(毎分)酸素濃度1L~10L93%(±3%)10L~13L93%~70%(±3%)1~10Lまでは酸素濃度93%(±3%)です。10L以上は可変します。V10L/エムワンオーツーは(株)神戸メディケアの登録商標です。多目的にご利用いただけます。93%調整による濃度低下を防止。「サイレントフォルム」を採用。高耐久と高濃度を徹底追求10Lまで90%以上の高濃度酸素を長時間連続供給(最大8時間)する為に最新の大型冷却装置や高耐久ポンプユニットを採用、高濃度酸素を生成するALLアルミ製の大型ゼオライトタワーを2機配置しました。一般的な酸素発生器と違い、1Lから10Lまでは流量調整により酸素濃度が低下しません。最大13Lの余裕のパワーで安定供給します。長時間連続運転(最大8時間)も可能な高耐久モデルの為、酸素ルームや複数に分配する等、多目的にご利用いただけます。目にやさしいグリーンパネルシンプル設計で優れた操作性を実現しましたモード変更・タイマーが簡単に操作できます。スタート時には視認性の高いグリーンパネルに現在の使用時間と現在までの累積時間がクリアに表示されます。約10秒ほどで省エネモードに入りランプが消灯します。酸素生成時の酸素は乾燥しています。吸入直前に大型の加湿ボトルに酸素をくぐらせることで加湿されしっとりとした酸素が鼻孔や喉を乾燥から守ります。小さなボトルは菌が繁殖し易い為、医療用としても使用されている大型の加湿ボトルを採用しました。室内のお好きな所へいつでも簡単に移動ができます。口をすぼめて「ふぅーと息を吹きかける」のと同じで強い風を怖がる・嫌がります。チューブからヘッドセット吸入器を外し、流量(勢い)を調整してご利用ください。酸素ハウスの二酸化炭酸ガス再吸入の不安も無く大切なペットにストレスを与えず最も安全で効果的な酸素供給方法は「口鼻付近の酸素濃度を上げること」です。お気に入りの場所で大好きな飼い主様がいて近くにいて安心した状態で流量(勢い)を抑え「やさしく酸素供給」することをお勧め致します。お気に入りの場所でやさしく、、、、安全で効果的な酸素を供給しましょう。酸素ルーム対応機種M1O2-V10Lは、流量1L~10Lまで酸素濃度93%で8時間連続運転が可能な為、ペット用の酸素ハウス・酸素ルームでも多数利用されています。酸素ハウス・酸素ルームのご利用はおすすめ致しません。ワンタッチで簡単に接続できます。1分間/毎分、14~17回の呼吸をし1分間に約8L(毎分)の空気を吸入しています。家庭用の酸素発生器は酸素濃度30%~・流量2L/毎分です。人間の吸入量約8L(毎分)よりも6L以上低く、吸入時には大量に周辺の空気(酸素濃度21%)を一緒に吸入しますので『実際に取り入れる酸素濃度は著しく低下』します。重要なのは流量(勢い)と濃度のバランス酸素発生器の流量(勢い)が低い程、同時に吸入する空気量が増えてしまいますので実際に体に取り入れる酸素量は減り、空気と混ざり酸素濃度も薄くなります。酸素濃度30%、流量2L/分の場合、成人の呼吸量8(L/分)-2(L/分)=6L/分以上の空気(酸素濃度21%)が混ざり、実際に吸入した酸素濃度は約22%となり、約1%しか上がりません。※吸入方法や環境によって変動します。酸素濃度が高い(濃い)方が効果的は間違い高濃度だけでは判断できません。濃度が10%濃くなれば流量が約1~1.5L減り、10%薄くなれば約1~1.5L増えます。酸素発生器の性能が濃度30%・流量3L/分と濃度40%・2Lでは酸素生成能力は殆ど同じです。流量が1Lの場合は吸入方法や風・気流などの使用環境の影響などで鼻口まで届かない場合が多く、周辺の外気も同時に吸い込んでしまい酸素は必ず薄くなります。酸素吸入を体感するには最低限の酸素流量として2Lは必要です。約93%をキープします。約93%~70%に可変します。利用目的に応じて高濃度酸素を1~13Lまで流量調整が可能です。※1~10Lまで酸素濃度は一定です。10Lからは可変します。本製品は健康機器です。薬事法で規定した医療機器ではありません。医療機関の医師が判断する在宅酸素療法(HOT)ではご利用いただけません。本製品は予告なく仕様変更される場合があります。たばこなどの火気を近づけないこと。チューブや衣服に引火し、重症のやけど火災の原因になる。装置の周囲2メートル以内にストーブやガスコンロ、仏壇のろうそく、線香、たばこ等の火気を置かないこと。Q&A加湿ボトルに必ず水は必要ですか?加湿ボトルは水を入れなくても問題無くご利用いただけます。乾燥し易くなりますので長時間の吸入は避けてください。