(エックス線の管理に関する知識)図�Tのように、鋼板に垂直に単一波長で細い線束のエックス線を照射し、エックス線管の焦点から5mの位置で、透過したエックス線の1cm線量当量率を測定したところ、8mSv/hであった。次に図�Uのように、この線束を厚さ6mmの鋼板で遮へいし、同じ位置で1cm線量当量率を測定したところ1mSv/hとなった。この位置における1cm線量当量率を0.5mSv/h以下とするためには、この遮へい鋼板の厚さを何mm以上にしなければならないか。散乱線の影響は無いものとする。正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。コンプトン効果では、散乱エックス線の波長は入射エックス線の波長より長くなる。光電効果による減弱係数は、エックス線のエネルギーが高くなると急速に低下する。光電効果により原子から放出される電子を、反跳電子という。入射エックス線のエネルギーが0.51MeV以上になると、電子対生成が起きる。定格管電圧250kVのエックス線装置を用いて下図のような配置により鋼板に垂直に細い線束のエックス線を照射する場合、P点における1週間あたりの1cm線量当量を0.1mSv以下にすることのできる最大の照射時間は(1)〜(5)のうちどれか。計算にあたっての条件は次のとおりとする。エックス線管の焦点FとP点との距離は5m、鋼板の照射野の中心とP点との距離は6mである。エックス線管の焦点FからP点の方向へ1mの距離における漏えい線の1cm線量当量率は0.5mSv/hである。率は、鋼板の照射野の中心から1mの位置で1mSv/hである。その他の散乱線は無いものとする。量率の分布がどのようなものであっても、その内壁を管理区域の境界にすればよい。(2)工場の製造工程で使用される計測装置で管理区域が装置の内側のみであるものの場合、標識により管理区域を明示する必要はない。理区域を設定する必要はない。(5)管理区域設定にあたっての外部放射線の測定は、あらかじめ計算により求めた1cm線量当量等の低い箇所から逐次高い箇所へと行っていく。工業用エックス線装置に関する次のAからDまでの記述について、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。エックス線管のフィラメント端子電圧は10kV程度を必要とするので、フィラメント加熱用の変圧器は昇圧変圧器である。一般にエックス線管の内部には、不活性ガスが封入されている。生した熱を外部に放出するようにしている。熱電子が陽極のターゲットに衝突し、エックス線が発生する部分を実焦点といい、これをエックス線束の利用方向から見たものを実効焦点という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。μは減弱係数を、xは物体の厚さを示すものとする。単位は、cm-1である。大きくなるほど大きくなる。値は、物体を構成する元素によって異なる。値は、エックス線のエネルギーによって異なる。次のエックス線装置とその原理との組合せのうち、正しいものはどれか。問8エックス線に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1)エックス線は、負の電荷をもつ。波の形で放出したものである。(3)特性エックス線は、線スペクトルを示す。(4)連続エックス線は、原子のエネルギー準位の遷移に伴って発生する。(5)連続エックス線を発生させるために必要な管電圧の限界値が励起電圧である。基づく健康診断(以下「健康診断」という。)に関する次のAからDまでの記述について、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。皮膚の検査は、原則として1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。定期に、行わなければならない。雇入れ又は放射線業務に配置替えの際に行う健康診断においては、使用する線源の種類等に応じ、白内障に関する眼の検査を省略することができる。略することが認められていない。エックス線装置を使用して放射線業務を行う作業場の作業環境測定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1)測定は、エックス線作業主任者又は作業環境測定士に行わせなければならない。(2)測定は、作業場のうち管理区域に該当する部分における外部放射線による1cm線量当量率及び3mm線量当量率について行う。定期に行わなければならない。報告しなければならない。(5)測定を行ったときは、その都度一定の事項を記録し、5年間保存しなければならない。おいて、エックス線作業主任者の職務として義務づけられていないものは、次のうちどれか。(1)管理区域の標識が規定に適合して設けられるように措置すること。