2万円台前半で入手できるのですから今回買ったオシロでお釣りが来ます。電源プラグがコンセントに合わないというレビューがあったので心配しましたが、デスクトップパソコンや計測器には普通に使われているアース付きのプラグでした。今は使っていないパソコンから変換プラグを借用してオシロの電源を入れ、先ずは自己較正からです。自己較正は、「周囲温度が5°C以上変化した場合は常に実行する必要があり、電源を入れてから20分ぐらいの後で機器が温まってからする」ということです。Cal]オプションを選択して画面の指示に従います。続いて、お決まりのブローブ(測定したい回路とオシロを接続するコード)の校正です。SET]ボタンを押すと、の様に角が尖った波形が映し出されました。本来は綺麗な矩形波のはずなのですが、ケーブルを伝わってくる間に変化してしまったのです。どんな波形でも色々な周波数の正弦波や余弦波の集合で表されますが、ケーブル内を通る信号は周波数によって伝わり方が異なってしまいます。そのために、これらの周波数が出力端で合わさったときに入力の波形と異なったものが出てきてしまうのです。この現象を軽減するためにブローブには可変コンデンサーが付いています。このコンデンサーを調整するとと綺麗な矩形波になります。MENU]ボタンを押します。輝線の左端から右端へ、0Hzの直流分、1kHzの基本波、偶数波2kHz,奇数波3kHz、偶数波4kHz、奇数波5kHz、・・・と交互に続きます。次に、自動車用鉛バッテリー用に自作したパルス充電器の出力(パルス部分)を測ってみました。自動車バッテリー用パルス充電器を自作してみたカーソルを動かしての手動での時間測定時の画面です。DSO5072Pではぎりぎり綺麗な波形に見える周波数のようです。このパルス部分を帯域20MHzのアナログオシロスコープで測ったものが下記です。調整が微妙で波形が安定せず、写真に撮ったらいくつもの波形がダブって写ってしまいました。