基本的に最低10分以上計測しています。0.00μSv/hLND712の規格値で不安を抱くか、公式値でキャリブレーションするべきか...orz独自調査値と公式値に0.04μSv/h〜0.05μSv/hの差があるのは、いわき市平常時の0.05μSv/h分を差し引いているって事では無いよな〜LND712のバックグラウンドノイズなのか??苺のマニュアルにも平常時は16cpmって書いてあるから0.13μSv/hはノイズとして処理しても良いのか??原発事故前のデーターが無いので長期的なモニタリングにて相対的な変化を確認するしかないな...ガイガーカウンターの仕掛け自体は単純だから、本格的な機器の価格はキャリブレーション代って所だな...なんでも良いのでコメントしてね。天気は雨、合同庁舎での計測値が大幅アップ!!ビニールで簡易防護していますが、ガイガーカウンターに雨水が付着する条件下で測定しました。35.81cpm(0.29μSv/h)バックグラウンド放射能と区別出来ませんでした。102.22cpm(0.83μSv/h)...お店で売っています。00:39:46同キットを組みました。東京ですが、鉄筋コンクリートのビル内で13.2cpm程度。室外は15〜20cpm程度。20:26:14monkさん、報告どーもです。苺カウンターマニュアル表記のバックグラウンドノイズに近いと言う事は東京はかなり平和ですね。ゴーヤ収穫開始...会社にて15分計測を行ったところ、通常室内計測とゴーヤ5本の袋にGMカウンターを入れて計測した数値に変化は見られませんでした。食品計測はハードルが高そうです。栽培は洗浄したプランターに去年購入した土で、カーポートの下に保存していた物のみ使用しています。栃木県の塩原元湯温泉へ行って来ました...約19cpm(0.15μSv/h)でした。8/14の栃木県は若干汚染されているという事で...帰ってから自宅を計測したところ、相変わらずの数値で安定!?しています。02:36:43苺カウンター(LND)とエアカウンター(AC)の比較をしました。0.23μSv/hでした。LNDは何回測定しても場所が同じならば常に安定した数値が計測されますが、エステーエアカウンターは若干の揺らぎがあります。会社(低い)と自宅(高い)の線量の違いについてはLNDとAC共に比例しており、数値もLNDが0.02〜0.04μSv/hほど高く表示され、苺カウンターの信頼性が証明されました。精度をさらに上げるには数値の校正より、アルミでシールド(β線遮断)の方がいいのかな?とも考えております。23:12:19さて、困ったぞ!!本日よりVer.2になりましたが、同じ場所、同じ条件で測定すると、cpmが多くカウントされます。新機能であるμSv/hも...割り算で確認したところ、計算式は私が採用していた定数と大きな開きはありませんでした。22:03:552012年もあと僅か...(今まで何を)...自宅線量が思ったほど下がっていません。23:00:162013年もあと僅か...(今まで何を)...自宅線量が若干低下しています。床の張替えが効いたのかもしれません。非常に低いエネルギーのベータ線を放出して、ヘリウム-3(3He)となる。(トリウム)ほとんどの同位体の半減期は10分以内と短く、比較的安定な以下の4種を除いて全て30日以内である。励起エネルギーが7.6eVと著しく低い核異性体を持つ。PHP言語で扱える数値読み取りドライバー又は表示ソフトの開発・提供をお願いします。