電気の伝わり方の説明に時間を要してしまいましたが、ようやく第三話の続き「スミスチャートとは何か」の後半のお話です。第3話ではスミスチャートでL,C,Rの直並列接続を取り扱う方法をご説明しました。第4話~第5話で反射係数のお話をして、スミスチャートとは反射係数Γの複素平面にインピーダンスの目盛を引いたものであることはご理解いただけたと思います。第六話でお話しするスミスチャートの外周の目盛は、このΓ平面に関する目盛になります。図1は第5話のおさらいです。負荷と電源の間隔が波長に対して無視できなくなると、負荷端で観測される電圧反射係数ΓLとそこから電源に向かって距離x[m](またはx[λ])離れた線路上で観測される電圧反射係数Γxは異なる値になります。これは進行波を基準としたときの反射波の位相が電源と負荷の間を接続する伝送線路の長さ※の関数になることが理由で、負荷からの距離に応じて図1右側のΓ平面に示すように絶対値一定で時計回りに回転します。負荷から観測点までの長さと回転量(角度)の関係は0.5λで1回転(2πrad)でした。負荷からの距離に応じて電圧反射係数Γがこのように変化したときの観測点から見た負荷インピーダンスはスミスチャートを用いて導出することができます。市販のスミスチャートには、図2に示すようなΓ平面に関する目盛があり、この目盛を使用して電圧反射係数Γの値をインピーダンスチャート上に直接プロットすることができます。※ここで云う「長さ」は電気長の事で、物理長(物差しで測った長さ)を波長短縮率で割った値です。図2に示す通り、市販のチャートにはチャートの下部にスミスチャートをΓ平面と見立てた時の振幅軸プロット用の目盛がついています。チャートによって様々な目盛があるのですが、どのチャートにも必ずついているのが1Γ、2リターンロス、4VSWRの各目盛です。1Γ目盛:電圧反射係数Γを極座標でプロットするときに使用する振幅目盛です。図2のサンプルでは電圧反射係数と電力反射係数の2つの目盛が準備されています。電圧反射係数Γは中心が0で円周部が1のリニアな目盛です。2リターンロス(RL)目盛:図2ではリターンロス(RL)とリフレクションロスをdBで表した目盛となっています。両者の違いは以下の通りです。混同されていますので注意が必要です。・リターンロス(RL):電圧反射係数|Γ|を20logのdB表記とした値です。直訳すると「反射電力の損失」を表すことになり、0dBで全反射を示します。・リフレクションロス:負荷電圧と進行波電圧の比を20logのdB表記とした値です。0dBで無反射を表します。3通過損失目盛:伝送方向の損失係数です。結果的にリフレクションロスと同義です。4VSWR目盛:VSWR値をプロットするときに使用する目盛です。(2)Γ平面の位相目盛チャートの外周にはスミスチャートをΓ平面と見立てたときの位相(角度)目盛が通常3種類ついています。generator”と書かれた時計回りに増加する目盛で、伝送線路上を負荷端から電源に向かって離れていく際の距離を波長比で表した目盛です。0.5λでチャートを1周します。load”と書かれた反時計回りに増加する目盛で、伝送線路上を電源から負荷に向かって離れていく時の距離を波長比で表した目盛です。1と同様、0.5λでチャートを1周します。7角度目盛:電圧反射係数カΓを極座標でプロットする際に使用する角度目盛です。図1に示した例を実際にスミスチャートにプロットして、線路の長さが変化した時のインピーダンスの変化を導出したのが図3です。図1の例では電圧反射係数の絶対値|Γ|=0.5なので、線路上の任意の点における電圧反射係数Γは、スミスチャート下部のΓ目盛で0-0.5間の長さを半径とする円(図中の黒破線の円)上に存在し、負荷端から電源に向かって移動したときは、この円上を時計方向に回転します。2ΓL図1の回路ではZLが純抵抗、かつZL>ZSなので負荷抵抗ZLからの距離=0mのとき、進行波と反射波の位相差は0°(同相)になります。半径0.5、角度0°の点はスミスチャートの目盛から3Ωと読めます。この回路ではZO=100Ωなので、ZL=300Ωとなります。3Γ0.42m周波数45MHzの交流信号の波長λは6.67m、従って負荷から0.42mの距離は波長比でλ/16=0.0625λとなります。generatorと書かれた波長目盛(外周の目盛、時計回り)で0.0625回転したところにあります。Smithで求めた値です。以下、同様に4567・・・と負荷インピーダンスZLを導出することが可能です。負荷ZLからλ/2離れたところでインピーダンスの値が元に戻ることが判ります。図1を実際のスミスチャートにプロットする8ΓA(4~7は省略)最後に負荷から10m離れた電源端から負荷を見た時のインピーダンスZAですが、負荷から電源までの距離10mは波長比で1.5λとなります。従って電圧反射係数|Γ|のベクトルはスミスチャートを3周して元の位置(角度0°)の位置に戻り、ZA=300Ωとなります。