水素電極の水素ガスの圧力は1気圧とする。ネルンストの式を変形すると次式が得られる。銀-塩化銀電極の標準電極電位である。熱力学的に測定できる量である。pHは次式で与えられる。温度と水の誘電率には依存するが、溶質の種類や量には依らない係数である[38]。IUPACの一次標準溶液[編集]IUPACの一次標準溶液を以下に示す。9.828JISのpH標準液[編集]JISのpH標準液は以下の六つである。記載されている[11]。二シュウ酸三水素カリウム水溶液フタル酸塩pH標準液:IUPACと同じ中性りん酸塩pH標準液:IUPACと同じりん酸塩pH標準液:IUPACとほぼ同じほう酸塩pH標準液:IUPACと同じ炭酸塩pH標準液:IUPACと同じ試料測定前にこれらのpH標準液を用いてpHメーターの校正を行う。いずれかを用いて感度調整(スパン校正)を行う。校正点が3点以上あってもよい。水酸化ナトリウム水溶液を、調製pH標準液に準じた溶液として校正に用いることができる[11]。計量法におけるピーエッチ[編集]計量法におけるピーエッチは、濃度の計量単位であり、“モル毎リットルで表した水素イオン濃度の値に、活動度係数を乗じた値の逆数の常用対数”である[39][40]。「水素イオン指数」と「水素イオン濃度指数」の2語は用いられていない。「pH」は、単位以外のものを表すのにも用いられる。おける記号pHの使用法を示す[42]。