NX-42EXNX-42EXをインストールすると、NX-42WR・NX-42RT・NX-42FTが追加可能になります。●オートストア機能Lpモード(瞬時値)、Leqモード(演算値)の連続記録が同時に行えます。●コンパレータ機能オープンコレクタ出力(最大印加電圧24V、最大電流60mA、許容損失300mW)で設定レベルを超えるとONとなります。●データ連続出力機能USBおよびRS-232C通信において、瞬時値・演算値を連続取得できる機能です。表示器など制御プログラムをご自身で組まれるお客様に便利です。NX-42RTオクターブ・1/3オクターブ実時間分析が可能です。保存された分析結果と分析中グラフの重ね合わせ表示が可能。NC曲線のグラフ表示やNC値を計算・表示する機能も備えます。NX-42FTFFT分析が可能になります。分析周波数範囲は20kHz、スペクトルライン数は8000(表示は200)です。保存された分析結果と分析中グラフの重ね合わせ表示が可能。ズームは最大40倍、トップリストは20まで表示可能です。