順調に高圧が上がり、パルスを検出するようになった。パルスは、当初より少し多い環境放射線量を記録するようになった。以前は、0.08程度だったが、0.11μSv/hくらいに上がる。過大電圧の時のパルスは、オシロにあったように相当派手なパルスにならないとカウントしていない。こちらの方が本当の値なのかもしれない。心配になり、電圧を測ってみた。おやおや何と800Vもある。ブレッドボードのときは、600V近辺で、ちょっと高いがまあいいかと思っていたが、これではいくら何でも高すぎる。回路の効率が良くなったからかもしれない。それにしても、定格の倍だ。何とかしないといけない。検出回路もインチキだった(8/28/2011)電圧を下げるには、電圧制限回路を追加するのが一番確実だが(部品も買ってある)、とりあえず発振回路のコンデンサーを1μFから、さらに0.47μFに落としてみた。電圧は、400~450Vに下がった。今度は、パルスを拾えなくなってしまった。今まで効果のあった出力回路にあるコンデンサーの値をいくら小さくしても駄目である。試しに、このコンデンサーをはずしてみた。これでパルスを拾うようになったが、オシロで見てみると、このパルスは、反応パルスが起きた後の電源の変動のピークも拾っている。多数のパルスが起きる。電圧が下がったせいで本来のパルスが小さくなり区別がつかなくなっている。トランジスターのベースに入る入力パルスが負電圧なのだ。GM管の反応パルスは、高電圧から一気に0Vに落ちるパルスなので、コンデンサーを通すと逆方向に電流が流れ、ベースが負電圧になるのは納得できる。ところが、どういうわけか今までの検出は、このパルスのオーバーシュートの部分でベース電圧がプラスになるところで、コレクター電流が流れてパルスが落ちる。結果として、正論理のままの出力になるこれは明らかにおかしい。オーバーシュートの部分をトリガーにしている。考えてみれば、GM管の反応が負論理なのに、トランジスターの出力も負論理のままである。本来のトランジスターバッファーは反転しなければならない。これまでの過大電圧(1500V近く)のときは、GM管は10ms以上の間、立て続けにパルスが発生し、派手なオーバーシュートが出ていたので、コンデンサーでなまらせて1パルスにしていたが、定格のパルスでは、このままでは正規のパルスと電源変動のパルスの区別がつかない。パルスが負電圧なので、いわばプルアップしてやれば良い筈だと、ベースに交流増幅のように分圧抵抗で持ち上げるが駄目。パルスが消えてしまう。プルアップ」などのキーワードで調べるが埒(らち)は明かない。トランジスター回路の応用なのだが、アナログの素人の悲しさ、どうしてこれを解決すれば良いのか方策が見当たらない。見事なパルス(8/29/2011)そのうち気がついた。自分で回路を開発しようというのが無謀なのだ。他の人がどうやっているか調べてみるべきだ。これまでの集めてきた自作ガイガーカウンターのサイトをしらみつぶしに検出回路について調べてみた。すると、ここのサイトの説明で、謎がすっかり解けた。ここには簡潔に書いてある。「アノード検出回路は、負パルスなのでPNPトランジスターを使います。」なるほど、そういうことなのか。NPNで一生懸命プルアップしても、ベースとエミッターの間の電圧は一定なので動作点が変わってしまい、負電圧は拾えないのだ(少し勉強した)。SparkFunの検出回路はGM管のアノードからなのに、NPNを使っている。そもそも根本的なところから間違っている。これではまともなパルスは検出できないわけだ。市販のキットでもこんなことがあるのかとちょっとあきれ気味である。クリエイティブコモンで、回路図もボード図もEagleで公開している。暇があったら英訳して送ってあげたいところだ。検出回路をブレッドボードに移して、このサイトの回路図や、別のサイト(ここや、ここ)でも見つけた回路図を参考に、回路を組んでみた。ブレッドボードなので簡単に組みあがる。おおお、何と言う美しさだ。見事な検出パルスが出た。サイドのノイズは、回路図にある100pFのコンデンサーで綺麗に消えた。教科書にでてくるようなパルスだ。マイコンは立下りでとっているはずで、ソフトは全くいじらないで、この正パルスで動くはずだ。キットの実装に熱中する(8/31/2011)ブレッドボードの検出回路は見事に動いた。次はキットの基板への実装である。検出TRのパッケージはチップでなくお馴染みのTO-62(MPSA18)だ。NPNからPNPに換える必要がある。PNPは手持ちの2SA1015で、キットの石のピンアサインは、CHANEYのときと同じ、EBCである。注意しないと前の二の舞になる。いう改良は、なぜか心が躍る。これまでのパターンを活用して簡潔に回路を完成させるか。メモ用紙に実体図を描いて検討する。ほどなく空中配線にならず、一番合理的な方法を考え付いた(おおげさな)。カッターでTRのエミッターの接地部分を切り離す。ここは感心にもスルーホールになっていた。トランスのところも最初はスルーホールだったが、トランスのピンが大きすぎて広げた結果、そうでなくなってしまったのかもしれないと勝手な推理をする。当初のエミッターのピンはご丁寧に両面ともベタアースにつながっており、ここはPNPになるとVccにつながるので余裕を見てカットしておかないといけない。切り離しに時間がかかる。ルーペで何度も確認する。次は、部品面にある1KΩのダンピング抵抗を47Kに変更し、プルアップ抵抗(1M)とノイズ防止コンデンサー(100pF)をハンダ面に固定する。Vccラインを遠方から引っ張ってトランジスター(エミッター)のところへ配線する。最後は、当初のVccからのプルアップ抵抗(1K)を除去し、4.7μFの載っていた大きなランドにコレクターの負荷抵抗(100K)をつければ完了である。何度も配線をなぞって間違いがないか確かめる。