>>ご注意ください:弊社は、2015年9月に千葉市より東京都江東区へ移転いたしました。していた電話番号とファクス番号は、現在弊社と関連のない企業様の連絡先となっております。3000シリーズ本体は製造・販売を終了いたしました。消耗品は、引き続き販売いたしております。Gate法に大別されます。開発を行った心電同期専用モニターです。3000シリーズ特徴R波同期の表示(標準装備)R波を正しく検知した事をECG波形上に赤色表示します。“本当にR波を検知して同期信号を送ったの?”という不安を解消します。スキャンした心位相の表示(オプション装備)スキャンした心位相領域をECG波形上に白色表示します。(ただし、モダリティ装置側とのInterfaceが必要となります)“本当にスキャンできたの?”という不安を解消します。患者様の約5心拍分がモニター画面上でフリーズできます。患者様の心拍状態の事前スクリーニングを行う時便利な機能です。シャープで広角視野の液晶画面TFTの液晶画面でコントラスト比が高く、視野角が広いので操作室よりの観察が容易です。シミュレーター使用により、実際の波形をモニター上およびモダリティ装置コンソール側に表示させ、取扱・操作説明を行うことが可能で、モニター操作説明が容易に行えます。設置時、CT室の電波シールドの事前調査や対策の必要が無く簡単に設置が可能です。まれにダブルトリガーという問題が生じることがあります。3000シリーズは解消できます。3000T-BにはP-Lockという機能が標準装備されます。この機能は潜在的にR波に類似する高さと角度のT波が要因で生じるダブルトリガーという問題に対して、このR波類似のT波を自動的にキャンセルし正しいR波を検知して同期パルスを送信する機能です。その他のオプション印刷機能(ロールペーパー)印刷されたECG波形上に矢印表示にて同期が掛かった個所を矢印表示します。患者様への説明時や、同期不調の解析、その他文献の資料作成等にご使用になれます。同期不調の多くは下記の様な単純な要因よる高い電極の抵抗値により生じます。電極が患者様の皮膚面より浮いていた以上の様な単純な要因でも原因追及には結構な時間と労力が必要となります。検査効率も落ち、患者様も無駄な被曝を受ける結果となります。Measurement機能はこれらの不具合原因となる高い電極抵抗値を自動測定し限界値を超えると表示を行い、事前に同期が不調となる事を示します。Stickを差し込むだけで、約100測定分のECG波形データおよび測定時の各極のImpedanceをデータとして取り込みPCで再現できます。Inc.の分析スタッフによる波形解析を行い回答をご連絡いたします。