イノベーションリサーチラボラトリ実験室内において、本日1月28日の午前中に発生しました火災について、以下のとおりご報告いたします。Gradient)加速器本体に付設されている磁場補正用のコイルが焦げ、コイル表面の被覆材(絶縁のための樹脂)が融け落ちていることを確認しました。発煙を確認した後、ただちに通電を停止したため、延焼等もなく鎮火状態でした。その後、消防署が原因を調査したところ、発熱するコイルのための冷却水が流れていなかったため、コイルが過熱状態となって、絶縁樹脂が焦げ、発煙したことがわかりました。加速器が停止中であり、室内には放射性物質も存在せず、環境への影響は全くありませんでした。担当者も含め人的な被害もありませんでした。本火災による研究所内にある原子炉施設への影響はありません。今後、早急に詳細な原因究明と再発防止に取り組んで行く所存です。