最先端太陽電池セル検査システムです。AAA以上の太陽光を再現し、精密なI-V測定を高い再現性とスループットで可能とするだけでなく、低保守コストも実現しています。注:より正確な測定のために、チラーと真空ポンプがオプションで提供されています。太陽電池検査システムは、KSX-1000と光源は共通ですが、I-Vシステムとソフトウェアが改善されています。コスト、高スループットを全て引き継いでいます。ms程度以上の長いパルスが必要と考えられていました。(AIST)と共同で新しい測定方式を開発しました。I-Vデータを使用してHIT®セルを正確に測定することを可能にしました。msと十分長い時間で測定したI-Vデータと非常に良く一致しており、違いは僅かに0.2-0.3%です。KSX-3000Hは、既に発売を開始しています。HIT®の測定機能が不要なユーザーの皆様は、先ず廉価なKSX-1000をご購入頂き、後日I-Vテスターとソフトウェアを変更するだけでKSX-3000Hにアップグレード可能です。安定した光源KSX-3000Hの光源は、下図に示すように極めて高精度に制御されています。程度に抑えているため、測定に大きく影響することはありません。msの単一パルス、あるいは測定の都合により2段階、3段階のパルスとすることが可能です。量産ラインのセル分類では通常0.2%の効率で分類することが要求され、光の安定性は非常に重要となります。テスターは構成が非常にシンプルです。光源の安定性が極めて高いため、補償や調整も不要です。電源がショートからオープンあるいはオープンからショートに掃引します。掃引電圧はセルの容量の影響を避けるために、セルの位置ではなく、電源の出力でモニターします。正確なI-Vデータはセルの位置で電圧と電流が同時に測定されます。4象限の機能を使って、このシステムは暗電流とVocを正確に測定することができます。Methodと呼ばれる革新的なテスト方式を採用しています。下図の左のグラフにHIT®を高速I-Vテスターで検査した場合の通常の動作を示します。容量が大きいため、電圧上昇時に電流が追随しません。逆方向ではセル容量に蓄えられた電子が放出されるため電流はオーバーシュートします。測定がゆっくりならこの効果は起こりません。Methodの測定を示します。msのパルスでHIT®を測定します。msと十分長い時間で測定したI-Vデータと非常に良く一致しています。Methodは産総研との共同開発の成果で、現在特許申請中です。装置フレームT1001BキセノンランプLF-000-W0015注:御要求により、その他の構成やオプションもご用意できます。詳細は、お問い合わせフォームでお問い合わせ下さい。)ドはこちら太陽電池特性検査システムの総合カタログです。太陽電池セル用検査システムKSX-1000/3000H、太陽電池モジュール用検査システムKSX-2012HM、IVテスター、測定治具・プローブバーそれぞれの特徴・仕様をご紹介します。