ここまでの話は10mの線路に損失が無い場合の話です。線路に損失があると(あるのが普通ですが)|Γ|の大きさは損失分だけ小さくなる(図3の黒破線の円の半径が徐々に小さくなる)為、8の位置ではZA=300Ωとは見えず、実際にはもう少し小さい値になります。Smithでも同様の計算が可能です。Smithで行う手順は以下の通りです※。Smith起動時に表示される”周波数とZOの設定”ウィンドウで、1電源周波数=45MHzと線路の2特性インピーダンス(100Ω)を設定します。Coefficient」を選択して4開いたマーカ設定ウィンドウに0.5U∠0degを入力してOKボタンをクリックします※。R+jX」を選択して300Ωと入力しても同じ結果になります。listボックスは-6.02dB∠0degというふうに反射係数の大きさ(RL表記)が表示されている筈です。typeラジオボタンから”Impedance”を選択します※。coefficient"を選択することで反射係数に変換することができます。電源に向かって伝送線路上を移動したときのインピーダンスの変化は、Mr.Smithでは「ZLに100Ωの伝送線路を接続する」というオペレーションで計算します。length[λ]」と選択し、開いたウィンドウから7100Ω/0.0625λと入力、OKボタンを押すことで、Γ0.42mの値を求めることができます※。→図7※波長と物理長の関係は表1を参照。length[m]」を選択して100Ω/0.42mと入力しても同じ結果が得られます。実際の線路(フィーダー線や同軸ケーブル)では波長短縮がかかるので、あらかじめ図4のウィンドウでεに使用する線路の実効誘電率を設定しておく必要があります。(デフォルト値はε=1(自由空間)です。これをインピーダンスの値に変換するのは(3)と同一の手順によります。→図889以下、同じ手順でΓ0.83m、Γ1.67m、Γ2.5m、Γ3.33mを計算した結果を図9に示します。ここでは図77と同様、負荷からの距離を波長に換算してλで入力しています。ご周知の事と思いますが、両者は(式2-1)に示す関係で、表1の通りです。波長と物理長の関係(45MHz)複数あるマーカは何れも0番マーカに0.83m、1.67m、2.5m、3.33mの線路を接続した結果を示します(都度マーカ0を選択してから回転メニューを選択)。ΓAは、負荷から1.5λ離れた距離となるので、チャート上を1.5周して0番マーカに戻ります。負荷から0.83m、1.67m、2.5m、3.33m離れた地点での負荷インピーダンス3.インピーダンスの測定とスミスチャートとVSWRここまでのお話で以下の事が理解いただけたと思います。ROAD目盛の方向)に回転するとアンテナの放射インピーダンスが求められる事になります。GENERATOR目盛の方向)に回転すれば求める事ができます。本来スミスチャートとは、このように電圧反射係数を測定し、観測点から負荷までの距離から負荷インピーダンスを導出する為に考案された図表なのです。昨今ではベクトルネットワークアナライザが普及して、電圧反射係数Γの測定が簡単にできるようになりましたので、アンテナを含む高周波インピーダンスは、ほとんどこの方法で計測されています。次は昔話を少し・・・(1)インピーダンス測定の今昔ようやくVSWRの話です。私が現役設計者の頃(いまでも一応現役ですが、少し偉くなりました)、ベクトルネットワークアナライザ(以下VNA)が初めて1000万円を切りました。それでもスペアナの2~3倍の価格でした。私たちの諸先輩の時代、VNAは3000万~6000万円していましたから、容易に利用できる測定環境ではありませんでした。私たちの大先輩の時代には高周波のベクトル電圧を正確に測定する技術がありませんでした※。従って、電圧反射係数Γを測定するのは極めて困難でした。loss)とVSWRという概念が登場します。RLは1.(1)で説明した通り、電圧反射係数の絶対値|Γ|を20logのdB表記とした値です。この値は方向性結合器を使用すれば電力計やスペアナで容易に測定できますが、残念ながら位相の情報が無いので反射の大きさは判ってもインピーダンスを求める事はできません。そこで電圧定在波の大きさからインピーダンスを求める事が考えられました。※当然理論はありました(2)定在波とは何か線路上に進行波と反射波が存在すると、両者が干渉するため線路上の電圧振幅は負荷(反射点)からの距離によって波状に変化します。Wave)と呼びます。図10は図1と同じZS=ZO=100Ω、ZL=300Ωで、電源から負荷までの線路長が0.5λの場合に線路上に発生する定在波(電圧振幅の分布)を計算したものです。線路上の任意の場所の電圧は進行波電圧と反射波電圧の和になるので、定在波の振幅は進行波と反射波の位相が同相となる部分が最大、逆相となる部分が最小で、負荷の反射係数が大きくなるほど最大値と最小値の差が大きくなり、全反射(|Γ|=1)の時、最大値は進行波電圧の2倍、最小値は0となります。