(2)エックス線装置を用いて行う透過写真撮影の業務に従事する労働者に対し、特別の教育を行うこと。(3)被ばく線量測定のための放射線測定器が規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。(5)特定エックス線装置を放射線装置室以外の場所で使用するとき、放射線を労働者が立ち入らない方向に照射し、又は遮へいする措置を講ずること。違反するものはどれか。板を使用するとコントラストが悪く目的が達成できないので、これを使用しなかった。管回路が開放位になる自動装置を設けている。(3)装置の外側における外部放射線による1cm線量当量率が20μSv/hを超えないように遮へいされた構造のエックス線装置を放射線装置室以外の室に設置している。放射線装置室への一時的な入室を認めている。(5)エックス線装置を放射線装置室内で使用するとき、そのエックス線管の焦点から5m以内の場所に労働者を立ち入らせている。線測定器を胸部及び腹部の計2箇所に装着しなければならないものはどれか。エックス線装置構造規格に関する次のAからEまでの記述について、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。この構造規格は、定格管電圧が5kV以上のエックス線装置について適用される。エックス線の研究又は教育のため、使用のつど組み立てる方式のエックス線装置については、この構造規格は適用されない。医療用のエックス線装置には、この構造規格が適用されるものはない。製造年月が表示されているものでなければならないとされている。この構造規格により、エックス線装置に取り付ける照射筒の遮へい能力は、エックス線管について定められている遮へい能力の2分の1以上あればよいとされている。エックス線装置に電力が供給されていることを、自動警報装置を用いて警報しなければならない場合は次のうちどれか。放射線装置室等の設置等に関する手続きとして、正しいものは次のうちどれか。(1)放射線装置室を設置しようとするときは、その計画を、工事開始の日の30日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。報告しなければならない。(3)既設の放射線装置室の主要構造部分の変更については、特段の届け出及び報告は要しない。届け出なければならない。報告しなければならない。)内A,Bに入れる数字の組合せとして、正しいものは(1)〜(5)のうちどれか。標準線源を用い線源から1mの場所で0から100までの等間隔の目盛をもつ積算型電離箱式サーベイメーターの校正を行ったところ、指針がフルスケールまで振れるのに100秒を要した。0.18mSv/hとする。このサーベイメーターを用いて、エックス線の1�p線量当量率を測定したところ、フルスケールになるのに150秒を要した。類について、適切なものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。個人被ばく線量測定用の放射線測定器である直読式ポケット線量計、フィルムバッジ及び蛍光ガラス線量計の特徴を比較した下表中のAからCに該当する測定器の組合せとして正しいものは(1)〜(5)のうちどれか。放射線の測定等の用語に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(1)エネルギー依存性とは、入射放射線のエネルギーによって検出器の感度が異なることをいう。(2)方向依存性とは、放射線の入射方向により検出器の感度が異なることをいう。(4)数え落としとは、入射放射線の線量率が低く検出限界に達しないことにより、計測されない放射線をいう。(5)測定器の積分回路の時定数は、測定器の指示の信頼度と即応性に関係した定数である。次のAからDまでの放射線検出器のうち、放射線のエネルギー分析に適しているものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。GM計数管の分解時間が100μsであるとき、真の計数率(cps)として正しい値に最も近いものは次のうちどれか。熱ルミネッセンス線量計に関する次のAからDまでの記述について、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。線量を読み取るとき、読み取りに失敗すると、再読み取りができない。吸収線量と発光量の関係を示す曲線をグロー曲線という。1度使用した素子は、アニーリングにより繰り返し使用することができる。線量測定範囲は、フィルムバッジより狭く、100μSv〜1Sv程度である。身体的障害は、潜伏期の長短によって、早期障害と晩発障害に分類される。早期障害の潜伏期の長さには、被ばくした組織の幹細胞が成熟するまでの時間と成熟細胞の寿命が関係する。