以下は、超音波に関する一般的な質問に対する答えを見つけるでしょう。質問の回答が見つからない場合は、私たちに依頼することを躊躇しないでください。私たちはあなたを支援するために喜んでいるでしょう。私は、溶媒を超音波処理することはできますか?私はどのくらいの超音波パワーが必要なのですか?超音波は人間に影響を与えますか?私は、超音波を使ってどのような予防措置取るべき?磁歪と圧電振動子の違いは何ですか?なぜサンプルは、超音波処理中に熱くありませんか?サンプルを超音波処理するためにそこに一般的な推奨事項はありますか?ヒールシャーは、交換可能なソノトロードのヒントを提供していますか?Q:私は、溶媒を超音波処理することはできますか?可燃性または爆発性の揮発物をキャビテーションによって生成することができるので、理論的に可燃性の溶媒は、超音波処理によって点火することができます。このような理由から、あなたは、超音波この種のアプリケーションに適しており、超音波機器やアクセサリーを使用しなければなりません。お問い合わせので、我々は、適切な対策をお勧めすることができます。トップに戻るQ:私はどのくらいの超音波パワーが必要なのですか?必要に必要な超音波出力は、次のようないくつかの要因に依存します。一般に、より大きな体積は、より高い電力(ワット)以上の超音波処理時間を要します。ソノトロードタイプのほとんどは、電力が主にチップ表面全体に分散されています。したがって、より小さな直径のプローブがより集中キャビテーションフィールドを生成します。(体積あたりのパワーで表される)より高い超音波強度は、典型的には、より高い処理効率をもたらすであろう。このため、超音波で振動する部品に触れたり超音波処理された液体に触れたりしないでください。ときにキャビテーション気泡の崩壊は、ビビリ音を発生させます。ノイズのレベルは、電力、圧力及び振幅のようないくつかの要因に依存します。その低調波(低周波数)周波数ノイズに加えて生成することができます。この可聴ノイズとその効果は、エンジン、ポンプまたは送風機などの他のマシンに匹敵します。このような理由から、私たちは長い時間のために、オペレーティングシステムに近い適切な耳栓を使用することをお勧めします。これは振動する磁歪材料になります。圧電変換器では、電力は、直接縦振動に変換されます。これは、順番に冷却要件を低減します。今日では、圧電トランスデューサは、業界で普及しています。トップに戻るQ:なぜ、サンプルは、超音波処理中に熱くありませんか?超音波は、液体中に動力を伝達します。機械的な振動は、液体中の乱流との摩擦につながります。この理由のために超音波処理中にかなりの熱を発生します。効果的な冷却がヒートアップを削減するために必要とされます。小さいサンプルについて、バイアルまたはガラスビーカーには放熱用の氷浴中で維持されなければなりません。あなたのサンプルに高温の潜在的な負の影響に加えて、例えば組織は、キャビテーション効果は、より高い温度で軽減します。Q:サンプルを超音波処理するためにそこに一般的な推奨事項はありますか?強度分布が大きなビーカーよりも均一であるため、小血管は、超音波治療のために使用されるべきです。ソノトロードは、泡立ちを避けるために、液体の中に深く十分に浸漬する必要があります。タフ組織は、地面を浸軟または超音波処理の前に(例えば、液体窒素中で)粉砕されるべきです。超音波フリーラジカルを発生させることができる時には材料と反応することができること。液体窒素を用いて液体材料溶液を洗い流すか、例えばスカベンジャーを含みますジチオスレイトール、システインまたはメディア内の他の-SH化合物、酸化フリーラジカルによる被害を軽減することができます。音響化学アプリケーション。Qは:ヒールシャーは、交換可能なソノトロードのヒントを提供していますか?ヒールシャーはソノトロードのための交換可能なヒントを提供していません。このような溶媒のような低表面張力液体は、典型的には、ソノトロードと交換可能な先端との間の界面を貫通しています。振動の振幅と、この問題の増加。液体は、ねじ部に微粒子を運ぶことができます。これは、ソノトロードの先端の単離をもたらすスレッドで摩耗を引き起こします。先端が分離されている場合には、動作周波数で共振せず、デバイスは失敗します。したがってヒールシャーのみ、固体プローブを供給する。(電力供給)が(可聴周波数、例えば19kHz以上の)超音波周波数の電気振動を発生させます。このエネルギーはソノトロードに送信されます。ソノトロード/プローブ(また、プローブ又はホーンと呼ばれる)ソノトロードは、超音波処理されるべき材料にトランスデューサからの超音波振動を伝達する機械部品、です。これは、摩擦や損失を避けるために、本当にしっかりとマウントする必要があります。ソノトロードの形状によっては、機械的な振動が増幅または減少しています。ソノトロードの表面では、機械的な振動は、液体中にカップルされています。これは、低圧力サイクル中に膨張し、高圧サイクル中に激しく内破微小気泡(空洞)が形成されます。この現象はキャビテーションと呼ばれています。ソノトロードの先端に高剪断力を生成し、激しく撹拌なるように露光された材料を生じさせます。圧電トランスデューサ超音波トランスデューサ(変換器)は、機械的振動を電気振動に変換する電気機械部品、です。電気振動は、発電機によって生成されます。機械的な振動がソノトロードに送信されます。振動の振幅は、ソノトロードの先端の振動の大きさを記載しています。ピークを測定しています。これは、最大でソノトロード先端位置までの距離です。