ジェトロこのページではjavascriptを使用しています。海外ビジネス情報ジェトロの海外ネットワークを通じて収集した最新のビジネスニュース・レポートなどをお届けしています。引き合い案件情報(TTPP)政府公共調達データベースサービスジェトロのサービス各種サービスメニューを取り揃えて日本企業の皆様の海外ビジネス展開を支援します。国・地域別に見る中南米全体アルゼンチンウルグアイキューバコロンビアチリパラグアイブラジルベネズエラペルーメキシコ国・地域別に見る欧州全体EUアイルランドイタリア英国オランダオーストリアスイススウェーデンスペインスロバキアチェコデンマークドイツハンガリーフィンランドフランスベルギーポルトガルポーランドルーマニア国・地域別に見るロシア・CIS全体ウズベキスタンロシア国・地域別に見る中東全体アラブ首長国連邦イスラエルイランサウジアラビアトルコ国・地域別に見るアフリカ全体エジプトエチオピアケニアコートジボワールナイジェリア南アフリカ共和国モザンビークモロッコ国・地域別に見る目的別に見る目的別に見る海外ビジネスの目的にあわせてご利用いただける、ジェトロのビジネス情報とサービスをご案内します。閉じる医療機器の現地輸入規則および留意点:米国向け輸出このページを印刷する米国向けに医療機器を輸出する際の現地輸入規制と留意点について教えてください。FDA)への届出・承認申請が必要です。新規で販売する製品だけでなく、届出・承認済み製品の改良の際にも、FDAへの手続きが必要です。I、IIおよびIII)に分けています。ポンプ等)は510(k)が必要です。PMA)を受けることが要求されます。米国で医療機器を販売しようとする場合、基本的に次の2つのステップを踏みます。第1ステップ製品がFDA規制の医療機器に該当するか確認をします。Reagent)、その他これらに類するもので、部品やアクセサリーなども含まれ、以下のいずれかに該当するものを指します。Pharmacopeia)およびそれらの付録にて規定されているもの。(Cure)、緩和医療(Mitigation)、対症治療(Treatment)、病気予防の目的で使用するもの。人間またはその他の動物への身体・機能に影響を与えることを目的とするもので、その本質的な目的が体内での化学的作用によるものでなく、代謝によるものでもないもの。Number)を調べます。調査方法として2つ紹介します。Panelのサイトにある分類から調べる方法。Classificationデータベースを利用する方法です。いずれも該当する品目が表示され、Classの分類や510(k)提出の必要性が表示されます。詳細は参考資料・情報にあるウェブサイトを参照してください。NumberがはっきりしないものはPMAの手続きが必要となります。process」という手続により、510(k)で済む場合もあります。Device?"を参照してください。外国製造業者は他国での承認取得実績や輸出経験の有無にかかわらず、規則に従い、以下の手続きが必要です。米国内に代理人(agent)を1名任命することが外国製造業者に義務付けられています。代理人は米国在住者か事業所の設置者で、私書箱や留守番電話は無効です。代理人の責務は以下のとおりです。製造業者の米国向け機器に関するFDAからの質問への回答FDAによる製造業者の検査が必要な場合のスケジュール調整等FDAが製造業者との連絡が取れず代理人に連絡した場合には、当該製造業者に連絡したものとみなされます。)、510(k)やPMAの提出については、一切責任を負いません。医療機器のクラスに応じた510(k)またはPMAの提出510(k)の要求事項に従った内容の書類を作成し、CDRHへ届け出ます。製造企業が直接FDAに提出することもできますが、審査の効率化、短縮化を図るため、FDAから認定を受けた第三者審査機関が提出することが推奨されています。第三者機関は、510(k)の基本的な審査を行った上で、審査結果と共に510(k)をFDAに推薦します。この場合は、FDAに手数料を支払う必要はありません。審査費用が別途必要になります。詳細は各審査機関に個別にお問合せください。手数料は免除されます)。承認決定までの日数は、法律上、申請後180日以内と定められていますが、実際にはそれ以上かかるといわれています。手続きの方法については、文末の参考資料・情報をご参照ください。(Labeling)医療機器のラベル表示だけでなく、機器に付属する説明文書、パンフレット類などへの表示も要求されます。820)として規定されています。Devices)に記載されていますので、文末のウェブサイトをご参照ください。Registration)を行います。登録方法は、下記の参考資料・情報をご覧ください。2012年10月1日から、医療機器の事業を行うために登録する全ての組織に対し、FDAへの年次登録料の支払いが義務付けられました。2015年10月1日〜2016年9月30日までの年次登録料は一律3,845ドルです。品質管理規則は、医療機器が適切な仕様と管理に基づき、設計・製造されることを求めるもので、各製造業者は、各製品に応じた品質管理システムを確立し、維持しなくてはなりません。ついては、FDAがマニュアルを作成していますので、文末のウェブサイトを参照してください。製造業者は、機器の使用による死亡、重大な有害事例、異常があった場合、知った日から30日以内にFDAへ報告しなくてはなりません。処置を施さないと公衆の健康に重大な影響を及ぼす場合には、5営業日以内にFDAへの報告が必要です。807により、フォームFDA3500Aを使用します)。Report)します。Certification)も必要です。importer)が外国製造業者から米国の最終消費者・ユーザーに輸入製品を引き渡すまでの作業を指し、輸入品の再梱包、再表示や内容物の変更は含みません。CBP)では、FDAサンプル検査の要否を決め、不要な場合は通常の通関手続きになりますが、必要な場合は、実験室や現地での検査が行われ、適法性の判断や必要な処置が取られます。あるとおり、機器の種類によって異なります。輸入業者に2.3%が課せられることとなりました。tax)を課すとともに、適用除外を設けているケースもあるので、注意が必要です。A-041137関連情報ご質問・お問い合わせ記載内容に関するお問い合わせ貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。reserved.マイリストマイリスト機能を使ってみませんか?ジェトロ・ウェブサイトのお好きなページをブックマークできる機能です。ブックマークするにはお好きなページで追加ボタンを押してください。