コメントはまだありませんTweet米国のカリフォルニア工科大学(カルテク)では、NASAジェット推進機構(JPL)とブラジルとの協力の下に、ファイバーとそれを配置するアクチュエータ『コブラ』がモジュール(通称『コブラ』モジュール)に組み上げられています。先日紹介したように最初の『コブラ』モジュールの組み上げ・試験が終わり、主焦点装置全体の組み上げが行われている台湾へまもなく輸送されようとしています。システム研究部門(ASRD)のメンバーが主焦点装置の統合・試験を行っています。輸送を控えた2017年12月の中旬に、台湾のメンバーが1週間半カルテクを訪問し、ファイバー配置モジュールの扱い方や試験方法などを学び、輸送後に台湾で行う試験の準備を行いました。図1:専用の輸送箱に収められた『コブラ』モジュール滞在期間中に、上の写真の様に『コブラ』モジュールが入った箱が台湾へ届いたと仮定して、箱の開梱から光学ベンチ(今回は試験台)への取り付けまでの手順をカルテクとJPLのメンバーと一緒に通して行い、モジュールを扱う上での注意点等を確認していきました。行うソフトウェアの使い方を学び、解析方法について議論しました。実際の運用時にファイバーを配置するソフトウェアは、ASIAAとJPLが開発しています。ASIAAはファイバー位置を測定する部分とファイバー配置全体を指揮する部分を担当し、測定したファイバー位置から目的位置に『コブラ』を動かす指令を送ります。一方で、JPLはその指令を受けて個々の『コブラ』を実際に駆動する部分を担当しています。この期間に、両者のソフトウェアモジュールを統合試験を行いました。)の開発も行っています。カルテクとJPLはアクチュエータの較正・試験に同様のカメラを使用している為、アクチュエータやカメラの挙動についてのノウハウを培ってきています。その為、滞在期間中に、取得した画像からファイバーの位置を測定するかについても集中的に議論しました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。plane.主焦点装置には約2400本の観測用ファイバーが設置されますが、57本ずつをまとめた42ユニットに分けられます。ユニットはファイバーと配置用のアクチュエータ、アクチュエータを制御する為の電子基板から構成されます。土台の大きさは直径約70cm、観測用ファイバーが付いたレールの他にも、これらのファイバーを焦点面の天体に配置するときに位置の参照として用いる固定ファイバーや、目的の視野に望遠鏡を導入し保持するために使用する6つのカメラを載せます。wavelength.PFSでは約2400個の天体を観測しますが、4つの同型の分光器を用いてそれぞれ600本のスペクトルを取得します。3つのカメラユニットを持っています。3つのカメラには、特定の波長で光を分けることのできるダイクロイックミラーを2つ用いて、光を導入します。2018.焦点面上のファイバーの位置を測定する為に、『メトロロジカメラシステム』をすばる望遠鏡のカセグレン焦点に取り付けます。メトロロジカメラには50Mピクセルの大判のCMOSセンサが搭載されているため、約2400本のファイバー像をたった一回の露出で得ることができます。画像の取得から各ファイバーの位置測定までを5秒以内に行うように設計されています。このようにファイバーの効率よく位置を測定することで、ファイバーの配置など観測準備にかかる時間をなるべく短くし、大規模サーベイ観測を行うことができるのです。メトロロジカメラシステムは2018年4月にすばる望遠鏡へ搬送されるました。PFSの4台の分光器がこの部屋に設置されます。分光器の安定性を図るために、部屋全体が5±1°Cの範囲で温度管理されます。分光器の設置やメンテナンス用に室内には耐荷重500kgのクレーンが設置されています。