BERTとサンプリングオシロスコープを一体化、測定速度の高速化により測定時間の短縮に貢献マルチチャネル光モジュールや光デバイスの開発・生産工程においては、製品評価のためにBER(ビットエラーレート)測定やアイパターン解析、ジッタ解析が必要となります。MP2100BはBERTおよびサンプリングオシロスコープを1台に内蔵しているため、製造ラインに設置する測定器の数や、実験場所に置く測定器の数を減らすことができます。1台でBER試験とアイパターン解析の同時測定が可能なため効率的な測定が可能です。ジッタ解析ソフトウェアを搭載することにより、ジッタ解析も同時に実施することができるため、製造から開発まで幅広い用途にご使用いただけます。MP2100Bは、マルチチャネル光モジュールおよび光デバイスの測定効率化に貢献します。MP2100Bは、10Gbit/s帯域の光デバイスや光モジュールなどの開発・生産工程で必要とされるBER試験、アイパターン解析、ジッタ解析を1台で同時に実施することができます。Pattern解析に必要となる測定時間を最大で80%短縮することができます。MP2100Bはサンプリング・オシロスコープのサンプリング速度を150ksample/sに改善したサンプリング速度の高速化により、MP2100Aと比較して1.5倍高速なアイパターン解析が行えます。マルチチャネル光モジュールの評価のための測定器クラウドコンピューティングの普及により、データセンターで使用される光モジュールのマルチチャネル化が進んでおり、マルチチャネル光モジュールの測定には以下の測定項目が必須となっています。プログラマブル光減衰器を同時に使用することにより、トリプルトレードオフなどの規格で規定されている測定系を容易に構築でき、開発から製造で使用できるQSFP+のトータルソリューションを提供いたします。高品質PPG、高感度EDBERTのチャネルトラッキング機能を使用することにより、4chの設定を一括で行うことができます。測定結果を一括で取得する機能を標準で搭載しています。4)のQSFP+のBER測定時間を短縮します。BER測定結果のゲーティングタイムを10ms単位で取得できるため、測定時間を短縮できます。被測定物の特性を正確に試験するためには、高品質な信号が出力可能なPPGと高受信感度のEDが必要となります。MP2100BのPPGは、Tr/Tf:24ps、ジッタ:1psの高品質な信号出力が可能です。EDは、最小10mVp-pの高受信感度です。EDの感度については、下記のようにストレスを加えた信号に対してアイマスク規格を決めているので、より正確な被測定物の感度特性を測定することができます。