測定器ツイートNanoVNASaverの新版が出た。0.2.1の変更点の確認とダウンロードはこちらで。今回は、前版0.2.0からのマイナアップデート言う扱いだけど、操作性が非常に良くなった。拡大/縮小まず、グラフの拡大/縮小。0.2.0でこの機能化追加され、グラフ上でマウスホイールを回転させることでマウスカーソルを中心に拡大/縮小が行えるようになった。左クリック&ドラッグで矩形範囲を指定して、そこを拡大することもできる。今回は、縦軸だけの拡大/縮小や、横軸だけの拡大/縮小ができるようになった。Shift、または、Ctrlを押しながらマウスホイールを回転させればよい。覚えようとするよりも、やってみればすぐに分かる。マウスホイールを押しながらドラッグすると表示位置を移動できる(パン機能)。グラフを拡大表示させた状態で見たい場所を動かしたいときに有効な機能。これも考えるよりもやってみた方が早い。グラフを最初の状態に戻すには右クリックのメニューの中の「Reset」でOK(これは、0.2.0からある機能)。マーカの移動0.2.0で「Markers」の周波数の枠内をクリックして上/下の矢印キーで周波数を動かせるようになった。今回のバージョンアップでは、グラフ内で矢印キーが使えるようになった。従来どおり、(任意の)グラフ内をクリックすればマーカが移動できるようになり、この状態で矢印キーの左/右で周波数を移動できる。上/下の矢印キーでも同様に動かせるけれど、左/右のキーで動かす方が直感的だと思う。従来どおり左クリック&ドラッグでもマーカは動かせる。マウスを使って大まかに動かしておいて、矢印キーで微調整するという感じ。L/Cグラフこちらは新機能。S11でLやCの容量をグラフ化できるようになった。以前からお願いしていたもので、今回のバージョンアップで実装してもらえた。330μHのマイクロインダクタを測定してみた。2MHz位までが概ねフラットで、3MHzになるとインダクタンスが結構上がる。マーカで読み取ると500μHを超えていることが分かる。こちらは、150pFのセラミックコンデンサ(積層セラミックではない)。周波数によって容量(キャパシタンス)がかなり変ってくることが視覚的に分かる。LもCも、それを使用する周波数での測定ができるのが嬉しい。それぞれ測定周波数範囲でキャリブレーションを行ってから測定した。delay」という項目が加わった。この機能は実験的な実装であり、「フィードバックを求む」とのこと。中国からの荷物が届き始めた10月にAliExpressで発注した品が全然届かない状態だったのが、ようやく届き始めた。PCWI01、頒布しますPCWI01の頒布の用意ができました。ご希望の方はこちらからどうぞ(記事の一番下に申込みフォームがあります)。大文字版NanoVNAの新しいファームウェアがリリースされた。本家のedy555さんの0.5.0。NanoVNAケース、頒布しますプリント基板を使ってNanoVNA用のケースを作りました。ご希望の方に頒布します。オプションでL/C測定用のアダプタもあります。2Wのチップ抵抗(サイズは6432M)をSMAコネクタに付けただけ。二本パラなので名目上は4Wだけど、放熱対策を...記事を読むNanoVNAのページを作ったNanoVNAの記事がかなり多くなったので、基本的なところを一覧できるページを作った。メニューの「私家版取説」からも辿れる。0.4.3NanoVNAのファームウェアの派生版「NanoVNA-Q」というものがあることを教えてもらった。「アンテナのSWRを測るときはアンテナ直下で」とよく言われる。「同軸ケーブルの長さは(電気的)λ/2で」と。SW-102というVHF/UHF用のSWR・パワー計。数年前に再開局してすぐくらいにeBayで購入した。RF-Power8000という1~8000MHzのRFパワー計。21:00初めまして。VAJ局のブログを参考にさせていただき、早速NanoVNASaber0.2.1をインストールしパソコンでの使い方も習得でき、非常に喜んでいます。実は、友達とNanoVNAをebayの同じ店から2台購入しました。私のは最初に電源を入れた時からトレース0と1の2本しか表示しません。友達のは4本出て来ます。