はじめに保土ヶ谷電子販売のQ&A集を元に、若干の改変を加えたQA集です。基本的には同じ内容ですが、語弊がある部分などを修正しています。不備や疑問などがございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。送信機、受信機ともに約4.5か月です。受信間隔を60秒にするモードがあります。ご家庭のブレーカーへの取付けには資格などは必要ありません。取り付け方法に関しては、このホームページでも動画マニュアルを用意していますので、ご参照ください。それでも、取り付けに不安な場合は、電気設備の専門家にお問い合わせください。この場合、工事費用は、お客様でご負担頂きますようお願い致します。見通しの良い場所で20mです。家の中の壁の素材や構造によっては、通信距離が短くなることがあります。ブレーカーのコードの直径が10mmを超える直径である場合。取り付けを行う事が出来ませんので、節電アドバイザーをご利用頂くことが出来ません。電力見える化本舗からの補足CTセンサ1個につき70Aの測定が可能です。単相2線式の場合は70A、単相3線式の場合は140A(平衡前提)まで測定可能です。IDの情報が発信されます。それ以外の送信機からの信号を受信しません。送信機と受信機の距離を短くして、取説に説明がある、ペアリングを行って下さい。15日以内に電池の交換を行ってください。送信機は、12秒ごとに測定結果を受信機に送っています。その為、電気の変化は、数秒遅れる状態で表示に反映されます。モニターが0.00表示になってしまいます。電流が計測されていません。クランプがケーブルと、送信機にしっかり取り付けられているか確認してペアリング設定をしてください。それでも改善が無ければ、クランプの故障が考えられます。モニターが----表示になってしまいます。通信距離を今までよりも短くして、送信機のチェックボタンを長押しして、受信機は、アップボタンを長押ししてください。