P-10改造してRS232C出力が出せるなど、一部マニアの間で話題になった高ポテンシャル&激安テスターですが、現在はもう販売していません。私は別の改造を施して愛用しているのですが(後述します)発売されたのは、十数年前だったと思います。私が前職のエンジニアをやってた頃、現場作業で軽くて使い勝手のよいテスターを探し求めて、偶然に秋月電子の店頭で見つけたのがこのP-10でした。ポケットサイズなのに4000カウント、電流や容量・周波数まで測れるのに激安(確か千円台だったと思います)という驚きの商品でした。作りは相応で、プローブのリード線がすぐに切れたり、電池も持たないなど、本格的に使う道具としては今ひとつでした。いって、これに代わるものは一向に見つからない・・・そこで自分なりに不満点をひとつひとつと改善していったら、もうこれ以外のテスターは使えない体になってしまいました。どんなのかというと、なんじゃこりゃ(笑)ケーブル収納部をカットし普通の大きなテスタープローブに交換しました。いってもプローブも消耗品なので、年1位のペースで新しいプローブに交換します。カットしたほうが大きく見えるのは、ケースを厚くしたからです(笑)ボタン電池(LR44×2個)ではすぐに電池がなくなるので、単4電池が入るようにケースを加工して厚みを変えました。秋月特製の単4リチウムを投入。これだとガンガン使いまくっても1年以上持ちます!また、動作レスポンスを向上させるため、システムクロックを4MHzから16MHz(動作限界付近)まで上げています。水晶振動子を替えるだけなので、同じ機種使われている方にはおススメします(もしかしたら有名な改造かもしれませんが・・・)ちなみに上位機種のP-16だとここまでクロック上がらないのでダメなんです。導通モードで瞬時にブザーが鳴るので、莫大なピン数の半田チェック作業など、激速で仕事が進みます。容量や周波数などクロック依存のレンジは表示が倍率分ずれますので要注意です(多分RS232CもNGでしょう)16MHz水晶横の外付け回路は、クロックアップで上がり過ぎたブザー音を下げるための分周カウンタ。そんなゴキゲンなアイテムを日々酷使すると、次第にダイヤル接点のパターンが摩耗し誤作動するようになり、やがて使用不可能に陥ります。下の基板はもうパターンが擦り切れて、3度位修理したもの。