システムの接続には、いくつかのチェックポイントがあります。それぞれの接続ポイントがリークの原因となり、クロマトグラフィー性能を低下させる可能性があります。接続の検査が重要で、見落とすことはできません。接続部にリークが存在すると、以下の現象の原因となります。接続をわかりやすく示した便利なウォールチャートを公開しています。つのヒントとコツは、一般的な接続の問題を回避するのに役立ちます。ここでは、それをごく簡単に紹介します。検出器を使用している場合は、グラファイト/ポリイミドフェラルと、新製品のセルフタイトカラムナットの使用を推奨します。フレキシブルメタルフェラルを使用してください。装置でリークのないカラム接続を実現します。セルフタイトカラムナット2.強く締めれば良いわけではなく、締めすぎは厳禁フィッティングの締めすぎは、オペレーターが犯しがちなミスです。カラムを注入口に設置する場合、フィッティングを締めすぎると、やわらかいフェラルがフィッティング内に押し出され、流路を汚染したり活性部位をつくったりするおそれがあります。カラムナットに力をかけすぎると、機器のフィッティングが破損し、特にMSインタフェースでは、費用のかかる修理につながる可能性もあります。セプタムナットを締めすぎると、セプタムの芯抜けにつながり、リークだけでなくライナの汚染が生じるおそれもあります。これは分析に悪影響を与えます。C-リングが止まる位置から半回転分のみ、セプタムリテイナーナットを締めてください。固定用ツールを用いて、カラムに設置するメタルまたはグラファイトフェラルを測定および固定すれば、カラム設置の際に適切なカラムの長さを保つことができます。これは正確で再現性の高い分析結果を得るためには不可欠です。グラファイト/ポリイミドフェラルは固定後もスライドするため、注入口セプタムを用いて、カラムナットの適切な位置の目印をつけることをおすすめします。拡大鏡を使ってカラムの両端を目視で必ず検査し、流路に干渉するまくれや端のぎざぎざがないのを確認することも重要です。使って、分析に影響を与える可能性のある酸素や水、その他の汚染物質をキャリアガスから除去してください。カラムを設置する際には、消耗品に触れるのを最小限に抑えたり、グローブを装着するなど、流路部品に油分や汚染物質が付着するのを防いでください。流路のすべての接続でリークディテクタを用いて、システム全体でリークが生じていないことを確認してください。カラムナットで、高価なアップグレードやアダプタを使わなくてもタイトな接続が実現します。グラファイトショートフェラルが常にカラム接続部に密着され、リークのないシールを実現します。いった酸素の影響を受けやすい検出器に最適です。注入口接続では、カラムブリードやカラム寿命の短縮につながるリークを防止できます。したカラム接続によりカラムナットの増し締めが不要になるため、バックグラウンドノイズの減少、信頼性の高い結果、および時間短縮が実現します。これにより、分析サイクルを何度繰り返しても、確実な接続が保たれます。接続の「ホットスポット」に注意し、分析結果が悪化する前に問題を解決しましょう。