医療・介護機器を中心に報道する全国随一の専門新聞です。fine」などを出展。1012HQ」のラインアップを披露する。同製品は画素サイズを従来モデルの175μmから100μmとすることで高解像化を実現。従来モデルよりも高いDQE56%(1mR,1cycle/mm)を達成。根元から先端まで整ったCsl柱状結晶層を形成し、発光の拡がりによる鮮鋭性の低下をおさえながら20%以上厚膜化しX線吸収率を向上、さらに低ノイズ読出ICの開発により従来モデルから約40%のノイズを低減することで高いDQEを実現した。改良により、高周波領域を忠実に描出可能とした。画像全体の描出とコントラスト維持の両立を実現すると共にノイズ抑制処理の改良により、さらなる被ばく線量低減に貢献する。被写体厚によらず全関心領域を視認可能にし、撮影後の調整作業負担を軽減する。筐体はシームレス積層構造により従来モデルから約20%の耐衝撃性能の向上に成功し、米国国防総省MIL規格(MIL―STD―810G)にパネル全サイズにおいてクリア。安心の耐荷重性能と共に防水性能IPX6を確保。患者の背中にパネルを差し込む際に痛くならないようテーパー形状としたほか、持ちやすくするために、パネルの裏面全周にくぼみ面を配置。全方向からパネルに指を引っ掛けることが可能となり、把持性が大幅に向上するなど安心感とやさしさを形に表した。Communications見出し、記事、写真の無断転載を禁止します。著作権は病院新聞社に属します。