輸入に力を注ぎ、中国における企業の生産品質を向上させ、中国の電気電子企業に貢献しています。世界の先進的な生産技術と設備を輸入することによって企業の生産効率のアップ、エネルギーの節約と環境の保護に協力しています。輸入に力を注ぎ、中国における企業の生産品質を向上させ、中国の電気電子企業に貢献しています。世界の先進的な生産技術と設備を輸入することによって企業の生産効率のアップ、エネルギーの節約と環境の保護に協力しています。当社と一緒にクリーンな地球と輝く未来をつくりましょう。輸入に力を注ぎ、中国における企業の生産品質を向上させ、中国の電気電子企業に貢献しています。世界の先進的な生産技術と設備を輸入することによって企業の生産効率のアップ、エネルギーの節約と環境の保護に協力しています。当社と一緒にクリーンな地球と輝く未来をつくりましょう。輸入に力を注ぎ、中国における企業の生産品質を向上させ、中国の電気電子企業に貢献しています。世界の先進的な生産技術と設備を輸入することによって企業の生産効率のアップ、エネルギーの節約と環境の保護に協力しています。当社と一緒にクリーンな地球と輝く未来をつくりましょう。輸入に力を注ぎ、中国における企業の生産品質を向上させ、中国の電気電子企業に貢献しています。世界の先進的な生産技術と設備を輸入することによって企業の生産効率のアップ、エネルギーの節約と環境の保護に協力しています。当社と一緒にクリーンな地球と輝く未来をつくりましょう。ブランドビデオガラスペースト、銀、銅ペーストの評価・解析に最適です。サンプルサイズ観察可能なサンプルサイズが50×50mmと、大型部品まで観察可能です。最高800°C迄加熱可能です。近赤外線ハロゲンヒータを加熱源とし、サンプルの上面および側面は輻射熱によって加熱し、サンプルの下面はステージを介した熱伝導によって加熱することにより、あらゆるサンプルの均一加熱が実現されています。輻射熱による加熱効率を高めるために、チャンバ内面は金めっきが施されており、さらに、反射効率を上げるためにチャンバ内部の構造は、ヒータの配置を含めたいくつかの大きな工夫がなされています。これらの工夫により、サンプルの均一加熱が実現されています。最大250°C/min(≒4.2°C/sec)。通常のリフロー装置の昇温レートが最大3°C/sec程度ですから、充分な昇温速度の能力を備えています。温度プロファイルは、1°C、1sec単位で127ステップまで任意に設定が可能です。鉛フリー用リフロー装置において使用される通常の温度プロファイルが最大7~8ステップ(ゾーン数)ですので、十分なステップ数を有しています。冷却速度の制御が可能です。緩やかな冷却はヒータを制御することによって行い、また、急速な冷却は雰囲気ガスをチャンバ内にフローするによって行います。観察系では、上部観察と斜視観察の同時観察が可能であるため、見逃しが抑止され、観察確度が高まりました。斜視観察は水平に対して0度から15度の範囲で角度の調整が可能であるため、BGA、CSPにおけるボールはんだの溶融時および凝固時の連続観察が可能となり、また加熱、冷却によるプリント配線板の変形状況の観察が可能です。17インチモニタ上で38倍から260倍のズーム可変であるため、0603サイズのチップ部品からBGAパッケージまで、サンプルサイズに最適な倍率で観察することが可能です。特注で、17インチモニタ上で最大520倍まで拡大した観察が可能です。ガスフロー置換ツールを介して加熱中のチャンバ内に雰囲気気体をフローし、試料から発生する煙、および気体となった有機物をチャンバ外に排除することにより、発煙による画質劣化および気体となった有機物に起因するゆらぎによる画質劣化を抑止して、良質の映像を安定して得ることができます。スーパーインポーズ機能モニタ上の映像およびHDに記録される映像には、1チャンバ内の温度、2加熱開始からの経過時間、3測長記録または基準スケール、4試料の特徴およびサンプルナンバーなどのコメントを自在に挿入することができます。これらの情報によって、温度の変化に対するサンプルの状態変化を映像上で関連付けながらの「その場観察」、すなわち、リアルタイム観察が可能です。録画された映像は、いつでも再生可能であるとともに、スライダーの操作によって必要個所のみ何度でも素早く、かつ自由に再生することができ、現象の確認を容易に行なうことができます。動画像の編集と静止画切り出し録画された映像は内蔵の編集ソフトによって、パソコン上で編集することができ、例えば、5分間の実験を、重要個所のみである30秒~1分間のスリム化された映像データに編集し、プレゼンテーションなどに使用することが可能です。内蔵の静止画切り出しソフトによって複数の静止画像を切り出し、現象を説明する連続静止画としてレポートやプレゼン資料として使用可能です。これらの動画像と編集された動画像および静止画像は、内臓のプレイヤーによって、CD(コンパクトディスク)およびDVDに記録することが可能です。内蔵された計測ソフトによって、切り出した静止画上の長さ、角度、面積の計測が容易に可能であり、これらの計測値から時間または温度変化を基準としたグラフを描くことができます。変化を数値化およびグラフ化することが可能であり、このグラフは現象の評価用および解析用として用いられています。多角形を瞬時に演算可能です。チャンバ内を窒素雰囲気にするフロー置換チャンバ内に窒素ガスをフローさせ、空気を窒素に置換することにより窒素雰囲気を生成します。この、フロー置換による窒素雰囲気の生成では、酸素濃度計とガスフロー置換ツールを合わせて使用することにより、チャンバ内の酸素濃度を所望の値に制御することが可能です。加熱中も酸素濃度を制御します。13Paオーダーの真空中における加熱が可能です。実験のタクトタイムの短縮3~4分のはんだリフロー用温度プロファイルであれば、5~6検体/時間の実験が可能です(チャンバの冷却時間も含めて)。リフロー装置と異なり、暖気時間を全く必要としないばかりか、温度プロファイルの変更もキーボードからの入力操作のみで終了し、さらに温度プロファイルの変更時毎の条件出し運転を実施することなく直ちに実験を開始することが可能です。従って、短期間で問題に対する結論を得ることができます。付属の専用スティックを使用することにより、観察窓への日常メンテナンスは30秒程度で終了します。チャンバ内の清掃は、他の付属スティックを用いて行ない、3~5分で完了します。チャンバを分解するオーバホールは基本的に不要です。本装置を稼動させるためには商用電源と冷却水が必要ですが、電源はAC100Vです。開発および評価などに対する高温観察ツールです。金属材料等の評価・分析に最適です。観察可能なサンプルサイズが6×18mmと、大型部品まで可能です。“持ち運びできるリフロー炉”“持ち運びできるリフロー炉という新発想、高性能な対流式加熱炉をマイクロサイズに凝縮。フローでの加熱を再現することでハンダの挙動をX線により観察できるようになりました。電子部品からA4サイズのプリント基板まで、観察・実装が可能です。リアルタイムに電子部品のハンダ溶融時の形状変化と、ハンダの濡れ性を鮮明に観察・記録することができます。