姿勢制御アクセサリ特注DSS300-U3軸力覚センサに限らず汎用的にご利用できる計測器です。取り込んだセンサの信号を工学値計算を行い、リアルタイムにモニタが行えます。ソフトウェア上でフィルタ(デジタルフィルタ)を自在にかけられるので、現象を確認しながらアナログノイズをカットすることが可能です。3軸力覚センサの物理量(N)をリアルタイムにモニタしながらの計測が可能です。1セットで3軸センサ5個までの計測が可能で、端子ボックスをカスケード接続することにより最大21個までの同時計測が可能です。データはCSV形式で保存します。位相遅れの無いデジタルローパスルフィルタ(-24dB/oct)を標準装備しており、アナログノイズを自由にカットできます。3軸力覚センサ以外に、ひずみゲージ式センサや電圧等の汎用的な計測もご使用可能です。システム構成図ソフトウェア準備1.センサ情報画面3軸力覚センサ等ご使用するセンサの情報を登録します。2.較正画面センサとアンプのキャリブレーション(較正)を行います。※アンプがDSA-03Aの場合は、この画面でBAL(ゼロ調整)とCAL(校正)を行う必要があります。※アンプがDPA-03Aの場合は、この画面は使用しません。トリガ方法及び計測画面上に描画するモニタの設定を行います。)で行った情報を元にセンサの出力をリアルタイムにモニタします。計測結果の記録も行えます。記録した結果(波形)をカーソルによる値読みが行えます。結果のCSVによるデータ保存も行えます。3.データ保存(CSV化)オプション時系列波形モニタデータファイルから任意CHを抜き出して時系列モニタ(X軸:時間、Y軸:工学値)で表示します。モニタしたデータはカーソルで数値を読み込んで表示したり、指定区間のピーク値や平均値を簡単にモニタする事が可能です。時系列波形重ね書きモニタ最大6つのデータファイルから任意CHを抜き出して時系列による重ね書きモニタが行えます。(カーソルは不可)相関図波形モニタデータファイルから任意CHを抜き出して相関図(X軸:工学値、Y軸:工学値)で表示します。rms」を一覧で表示します。最大100kHz/CH(17CH以降は最大5kHz/CH)※パソコンの処理速度により制限される場合があります。