通常オシロのプローブには10:1用と1:1用とがあります。普通のプローブは10:1用が普通で、プローブの等価回路は<R1=9MΩ//C1の並列回路>がぷr-ブに直列に、オシロの入力に並列に<R2=1MΩ//C2>が入っています。10Vの電圧振幅がオシロのアース(鰐口クリップ)とプローブ先端フックの間に入力されると、直流的にはプローブ入力電圧v1、オシロ入力電圧v2とするとv2(t)=v1(t)*(R2/(R1+R2))=v1(t)*(1/10)高い周波数成分に対してはv2(t)=v1(t)*(1/C2)/{(1/C1)+(1/C2)]=v1(t)*C1/(C1+C2)となります。C2はオシロの入力部の浮遊容量を含みます。C1はプローブのオシロに近い部分に半固定容量のトリマーコンデンサーの容量C1を変化させるためのネジの頭部分のマイナスネジの頭のようなものが穴(直径約5mm前後)の中に覗いていますので小さな専用ねじ回しで調整してやります。プローブのフックをCAL端子に接続して矩形波の水平部分が水平になるように調整してやります。矩形波が正しく表示される条件はC1/(C1+C2)=R2/(R1+R2)=1/10です。高い周波数成分も低い周波数成分も入力電圧波形は1/10に減衰されてオシロの入力端子に入力されることになり、ひずまない矩形波が観察できることになります。通常オシロのプローブには10:1用と1:1用とがあります。普通のプローブは10:1用が普通で、プローブの等価回路は<R1=9MΩ//C1の並列回路>がぷr-ブに直列に、オシロの入力に並列に<R2=1MΩ//C2>が入っています。全波整流回路に正弦波を入れたときに、オシロスコープで観測すると、入力信号(信号発生器の電圧波形)が歪んでしまいますが、この原因は何が考えられるでしょうか。原因は単純で,信号発生器の出力インピーダンスがゼロではないからです.負荷である全波整流回路に流れる電流が歪み,その歪んだ電流が信号発生器の出力インピーダンスに流れて,歪んだ電圧降下を発生します.電流の歪みは,全波整流回路の非線形性に原因があります.最近電力用の進相コンデンサの発火等で問題になっているAC100/200Vの歪みが,同じ原因です.他の回答も見るQカットオフ周波数とは何ですか?ウィキペディアに以下のように書いてました。frequency)とは、物理学や電気工学におけるシステム応答の限界であり、それを超えると入力されたエネルギーは減衰したり反射したりする。典型例として次のような定義がある。導波管で伝送可能な最低周波数(あるいは最大波長)。遮断周波数は、プラズマ振動にもあり、場の量子論における繰り込みに関連した概念にも用いられる。