新機能として初期値データ取得作業を自動化させる機能、高速な自動計測を可能とする機能を追加。外部機器よりNETをコマンド制御し、モニタリングの初期値作業の大幅な効率化が期待できる新機能です。薄暮時や夜間、トンネル坑内などターゲットを確認しづらい環境での作業や、ターゲット数が膨大な場合での効率アップを図れます。測距することなく、ターゲットの位置を素早くかつ正確に取得する新機能です。中心位置を算出することにより、高速化が実現され二次元でのデータ管理で十分な沈下計測などに効果を発揮します。●機能UP【自動視準の高精度化】1素子プリズム使用時の自動視準精度は1"(1mm@200m)※反射シート(RS50N-R)使用時では4"(1mm@50m)※へと向上。高精度な自動視準が可能です。【機能UPノンプリズム測定の長距離化(NET1AX)】NET1AXでは最大ノンプリズム測定距離400m(反射率90%の白色面)と従来機比2倍の長距離化を果たしました。【駆動モーターの高速化】モーターの最大回転速度60°/Sと、従来比約33%の高速化を実現。反射シートによる測距精度(1mm+1ppm)。現場に対応する高い精度を備えています。モータードライブ機構に加えて、プリズムと反射シート※の「自動視準機能」を搭載。自動計測システムの構築を可能にします。・独自のアルゴリズムにより、指定したプリズムを確実に視準しますので、定点観測の信頼性を大幅に高めることが可能です。:移動体の連続位置測定が可能です。・位置決め計測に:自動追尾機能を利用して、NETシリーズならではの精密な位置決めが行えます。測距用赤色レーザー光をレーザーポインターに利用。レーザーポンターの光軸が望遠鏡光軸と完全合致し、測点・杭打ち位置などを、赤色小径スポットで正確に指示します。遠距離のプリズムや、暗い場所でのターゲット視準を容易にし、輝度の調整と、点灯・点滅モードの選択ができます。見やすい表示部は半透過TFT液晶を採用。機械の設定状態が一目でわかるほか、タッチスクリーンによる素早い操作が可能です。表示部はもちろん、すべてのキーをバックライトで照らし出します。トンネル坑内など、暗がりでの操作も円滑に行えます。本体に1MB以上のデータメモリーを搭載。CFカードスロットは、TypeII・1GBまでに対応。CFタイプアダプターを介してSDカード(最大1GB)もお使いいただけます。Bコネクタを装備しています。本体はJIS保護等級IP64に準拠した防塵・防水性能で、細かい粉塵や雨水をシャットアウトします。RS-232C通信と外部電源コネクタを兼ね備えたマルチポートは、データケーブルや電源ケーブルを接続した状態でも、IP64を保ちます。標準ハンドルのH-BT1に、ライセンス不要のBluetooth無線機能を搭載。コントロール・ターミナルや、各種パソコンとのワイヤレス接続が行えます。クラス1規格で、最長300メートルの通信が可能。