やってみましたが、わかりません。これは、バージョンが古い為なんでしょうか?バージョンアップすれば解決するのであればやってみたいですが、貴局の説明を読みましたがとても素人には出来そうにありません。SWRの測定などその他のチャートも表示しますし、壊れている訳ではないと思います。理由や原因などおわかりになれば教えていただければ幸いです。22:06ブログをご覧いただき、ありがとうございます。私自身は四本トレースのものしか持っていないので詳しいことはわからないのですが、二本トレースのものも存在しているようです。こちらのブログ記事が参考になるかと思います。お気に入りのファームウェアhttp://nyan.ldblog.jp/archives/55919833.htmlファームウェアの入れ換えは最初は戸惑うかと思いますが、順を追ってやればそれほど難しくはないと思います。無理にやらなきゃいけないものでもないので、今の状況で特段の不満がないならそのままでも良いと思います。23:44ご回答ありがとうございます。フィルターの特性などもチェックしてみたいとは思いますが、常用するのはせいぜいSWRの測定ぐらいなので、このまま使っていて、更に高機能の物などが出てきたらまた考えます。これからも、読まさせて頂きます。23:54トレースの同時表示数と測定機能とは、別の話ですよ。フィルタの通過特性を見たいときにはCH1のLOGMAGなど希望するものを表示するトレースに割り当てればいいだけです。二本表示のファームウェアを使ったことがないの確たることは言えませんが、そのあたりの使い方はおそらく使い方は同じだろうと思います。現実的な話、四本同時に表示できるとは言え全部出すと鬱陶しいので要らない(見ない)ものは消しています。07:26こんにちは。こんなすばらしい機能が数千円で手に入るとは。delayは測定点までの時間を補正する機能です。上げてあるアンテナの特性を知りたいときケーブル長分の伝搬時間の補正を行えばケーブルの影響をのぞいて、アンテナ素子の根元で測定した値が得られます。スミスチャートで位相がぐるぐる回ってしまうのもこの補正で点にすることができます。15:21コメント、ありがとうございます。言う素晴らしい機能なのですね。問題は、その値をどう求めるかですね。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)スポンサーリンク[PR]おすすめeBayやAliExpressでの買い物で、楽天スーパーポイントがもらえるなんと、eBayやAliExpressで買うと、楽天スーパーポイントがもらえるという方法があった。作った人は使っていないんでしょうね。使い勝手を考えた設計とは思えません。全て入力して使用してみましたが、二次元コード生成画面にならず、結局郵便局窓口で手書きしました。ゆうプリタッチ」というサービスを発見あの設計思想、どうかしていますよね。最近、別のもので同じような状況になりました。それは、「ゆうパックスマホ割」というサービス。そうそう!と相槌うちながら読ませてもらいました。0.6.0をインストール改造と測定を行いました。http://www.jh4vaj.com/archives/15756jh4vaj2020/1/22黒NanoVNAのシールド板をめくってみた最初にこれをやるときに、それは考えました。考えただけで、実施はしていません。通りすがり2020/1/22黒NanoVNAのシールド板をめくってみたいつも拝見しております。VNAシールド板の有/無の話題は各所で出ていますね。0.6.0をインストールこのNanoVNAは去年の10月に入手したものですので、それほど新しいというわけでもないと思います。http://www.jh4vaj.com/archiv...管理人1970年代に電話級の資格を取得。その後、3.5~144MHz帯まで広く運用するが、メインはずっと7MHz帯。数年間は活発に運用するも、そのうち徐々にQRT。1990年代半ばにAX.25を使ったパケット通信(TCP/IP網)で復活。これも引越しを機にQRT。2016年、突如として再活動したくなり、この機に3アマを取得。コールサインは以前のものを再取得した。調子に乗って1アマも取得。