試験をする際には、さまざまな波形の信号が必要になる。ファンクションジェネレータは直流や超低周波の波形から数十MHzくらいまでの波形を発生できる製品が市場で多く使われている。ファンクションジェネレータの歴史は長く、最初はアナログ回路技術を駆使してさまざまな波形を作っていたが、最近の製品はほとんどD/A変換器を使って複雑な波形を発生できるようになっている。さまざまな種類があり、分類するとおおよそ図1のようになる。今回は、「ファンクションジェネレータ」に関する基礎的な知識を解説する。執筆には「ファンクションジェネレータ」を創業当初から長年開発してきたエヌエフ回路設計ブロックの協力を得た。オーディオ・ビジュアル測定器に分類されている。変調をしない正弦波やパルス波形を一定の周波数で連続して発生する信号源である。一般に安価なため、生産ラインや学校教育で使われる。した範囲の周波数や振幅を連続して変化させることができる信号源である。部品や製品の周波数特性を測定する場合に使われる。い周波数成分を持つノイズ波形を発生する信号源である。周波数特性が平坦なホワイトノイズを発生するものは多いが、音響計測用にはパワーが周波数に反比例するピンクノイズを発生できるものがある。通信機や放送機器を評価するために使われる変調が可能な搬送波を出力できる信号発生器である。AMやFMなどアナログ変調とI/Q信号を用いたデジタル変調ができる製品がある。パルス信号発生器パルス波形を発生できる信号源である。パルス波形の各種パラメータ(振幅、周波数、立ち上がり/立ち下り時間など)を可変できるだけではなく、予め設定したシリアルおよびパラレルのパターンを出力できる製品もある。通信機器や半導体の試験などに使われる。ファンクションジェネレータ正弦波やパルス波以外に三角波、ランプ波、ノイズ波、任意波形を発生できる波形発生器である。ファンクションジェネレータは外部の信号によって波形の発生制御ができる特長を持っているため、評価システムに組込まれてセンサ信号模擬などに使われることがある。ファンクションジェネレータでも簡易的な任意波形を発生できるが、任意波形発生器は一般に大容量の波形メモリ、サンプル周波数を任意に設定できるクロック信号源、D/A変換器で構成されている。超低歪な低周波を発生することが可能である。映像信号発生器はさまざまな映像規格に適合した基準となる静止画や動画を発生できる能力を持つ。ファンクションジェネレータの歴史と種類アナログ方式ファンクションジェネレータ真空管を使ったアナログ回路で作られたファンクションジェネレータは1950年代はじめに作られるようになった。Generator」である。1960年代にはアナログ方式のファンクションジェネレータが多く作られるようになり、日本国内でもエヌエフ回路設計ブロックが真空管式のファンクションジェネレータを1961年に発売している。FG-102(1961年)提供:エヌエフ回路設計ブロックアナログ方式のファンクションジェネレータは三角波からパルス波や正弦波を作り出す仕組みとなっている。アナログ方式ファンクションジェネレータの基本構成を図3に示す。とでヒステリシスコンパレータ(正帰還アンプ)を構成している。方向へ一定速度で降下する。して連続的に三角波と方形波が得られる。絶縁抵抗が大きければ,かなり低い周波数まで発振させることができる。