能です。]筋収縮を目的とした電気刺激療法です。自分の意志とは関係なく不随意的な筋収縮を引き起こし、筋力を強化します。筋力低下の予防や筋萎縮の改善、筋力トレーニングなど医療からスポーツの分野まで幅広く使われています。MCR[マイクロカレント療法]組織修復に重要な役割を果たしている損傷電流と同レベルの微弱な電流を流すことで、傷ついた組織の修復を早め、損傷部の治癒を促進します。一般的に、最大電流が1mAを超えない極めて弱い電流のため、ほとんど刺激がありません。神経や筋を興奮させないため、トレーニング後の筋のクールダウンやコンディショニングに最適です。4CH独立操作4CHをそれぞれ独立して使用することができ、各CHで異なるモードの出力が可能です。複数人の患者を同時に、それぞれの症状に合わせた治療が行えます。大型カラー液晶+タッチパネル大型カラー液晶とタッチパネルを採用し、視認性と操作性を高めました。モードやプログラムの選択から細かな設定まで、タッチするだけで簡単、快適、スムーズに行えます。シーケンシャルプログラム科学的根拠に基づく治療プログラムが各10種類プリセットされた、2つのシーケンシャルプログラムを搭載。設定の手間なく一人ひとりの症状に合わせた、きめ細かな治療が行えます。快適な治療を追求した消音タイプの4CH用吸引装置SU-4000は、連続/間欠(FAST)/間欠(SLOW)の3種類の治療モードを搭載。使用目的に応じて選択でき、治療の幅が広がります。約8.5kgAT-miniコンディションをつねに管理する。それは、アスリートが最高のパフォーマンスを出すために、欠かせない大切なこと。いつでもどこでも自分の体を自分でケアする「フルタイム・セルフケア」という発想から生まれた、ITOのポータブル低周波治療器。選ぶだけですぐに使える、3つの治療モード。操作方法はとてもシンプル。「LEVEL」と「MODE」を選ぶだけで、治療がスタートします。ALLタイムケアトレーニングを終えた全てのアスリートに効果的な、鎮痛と治癒を組み合わせたケアモードです。ONタイムケアトレーニング中など、現場で起こった捻挫や筋肉・関節の痛みといった急なアクシデントに有効です。筋肉バランスを高精度に測定。体の隅々まできめ細かく分析します。よる影響を受けません。推定に頼った経験変数の排除ありのままの体を測定します。