Q&Aアクアトラック3Eについてアクアトラック3Eの較正方法と頻度は?標準試料を使用して装置の正確さの確認をいたします(1年に1回の較正をお勧めします)。較正プログラムがすでに本体に入っておりますので、標準試料を用意頂ければお客様で較正をしていただく事も可能です。ご依頼いただければもちろん弊社にて承ります。アクアトラック3Eの備品を購入したいのですが備品・試薬の販売、装置のメンテナンス等、全てアイ・ティー・エス・ジャパン(株)で責任をもって承ります。参考にサンプルが高温で溶けきらない、なおかつ一番高い温度で測定頂くと時間も短縮されます。サンプル溶融密度は?材料メーカー様からのデータを参考にしていただくか、ブラベンダー社からの「プラスチックの溶融比重文献値」をご参考ください。サンプルに水分以外の物質が含まれていた場合は?試薬の水素化カルシウムは水と選択的に反応します。水以外の揮発成分が含まれていた場合は冷却トラップで凝縮されるので測定には影響ありません。測定精度とは?同一サンプルを同一条件で繰り返し水分測定した場合の水分値のばらつきで、測定値の再現性です。測定に使用するサンプル量は?サンプルの密度や水分量にもよりますが、0.5g~96gです。(標準で10?20g位)試薬についてどのような場所で保存すれば良いですか?直射日光があたらない暗所で保管して下さい。決められた場所やカギの掛かった場所での保管は必要ありません。蓋だけしっかりしめてください。デシケーターなどで保管することによって、より安全に精度よくご使用いただけます。試薬を購入したいのですが?弊社はメーカーのブラベンダー社より、アクアトラック専用の試薬を購入しておりますので、常に在庫がございます。ご注文頂けましたら1週間以内に発送可能です。試薬に毒性はないのですか?試薬の水素化カルシウムは測定後(水と反応後)消石灰になりますので全く無害で安全です。(運動場などでライン引きに使う石灰と同じです)試薬の使用期限はありますか?未開封で2年間です。開封後は周囲の環境などでも変わってきますが、試薬瓶の蓋を毎回しっかり閉めていただければ、より長持ちします。試薬の安全性データシート(MSDS)を入手したいのですが?弊社にご連絡下さい。