CM-S100wを使用し接続しようとしたところ「測定器からの応答がありません」メッセージが出て接続できません。CMシリーズCM-512m3CM-512m3のFAQ回答CM-512m3のFAQエラー・トラブルについてCM-S100wを使用し接続しようとしたところ「測定器からの応答がありません」メッセージが出て接続できません。下記の項目を確認してください。接続ケーブルを接続しているCOMポートをCM-S100wの通信設定で選択します。CM-512m3のMENU画面4/5で通信設定を確認し、REMOTEモードにします。RATE」に設定されている数値とCM-S100wの通信設定のボーレートの数値を一致させます。「COMMUNICATION」の設定を「232C」にします。「REMOTE」をYESにし画面をREMOTE画面にします。操作方法の詳細は、取扱説明書のP.61を参照してください。ケーブルが断線していないか確認してください。※1~3でも改善しない場合は、CM-512m3もしくはPCの通信部に異常がある可能性があります。このFAQについてご回答ください。中ご協力ありがとうございました。