生活習慣病をはじめ、老化現象にも深く関わっており、抗酸化物質は活性酸素からの生体防御に重要な役割を果たすと考えられています。手法が考案されています。ペルオキシルラジカル、パーオキシナイトライト等があり、抗酸化物質との反応性は、ラジカルの分子種によってそれぞれ異なります。TRAP)を指標とした抗酸化測定法です。生成した炭素ラジカル(R・)は酸素と反応してペルオキシルラジカル(ROO・)を形成します。反応して425nmを中心とする化学発光を呈します。抗酸化物質の量に応じて、化学発光の立ち上がりに遅延が生じます。ルミノメーター(試験管又はマイクロプレート型。2本(使用直前にアッセイバッファー1mL添加し45分静置して再構成。2本(使用直前にサンプル希釈バッファー1mLで再構成。※操作方法等は予告なく改訂される場合があります。ご使用前に商品同梱の使用説明書を必ずご確認ください。本キットを冷蔵庫から取り出し、室温(20〜25°C)に戻しておきます。発光プレートリーダーの電源を入れます。温度制御機能がある場合には室温より若干(〜0.2°C)高めに設定しておきます。1mLを添加混合、45分室温にて静置して完全に溶解させます。一度に全量使用する場合には、2本とも溶解、プールしてから使用します。1mLを添加、ボルテックスにて撹拌し完全に溶解させます。サンプル希釈バッファーで希釈して、5、10、20、30μmol/Lに調製します。サンプル希釈バッファーを用いてサンプルの希釈を行います。よって大きく異なります。予備実験をして希釈率を設定されることをお奨めします。96穴プレートの配置を決めます。機種によりますが、一度に測定するのは3列(または行)以内としてください。取扱説明書をご参照いただくか、メーカー担当者にお問い合わせください。13μLを分注し、よく混合します。プレートを発光プレートリーダーに入れて数分インキュベートします。各ウェルに、調製済みABAP試薬を16μL分注し、直ちに測定を開始します。測定は5秒間隔で30分間行います。縦軸に算出した発光タイムラグ、横軸にTrolox濃度をプロットし、検量線を作成します(下図)。Euivalents)を算出します。ご質問はこちら(メール)※表示価格に消費税は含まれておりません。ご請求時には消費税が別途加算されます。予告なく変更される場合があります。操作方法につきましては、ご使用前に商品同梱の使用説明書を必ずご確認ください。弊社の提供する試薬、受託分析サービス等は全て研究用です。研究以外の用途(臨床検査/診断/医療行為等)には使用できません。