v2640・v1840は、400万画素2,048×1,952ピクセルの超高解像度で、6,600コマ/秒(v2640)の高速度撮影が可能なハイスピードカメラです。最新のテクノロジーを搭載したCMOSセンサーを開発し、驚きの低ノイズ、高画質を実現しました。モード等を切り替えることができ、1台のカメラで超高解像度タイプと超高速度タイプを兼ね備えることができます。Sampling)機能を搭載した、最新のCMOSセンサーを開発しました。読出しノイズ:7.2e-、ダイナミックレンジ:66.2dBという、世界最高レベルの低ノイズ、高ダイナミックレンジを実現し、驚異的な高画質を誇ります。400万画素世界最高速クラス2,048×1,952ピクセルの超高解像度で、6,600コマ/秒(v2640)の高速度撮影が可能です。100万画素時(1,024×976ピクセル)も世界最高速クラスの25,030コマ/秒(v2640)の超高速度撮影が可能です。考慮し、モード切替を行うことができます。Sampling)機能を搭載した超高画質モードです。黒画像と実画像の2枚の撮影を繰り返すモードで、毎フレーム、黒画像を用いてノイズ除去を行います。そのため非常にノイズが少なく、ダイナミックレンジの広い撮影をすることが可能です。速度を重視したモードです。撮影速度が約34%向上します。4つのピクセルを1つのピクセルとして扱う、ハードウェアビニングを行っています。スタンダードモード、HSモードそれぞれに対して有効です。感度は約2倍向上(ISO:64,000)。秒@1,024×976ピクセル(v2640))。モノクロのみ対応可能です。高輝度な背景で撮影をするのに有効なモードです。感度は下がりますが、ダイナミックレンジ、SNが向上し、非常にノイズが少なくクリーンな撮影が可能です。従来の1Gbイーサネットと比較し、約10倍の超高速データ転送が可能です。2GBのデータも約6秒でPCに保存することができ、データ保存の待ち時間が大幅に短縮されます。カメラメモリを分割することにより、撮影しながらのデータ保存ができ、保存の待ち時間なしで連続撮影が可能です。233,380上記アスペクト比以外に128×8ピクセル単位で画素数の変更が可能です。撮影速度は100コマ/秒から設定可能です。233,380・100コマ/秒から任意に設定可能です。・掲載アスペクト比の他に、スタンダードモード、HSモードは128×8ピクセル単位、スタンダードビニング、HSビニングは128×16ピクセル単位で画素数の変更が可能です。・ビニングモードはモノクロカメラのみに有効です。日本語対応コントロールソフトウェア。高いので、高精度な解析が可能です。主なアプリケーションPIV、DIC、噴霧2,048×1,952ピクセルの超高解像度で、6,600コマ/秒(v2640)の高速度撮影が可能です。超低ノイズの為、PIVの粒子等の解析対象データがノイズに埋もれることがなく、高精度の解析が可能となります。高解像度でありながら高感度の為、より高速な撮影が可能になったり、レーザーや照明の出力を抑えたりすることができ、トータルコストの削減にもつながります。拡大撮影においては、ピクセルサイズの大きさが重要なファクターとなります。同じ視野サイズにした場合、ピクセルサイズが小さい方が、低倍率になり、より明るく・高速な撮影が可能になります。v2640のピクセルサイズは13.6μmと小さいため、拡大撮影に最適です。v2512100万画素で25,000コマ/秒の高速度撮影が可能です。VEOシリーズPhantomVEOシリーズは、小型125mm立方、2.3kgの軽量ボディに最新のテクノロジーを搭載した、オールインワンモデルです。CAVILUX非コヒーレント、短パルス発光を特徴とします。種々のハイスピードカメラと同期してシャープで明るい画像を取得できます。ハイスピードカメラと組み合わせた温度計測も可能です。DAQカメラと同期して圧力や加速度等の各種センサーの波形信号を取り込みます。