命どぅ宝(ぬちどぅたから)関連リンク集VII.パルス処理系2.パルスの増幅と対数変換(アナログ方式)検出器から発生する電圧パルスが小さいとき、もっと大きく(増幅)しなければならないことがあります。その場合、2つの増幅する方法あります。リニアアンプ電圧パルスはすべて同じ比率で増幅されます。ログアンプ(アナログ方式のみ)小さなパルスはより多く、大きなパルスは少しだけ増幅する対数増幅を行います。オペレータが増幅の割合を変えることはできません。通常のシステムでは、1対10000の広い範囲(4ディケード=4ログと呼ばれる)の測定結果を示すことができます。免疫蛍光やサンプルの大きさのばらつきが大きい時に用います。アナログ回路を用いる場合、広い範囲をカバーするログアンプは、その直線性やS/N比に問題がありました。デジタル処理を行うDSPの登場により、その問題を解決することができるようになりました。