−40〜+120°Cdp。Dew1台で測定できます。Correction)鏡面を含む光学回路上の汚染物質混入により発生する測定精度の劣化(光源輝度の減少による光学バランス崩れ)を防ぐために、光源バランスの再補正を定期的に実施するプログラムが用意されています。(FASTテクノロジー)今までの鏡面冷却式露点計の最大誤差要因として過冷却状態が挙げられます。0°C以下の露点測定では鏡面上の水の状態が過冷却現象により、霜にならない場合があります。これにより露と霜の状態の飽和水蒸気圧の違いから、約10%の測定誤差発生の可能性があります。