図10では|Γ|=0.5なので、定在波の最大値は進行波の1.5倍、最小値は0.5となっていることが判ります。Ratio)と云い、|Γ|=0でVSWR=0、|Γ|=1でVSWR=∞となるので、反射波の大きさ(すなわち負荷の整合状態)を表す指数として用いられます。(式3-1)となります。VSWRと電圧反射係数Γは(式3-2)に示す関係になります。(式3-2)従って、VSWRもRLと同様、スカラー量であり位相の情報は含まれません。スミスチャート上ではZOを中心とする円となります。電圧定在波が発生する様子(VSWR=3)(2)VSWRから負荷インピーダンスを知る方法ここまで書くと「じゃあ結局VSWRを計ったところでインピーダンスは求められないじゃないか・・・」とお叱りをうけそうです。VSWRをRLから換算しただけの場合はその通りで、単純にインピーダンス整合状態の指標(反射波の大きさの指標)にしかなりません。本来、VSWRは高周波電圧計を用いて線路上の高周波電圧の分布を測定して求めていました。図10のグラフをよく見て頂くと判りますが、線路上の電圧振幅最大点と最小点は必ず異なる場所に(正確に言うとλ/4の間隔で)発生します。この電圧最大点と最小点が発生する場所は負荷端の電圧反射係数Γの位相(=進行波と反射波の位相差)で変化します。この様子を図11~14を使って説明します。ここでは第5話の説明と揃えるのと、話を判りやすくする趣旨で、|Γ|=1(全反射)の状態で計算した結果を示しました。1負荷を開放にしたとき図11に示す通り、負荷を開放にすると電圧最小点(0V)は負荷から電源に向かってλ/4遡ったところに発生します。ΓL=1(終端開放時)の定在波2負荷を短絡したとき負荷を短絡にすると、図12に示すように電圧最小点(0V)は負荷端に現れ、負荷から電源に向かってλ/4遡ったところには電圧最大点が発生します。ΓL=0(終端短絡時)の定在波3負荷に0+jZOΩを接続したとき今度は誘導性負荷を接続した場合です。第5話で説明した通り、負荷に+jZOΩを接続すると反射係数は+j1となりました。この時の定在波は図13に示すように電圧最小点(0V)が負荷端から3λ/4の位置に現れ、負荷から電源に向かってλ/8遡ったところに電圧最大点が発生します。ΓL=+j1の時の定在波4負荷に-jZOΩを接続したとき最後は容量性負荷を接続した場合です。第5話で説明した通り、負荷に-jZOΩを接続すると反射係数は-j1となりました。この時の定在波は図14に示すように電圧最小点(0V)が負荷端からλ/8の位置に現れ、負荷から電源に向かって3λ/4遡ったところに電圧最大点が発生します。ΓL=-j1の時の定在波5電圧最小点と電圧最大点の意味ここまで説明すると察しの良い方はお分かりになったのではないかと思います。スミスチャート上の実抵抗目盛(上下中央の線)上に存在し、電圧最小点がZOよりも左側(R<ZO)、電圧最大点がZOよりも右側(R>ZO)になります。LOAD目盛"の方向にii)で求めた長さ分辿ったところが負荷のインピーダンスになるという手順で負荷インピーダンスを知ることができます。感慨にふけってしまいます。この測定方法は電圧の最大点、最小点を精度良く求めるのが難しく、さらに給電線路のほとんどが同軸ケーブルになって、線路上の電圧測定そのものが困難になった昨今では、殆ど使用されなくなってしまいましたが、昔からの慣習でRLと同義のVSWRが相変わらずインピーダンス整合の指標として使用され続けています。4.第6話のまとめ第6話ではスミスチャートの反射係数関連の目盛の説明と具体的な使い方をご説明しました。(1)電源から負荷までの距離が波長に対して無視できないときの、線路上の任意の点で観測したインピーダンスは、スミスチャートに|Γ|一定円をプロットして求める事ができる。(2)上記は負荷で観測した反射係数を基準に線路長を補正する場合は時計方向、電源で観測した反射係数を基準に線路長を補正する場合は反時計方向に|Γ|一定円上を辿る。(3)電圧定在波とは進行波と反射波が干渉して線路上に波状に発生する電圧分布のこと。位置が判れば、そこから負荷端までの長さから、スミスチャートを用いて負荷インピーダンスを算出することができる。ここまでで、スミスチャートの基本的な使い方は全てご説明したことになります。如何でしたか?スミスチャートと高周波の伝搬についてご理解頂けましたでしょうか?次回は技術解説から少し離れて、スミスチャートの歴史をご紹介します。インピーダンスマッチング?2019年4月号トップへ戻るNEWS3月10日開催「関西ハムシンポジウム2019」リポート「キーボード入力でモールス信号を生成する装置」のクラウドファンディングに注目集まる国内外からサテライト通信ファンが集結。JAMSATシンポジウム2019が開催。