水溜まりボトルの意味を教えてください。室内の湿度が高い場合や加湿ボトルを通ると湿度が上がった酸素となり、連続使用によりチューブ内に水滴が溜まることが有ります。吸入器の先から水が出ない様に水溜まりボトルで水滴をキャッチします。水溜まりボトルにアロマを入れてアロマ酸素としてもご利用いただけます。吸入時に口鼻付近が痒い・こそばゆいです。本体の流量(勢い)を調整して下さい。付属のヘッド式吸入器は流量(勢い)を2段階まで切り替え可能です。切替し口鼻から少し離してご利用ください。チューブは洗えますか?はい。水、又はお湯(60°C以下)に2〜3分浸してチューブの中に水を通すように洗ってください。日常のメンテナンス、清掃はどのようにしたら良いですか?加湿ボトルは出来れば毎日※最長2日、吸気口フィルターは月2回程度清掃してください。故障した場合は、どうしたら良いですか?弊社にメール又はお電話でご連絡下さい。迅速に対応させて頂きます。購入してすぐに使えますか?また、使い方は簡単ですか?完成品となりますので、組立は必要ありません。開梱して吸入器を繋げ、家庭用100Vコンセントに差し込んで頂ければすぐにご使用頂けます。※ご使用前には必ず製品の取扱説明書をご参照ください。ゼオライトとは何ですか?ゼオライト(zeolite)は、特殊な粒子です。大気中には窒素約78%、酸素約20%、その他多数各数%が有ります。大気中の大部分を占める窒素を取り除き、高濃度酸素を生成する為に必要な粒子です。ゼオライトを長く持たせる使い方を教えてください。ゼオライトは「湿気と熱」に弱く、湿度の高い日本では長時間の連続運転によりモーターポンプも含めて劣化します。M1O2シリーズは「除湿&冷却システム」を備えていますが、長くご使用いただくには長時間運転を出来るだけ避け加湿器の近くでは利用しないでください。使用後には電源を切って30分以上クールダウンしてください。ゼオライト交換時期の目安を教えてください。M1O2シリーズの最大運転時間は、Silent:2500時間、HYBRID:3000時間、V5:8000時間、V10L:9000時間となります。連続運転による熱や湿度の影響等、使用環境や使用状況よって大きく異なります。酸素が出なくなりました、ゼオライトは交換できますか?はい。M1O2シリーズは交換可能です。ゼオライトとゼオライトホースを新品交換し酸素濃度テスト・内部チェック、清掃を致します。お預かりから4-5日で完了します。費用の目安は、コンパクトタイプと違いM1O2シリーズでは最も大型のゼオライトタワーの為、工賃含め49,000円(税込)送料別です。酸素カプセルとの違いは酸素量ですか?酸素は「結合型酸素」と「溶解型酸素」の2種類あります。酸素発生器で取り込むことが可能な酸素は口鼻より酸素を吸入し肺呼吸によって取り込む「結合型酸素」となり、濃度と流量で変わります。となり内部の気圧で変わります。酸素カプセルに接続すると何が良いのですか?酸素カプセルに接続することでカプセル内の酸素濃度を上げ、酸素カプセル(溶解型酸素)+高濃度/酸素吸入(結合型酸素)の相乗効果が期待できます。安定供給を実現したこだわりの製品です。その他、不明点があれば問合せしていいですか?もちろんです。どのような事でもお気軽にお電話又はメールにてご連絡くださいませ。多数取扱いしております。酸素専門スタッフが迅速丁寧に対応させていただきます。]ペットに使っても大丈夫ですか?はい。安心してご利用いただけます。M1O2シリーズは、動物病院からの推奨もあり多数ご紹介がございます。約3割のお客様がペットへの酸素供給としてのご利用されております。シマリスでも利用できますか?はい。小動物の場合は酸素流量(勢い)を抑え少し離してご利用ください。猫・犬・鳥・リス・モモンガ・ハムスター・モルモット・フェレット・プレーリードッグ・うさぎ・エキゾチックアニマル等ペット全般が対象となります。コンパクトな酸素発生器は長時間の連続運転は出来ますか?日本国内の酸素機器において長時間連続稼働が出来る製品は医師管理の元で使用する「大型の医療機器クラス」のみであり、家庭用の健康機器(非医療機器)で特に卓上(コンパクトタイプ)は長時間連続稼働をそもそも想定しておりません。日本製のコンパクトタイプは必ずタイマーが付いており、運転時間は殆どが1時間以内です。動物病院でも大型を利用しているように長時間連続運転するには耐久性が求められ、必ず高耐久・大型モーターポンプ・熱や湿度がこもらない大型の放熱・冷却機能が必要になり、必然的に据え置き大型タイプになります。