初期ピーク除去機能ワーク接触時の急激な入力をカウントから除外する機能として、初期ピーク除去機能があります。この機能を使用することにより比較条件として不要な初期ピーク値を無視して比較を行うことができます。最大荷重値のホールドを常に表示する場合など、実効最大荷重値が初期ピーク値に満たない場合などにも便利な機能です。初期ピークを除去するタイム区間(図中の[T]区間)は自由に設定できるため、ご使用になるシステムにフィットした比較計測が行えます。荷重値のピークを表示するピークホールド機能。常にピークを表示し続けるAタイプとショット毎のピークを表示するBタイプがあります。ピークホールドAタイプはフリーランタイプです。PH端子信号が開放または"1"レベルになるまでピーク値をホールドし続けます。右図の場合、2回目のピークのB点は無視され、A点以上の値が入力されるまでピークが表示され続けます。ピークホールドBタイプは各ショット毎の最高荷重値を表示するタイプのピークホールドです。PH端子信号が開放または"1"レベルの間はピーク値をホールドし続けます。表示は追従せず、PH端子の立ち下がり毎に更新されます。右図の場合、3回目のピークのF点はPH端子が0のため無視されG点でのピークが表示されます。直前に表示されている値を「ゼロ」と計測する機能です。以後の表示は次のようになります。デジタルゼロ値)=表示値こんなところに便利!ロードセルに治具などの自重がかかっている場合など、プリロード的な荷重がある場合の補正に有効です。SPC機能の比較ポイント結果を確認することができる機能です。そのときまでに終了した比較C1~C4の結果が確認できます。比較C1~C4の設定値となります。▲スイッチを押すごとに選択番号が変わります。異常加圧によりNGと判定されたとき、直前の工程の比較C1~C4のどのポイントで異常加圧が発生したかを追いかける場合などに役立つ機能です。比較C1~C4のパターンを4パターンまで設定し、セレクトできる機能です。比較C1~C4のパターンを4パターンまで設定することができ、外部端子の短絡で簡単にパターンを切り換えられるため、ワーク変更時の段取り替えによる比較設定値変更の手間を大幅に削減できます。(コンディション設定により本体前面キーの操作でも切換え可能です。)トラッキングゼロ機能ゼロ点の移動を内部でデジタル的に自動補正する機能です。デジタルゼロが動作したときに動作します。測定値を補正周期毎に確認し、補正幅内であればゼロに補正します。補正周期と補正幅は任意に設定可能です。(右図をご覧ください。補正幅=3digitの場合1デジタルゼロおよびトラッキングゼロ機能開始。表示は補正幅内なのでゼロ。23表示が3digit以内なので補正をして表示ゼロとします。4補正幅からはずれているので補正しません。5再び表示が3digit以内なので補正をして表示ゼロとします。※アナログ出力は入力から絶縁されています。出力する表示範囲は任意に設定できます。図面PDF図面DXFカタログPDFお問合せログイン会員登録がお済みの方は、ログインしてください。リニューアル前のメールアドレス、パスワードが使えます。reserved.取扱説明書のダウンロードには会員登録が必要です。会員登録がお済みの方は下記よりログインしてください。パスワード会員登録がお済みでない方はこちらより会員登録をお願いいたします。