中古X線装置レンタルその他ハロゲンランプ交換方法1、通常開いている絞りの羽を完全に閉じた状態にし絞り側面上部のネジ2つを、ドライバ(もしくは手で回せる)で外し板状のカバーを真上に引き上げ手前に倒す。*スイッチの配線があるため注意。2、ハロゲンの黒いカバーのネジ2本を外し、カバーをはずす。*ネジを落とさないように注意3、切れたハロゲンランプを右へ引き抜くガラスが割れ足が残った場合はペンチ等で引き抜く新しいハロゲンランプの足が2本が出た状態にビニールをずらす。ガラス部を素手で触らないように差し込む。穴からズレる場合があるので正確に、入ったか確認する。*足側のビニールを切り、足のみを出してガラス側はビニールが付いたままで差し込む。*2,1の手順で組み立てる。*ハロゲン球の足を元の場所しっかりと差し込まないと照射野とのズレが発生いたします。:150W回診車:50W耳鼻科用:50Wマンモ:50Wポータブル:50W*絞りの形は異なりますが基本的な構造は同じです。