一時的には長時間使用できますが、耐久限界を超えて長時間連続使用すると急激に器機(ポンプやゼオライト等)が劣化し、3日間持つのか1週間後に故障するのか分かりません。大事なペットにご利用頂いているお客様も多く、弊社でご紹介しておりますM1O2シリーズは「命に関わる」製品と考え開発し販売しています。M1O2-V5、M1O2-V10Lをご利用ください。現在、中国製の家庭用(フリータイマー付き、制限時間なし)や連続運転可能等のセールス内容に不可解な点が多い製品が多数流通しておりますので、機器選定の際は充分にご注意してください。V5LやV10Lは多くの酸素ハウス・酸素ルームでご利用頂いております。自作の酸素ケアハウスや酸素ルームのご利用はお勧め致しません。専門業者を装いネット販売している動物病院の指定業者以外の酸素ルームも同じです。ペットは大事な家族です。1日でも早く改善して欲しい、少しでも楽になれば、、、と強い想いから「どうしても酸素が充満したハウスに入れたい」と考えてしまいます。単純に箱を完全密閉すれば酸素濃度は上がると同時に二酸化炭酸ガスが溜ります。逆に通気性を良くすれば酸素濃度は上がりません。酸素ケアハウスや酸素ルームは「危険と無意味」が隣り合わせです。24時間酸素ハウスに入れる行為に関しても「長時間の酸素供給は毒」にもなり得ます。逆に命を縮めることになる可能性もございますので、必ず動物病院のドクターに酸素供給が必要かどうかを確認してください。本来、酸素ハウスは動物病院での「マスクが出来ない動物に対しての酸素供給方法」です。院内では体調が優れない上に環境が変わり不安定になりやすく、どの様な体勢でも強制的に酸素を吸入出来る又は常時酸素供給が必要な場合に小さなケースに入れて酸素供給する考えです。酸素ハウス・ルームは、利用する動物の種類や体積と呼吸量によって、ハウスの容積・通気設計と酸素発生器の酸素生成能力の変更と調整(最適化)の専門知識も必要です。二酸化炭酸ガスの再吸入問題や酸素濃度・温度の管理設定が難しい高額な酸素ケアハウスや酸素ルームのご家庭での利用はお勧め致しません。動物病院の指定業者又はドクターに了承を得た場合は除きます。「流量(勢い)を抑えやさしく高濃度酸素を供給し口鼻付近の酸素濃度を上げる事」が、最も容易でストレスを与えません。効率良く酸素を取り入れることが可能で呼吸の手助けとしても効果的です。近年、安易に設計された酸素ハウスやビニール製の植物用ハウスを5L未満の小型酸素発生器と組み合わせて販売している会社もございますのでご注意ください。そもそも小型酸素発生器は長時間運転に対応しておらず、いつ故障するか分かりませんので酸素ルームで利用される場合はご注意ください。詳しくは「ペットの酸素ケアハウス&酸素ルームについて」をご覧ください。>「酸素発生器M1O2シリーズ」の類似品や海外直輸入品にご注意ください。他社製品の小型酸素発生器を利用されているお客様より「異音がする・酸素が出ない・レンタル品を濃度チェックして欲しい」等のご相談が急激に増加しております。有無やモーター等の耐久性に問題があり「長時間運転し温度上昇によるモーター各部破損や湿気混入によるゼオライト破損」が原因です。類似品やフリータイマー付き中国製品等のメンテナンス・サポートやご購入に関するトラブルの対応は致しかねます。不正表記」も確認しております。酸素は無味無臭の為、「空気を吸っていた」などとならない様に機器選定の際は十分にご注意頂けますようお願い申し上げます。日頃は神戸メディケア製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。新型コロナウイルスによる肺炎患者の発生、及びインフルエンザの影響に伴い、マスク・消毒剤等の感染対策用品の一般販売向けの入庫は未定となっており新規注文をお受けすることが出来ません。酸素カプセルOXYRIUMシリーズは1-2週間程でお届け可能ですが、酸素発生器M1O2シリーズにおきましては、販売業者様や介護等の施設関連からご注文が集中し即納在庫が欠品状態となっております。ご注文につきましては通常通り承りますが、入荷次第に随時発送となっており、商品のお届けまでにお時間がかかる状況となっております。新型コロナウイルス感染症の影響を注視しつつ、少しでも早く製品をお届けできるよう取り組んでまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。Readerが必要です。Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。