これらの調整法については他の章を参考にしてほしい。マイクロインジェクションについて説明する。MEGAscriptを使用する。各キットを使い分ける。中芯入)と共にサミットメデイカルに注文している。成茂科学)を用いて行う。これはガラス管の中央を電気白熱ヒーターで過熱し、マグネットを制御してガラス管を引き伸ばす装置であり、左右一対のマイクロピペットを作成できる。まで細い針先を作ることができる。最終的に針の太さを決定するのは、針を折り、研磨する時点である。このガラス管引き伸ばしの時点で重要なのは、テーパーおよび二段引きの部分に弾性があり、長く、均一な太さの先端部を作ることである。この機械(横引き)の癖から、たいてい左右の針は不均等な仕上がりとなる。針を折り、研磨する時点で、調整されるので実用上問題はない。ガラス管の中央部にあらかじめ印をつけておき、ここを白熱ヒーターの部分に合わせ、その両端をそれぞれチャックとガラス管固定器具に装着する。作成するマイクロピペットの形状を装置のダイヤルによって調節する。ダイヤルは、左からヒーター調節ダイヤル(ヒーターの熱量を調節)、サブマグネット調節ダイヤル(一段引きの牽引力を調節)、メインマグネット調節ダイヤル(二段引きの牽引力を調節)がある。あたりから始めると良い。基本的には、ヒーターが強いほど、針は長くなり、牽引力が強いほど短くなる。一段引きは、針の根元の部分の形成に関わり、二段引きは先端部の形成に関わる。スタートボタンを押す。引き伸ばされたガラス管を、針先に注意して装置より外す。インジェクション用マイクロピペットは、電極作製器で引き伸ばしただけでは、先端部が細すぎて使用できないため、適当な太さのところで折る必要がある。折り、顕微鏡下で直径を確認する。太いと卵母細胞へのインジェクション孔が塞がりにくくなる。その後の実験結果に影響するため、良い針を作ることは非常に重要である。