SpectraMagicNXで白色校正、ゼロ校正を行うと、「校正を正しい手順で行ってください」メッセージが出て、校正ができません。FAQエラー・トラブルについてSpectraMagicNXで白色校正、ゼロ校正を行うと、「校正を正しい手順で行ってください」メッセージが出て、校正ができません。下記の項目を確認してください。ゼロ校正を行う際、試料面開口を反射物から半径1m以上離れた空中に向けているか、周囲に壁や光源などがない状態で行っているか確認してください。キャップが正しくセットされているか確認してください。白色校正板が汚れていたり傷がないか確認してください。CM-700dの場合は、ターゲットマスクと測定径が一致しているか確認してください。積分球内を清掃してください。清掃方法は、測定機の取扱説明書を参照してください。上記をご確認後も「校正を正しい手順で行ってください」メッセージが出る場合は、色と光の技術相談窓口(フリーダイヤル:0120-610577)までお問い合わせください。このFAQについてご回答ください。中ご協力ありがとうございました。