(B法)」試験機です。試験槽と、水槽を上下に重ねることで、「融解時」の恒温水循環の熱ロスを減らし、またポンプ電力も少なくなっています。水槽の蓋は上開き可能でメンテナンスがしやすく、踏み台もかねていますので、合理的です。その他、冷気循環のファンもモータ分離式で、メンテナンスが容易です。大型カラータッチパネル(10インチ)で、操作・設定が簡単に行えます。「準備操作」ボタンを押すと、供試体のセット方法や試験設定方法を確認することができます。サイクル数、総サイクル数、試験完了時刻など)が一目で確認でき、試験管理がスムーズです。タッチパネルから取扱説明を呼びだすことができますので、操作時に不明点が出てきた場合も、安心です。循環式で、安定した温度分布と省エネ効果を実現マルイでは、熱ロスが少なく、温度分布が均一な「直接循環方式」を採用しています。「凍結」サイクル時は、試験槽に設置された冷却器とファンによって、安定した冷気循環を行います。「融解」サイクル時は、試験槽のすぐ下に設置された水槽の恒温水が循環しますので、循環経路中の熱ロスがありません。試験槽から水槽へは「自然落下」で温水が戻りますので、循環にかかるエネルギーを節約します。独自の構造で、各種メンテナンスが簡単です水槽の蓋は上開きタイプでで、水槽内の掃除やメンテナンスが行いやすい設計です。蓋は踏み台となりますので、供試体の設置・取り出し用の台が不要です。冷気循環用のファンは、モーター部は外付けにしているので、劣化も少なく、メンテナンスも簡単です。予約しておける「予約機能」が内蔵されています。試験機にトラブルが発生した場合、異常箇所が点灯表示され、原因と対処方法も表示されますので、お客様で即時にトラブルに対処していただくことができます。漏電チェックも自動で行い、漏電箇所を表示いたします。融解工程後の水は、pH度維持のため、1サイクルごとに排水する仕様(全量、1/2、1/3、1/4の選択可能)でも製作いたします。詳細はお問合せください。Reservedお問い合わせ。