長野県に開所しました。(火)ベクレルフリー米の放射能検査にゲルマを導入しました。ご好評を頂いている安心米『ベクレルフリー米』の検査体制を強化しました。Bq/kg(σ=3)、1核種あたり■信州放射能ラボの販売するベクレルフリー米の特徴(1)信州放射能ラボが「顔の見える」農家から直接購入しています。(無農薬レンゲ米)@松本市、(2)生産農家と生産田んぼを特定できる単一原料米です。(つまり、ブレンドしていません。精米し、1L(=5.6合)をゲルマニウム半導体検出器(TG150B)で測ります。未満不検出(判定3σ)であることを確認します。(5)残りのお米も同じ測定結果を添付して販売します。(通常精米すると30kg→25kg程度になります。)※出荷する米を全品検査するわけではありません。単一原料米であること、農家と田んぼが特定されていること、により、より安心して頂けて、かつリーズナブルな検査体制と考えています。これは5kg袋の写真です。iSHLオリジナル、ベクレルフリー米のステッカー。☆全ての商品に同じロット(一緒に精米した30kgの抜き取り検査結果)の放射能測定結果が添付されます。■どこで入手できるの?・信州放射能ラボに注文。お米は、311の震災による放射能汚染から免れました。・根拠は、311前の土壌のCs-137濃度(日本全国15カ所の濃度公表値)と、311後の土壌の実測濃度の比較結果によります。・私(一ノ瀬)が個人的に食べてみた限りにおいて、安曇野の米は、炊いている側からまるで餅米のような香ばしい香りが漂います。販売ルート「諏訪湖SA」に関連した記述を削除。ベクレルフリー米商品ページへのリンク先を修正。「シンチ」と「ゲルマ」の比較を行いました。「シンチ」とは、シンチレーション式ガンマ線スペクトロメータのことです。今年4月から施行された政府基準の放射能測定には、鉛遮蔽が必須です。鉛遮蔽されたシンチのことを一般的に「ベクレルモニタ」と呼んでいるようです。「ゲルマ」とは、ゲルマニウム半導体検出器のことです。シンチで、Cs-134に山が出たため、出荷を見合わせた検体です。出荷しなかった幻のお米です。(Tl-208)をCs-134として「誤検出」していたことが判明しました。TG150B今後、弊社のベクレルフリー米は、シンチで「山」が出た場合は、ゲルマで追試験します。%1)弊社が出荷するベクレルフリー米は、放射能測定結果を全製品に標準添付します。そのため、ベクレルモニタの測定結果に、疑わしい「山」が現れた場合は、安全側に倒して出荷を行いませんでした。今回、ゲルマニウム半導体検出器を導入したことで、放射能の由来を明示し、事実に即した測定結果報告ができるようになりました。引き続き、安心、安全なお米を提供する所存です。LaBr3結晶は、一般的に使われるNaIに比べて、光子エネルギー分解能が約2倍高いため、「Cs-137を単独で独立定量できる」点が一番の強みです。NaIでCs-134の定量に使われる796keVの光子エネルギー領域が、Laの放射性同位元素によるバックグランド(後方コンプトン散乱)に隠れて見えません。(1万ベクレル/kgを越える焼却灰などの検体では問題なく796keVにピーク確認されます。keV)(%3)の内、605keVを使って定量しています。この領域に、Tl-208(583keV)と、Bi-218(609keV)が混在することが今回、良く理解できました。・・・なお、NaIシンチでの課題は、以下のblogに非常に子細な解説が有ります。(かなり難解ですが印刷してじっくり読解してください。)http://kodomira.com/information/pb214_bi214/NaIでは、LaBr3に比べて光子エネルギー分解能が約半分になるため、Cs-137を独立定量できません。Cs-134(さらに、Bi-214)の影響を受けるため、土壌や水の検査において、低放射能値の場合は、オペレータの判読技量が問われます。始動ゲルマニウム半導体検出器が信州放射能ラボに導入されました。ために、試運転中です。6月13日より正式に商用稼働開始予定です。500mL(タッパ)です。10Bq/kgといったところでしょうか。引き続き、マリネリ1Lでの検出限界を調査し、ご報告します。光子エネルギースペクトルゲルマニウム半導体検出器はこのように、Cs-134(605keV)とCs-137(662keV)を明確に分離する。このグラフからは、Cs-134(605keV)の周辺に、Tl-208(583keV)や、Bi-214(609keV)が有ることが判る。NaI、LaBr3、CsI、などのシンチレーション式のベクレルモニタは、Cs-134や、Cs-137の定量に、この光子エネルギー領域を使っている。そのため、土壌や雪などの測定を行った際に、実際に検出された核種は、Tl-208や、Bi-214であるにも関わらず、ベクレルモニタは、放射性セシウムであると「誤」検出する場合が有る。放射能測定所のオペレータは留意すべきポイントだ。EG&G)製いずれも厚さ10cmの鉛により外部からの環境放射線を遮断します。1週間毎に液体窒素を補充する必要があります。5時間単位での測定も行われます。