工業計測用に高精度を追求したソキア独自の光学システムを搭載。【100mの距離で標準偏差0.9mm以内】NET2000は、工業計測用に高精度を追求したソキア独自の光学システムを搭載。対物レンズ中央部から送光、周辺部で受光する方式により、反射シート全面からの光を均等に受光できるため、反射シートの上下左右の傾きに影響されず、高精度の測距が可能です。【1体型3-Dステーション】NET2000はMS-DOS互換のOSを搭載。メモリーカードへのデータの記録や、三次元計測プログラムの本体へのインストールなど、簡単なキー操作で行えますので本体1台で現場での作業を完結できます。●メモリーカードデータの記録はソキア独自のメモリーカードを採用。標準装備のSDC5(128KB,約2,000点)のほかにSDC6(256KB,約4,000点)とSDC8(512KB,約8,000点)を用意。現場でのデータ記録(外業)とコンピューターによるデータ処理(内業)はカードのみの受け渡しで効率よく行えます。強く、過酷な現場でも安心して使用できます。測定データは512KBの本体メモリーに取り込まれて処理されます。測定の度ごとにメモリーカードにアクセスしませんので、処理スピードが格段に速くなっています。本体メモリーからメモリーカードへのデータ転送も簡単なキー操作で高速に処理されます。正反両側に配置されているコントロールパネルにはフルアルファベットキーを標準装備。数字、アルファベット、カナが簡単に入力できますので、点名や点番、座標値の入力が効率よく行えます。自動補正しますので、常に正確で高精度の測角が可能です。機械本体の傾斜状態をグラフィック、または数値で確認することにより、スピーディで正確な整準が行えます。高精度な計測に欠かすことのできない正確な視準作業を支えるため、本体各部には様々な工夫が施されています。目標物を視準するための望遠鏡・水平固定/微動つまみ、合焦つまみにはすべてを抑えるようにラバーコーティング処理がほどこされています。どちらの微動つまみも精/粗2スピードで操作できますので、視準作業がよりスピーディに正確に行えます。電源部にはニッケル水素バッテリーを採用。250gのコンパクトなバッテリー1個で約2時間の測定が行え、標準装備の急速充電器により、わずか70分で充電できます。標準で2個付属されていますので、トータルで4時間の使用が可能です。バッテリー残量は4段階で常に表示され、また、30分操作しないと自動的に電源がOFFになるオートパワーカットオフ機能、電源をONした時にOFF前のモードに復帰するレジューム機能も充実しています。長時間使用可能な外部バッテリーやAC電源が使用できるACアダプターなど豊富な電源システムも用意されています。本体6.5kg、ケース3.9kg機械の運搬・移動・設置における機動性を考慮して、本体とケースの双方の軽量化・コンパクトかを追求。耐久性や防水性などの信頼性を保持しつつ、本体はバッテリーを装着した状態で6.5kg、ケースも3.9kgと軽量化を実現しました。・・本体のみで観測データ記憶ができる標準プログラム内蔵・・NET2000は測角・測距などの基本機能に加え、内蔵のベーシックプログラムには以下の測定モードを標準装備。