GHz帯)搭載機器のRF送受信特性測定器です。Test)と接続により送受信測定が可能となるネットワークモードを搭載しているのが特長です。ダイレクトモードにも対応しているためフレキシブルな試験環境を提供します。(EVM)、受信感度(PER)などのRF送受信特性が測定できます。DUTを検査専用のテストモードでなく、実際の出荷用ファームウェアの状態で、RFパフォーマンスの評価が行えます。DUT制御を直接行えない機器でも、定量的に評価できます。測定環境を容易に構築可能MT8862Aは、アクセスポイント(AP)またはステーション(STA)をシミュレートし、IEEE802.11a/b/g/n/ac/axに準拠した標準WLANプロトコルメッセージングを使用して、DUTとのネットワーク接続を確立します。接続が確立されると、特別なツールや制御を必要とせず、一般的なWLAN通信手順を使用してRF測定ができます。特別な測定環境のセットアップは必要ありません。パワー測定機能MT8862Aを2台使用することにより、2x2MIMO通信時の受信感度測定および送信パワー測定が行えます。完成品の2x2MIMO通信時のRF性能評価にも最適です。セキュリティ設定状態のデバイスも測定可能WLANの暗号化技術としてWEP・WPA-Personal・WPA2-Personalをサポートしています。DUTのセキュリティ設定を解除することなく接続・測定が行えます。送信測定のための独自データレート制御アルゴリズムMT8862Aはネットワークモードにおいて、ユーザ指定のデータレートでの送信測定を行うために独自のデータレート制御アルゴリズムを搭載しています。確認応答(ACK)フレームカウントによる受信感度測定、バスタブ曲線生成MT8862Aでは確認応答(ACK)フレームカウントによる受信感度測定に対応しており、MT8862Aから送信されたテストパケットに対してDUTが送信した確認応答(ACK)フレームのカウントを行うことで、パケットエラーレート(PER)を計算します。dBm)と可変ステップ幅を設定することにより、パワーレベルを下げながらパケットを送信でき、自動的に受信感度のバスタブ曲線が生成されます。MACアドレスやペイロード長を含む、パケット構造のリアルタイム設定を用いて、さまざまなデータレートで測定を実施できます。接続するだけですぐに使えるウェブブラウザ上動作のGUIEthernetケーブルをMT8862Aと制御PC間で接続し、ウェブブラウザからアクセスすることで、GUI使用環境のセットアップが完了するため、環境構築作業がほぼ不要となります。ウェブブラウザ上で動作するGUIの採用により、本体ファームウェアとのバージョンマッチング等を気にすること無く、使用することができます。MT8862Aのリモート制御ポートはDHCPクライアント機能を持ち、ホスト名・ドメイン名設定も可能であるため、制御PCとMT8862Aを同一ネットワーク内に置くだけで、いつでも簡単に制御できます。接続時の問題解決に効果を発揮するフレームキャプチャログ機能MT8862Aはフレームキャプチャログ機能を内蔵しており、DUTとの送受信フレームログを保存し、取得して解析することができます。ログは*.pcap形式で保存され、対応するアプリケーションでの閲覧が可能です。DUTとの接続問題の解決に効果を発揮します。接続確認試験用のIPデータ転送MT8862A背面のEthernetポートを使用して外部サーバーとのIPデータ転送が行えます。MT8862Aに接続した外部サーバーとDUTに接続したクライアントPCの間でping等を使用したIP接続確認ができます。NEW無線LAN搭載製品に対して、MT8862Aを使用した評価事例を示します。製品比較)ベンチマークの重要性を評価事例と共に説明します。LAN搭載機器の送信特性評価について、説明します。NEW無線LAN搭載機器の受信特性評価について、説明します。Anritsu無線LAN製品の簡単チェック無線LAN製品の無線品質を実動作状態でチェックできます。