念を入れて電源をONする。たって赤いLEDが消え、LCDに「ケンチシマシタ!」のメッセージが出た。いやあ、SparkFunのガイガーカウンターは、これでやっと本来の機能を取り戻した。GM管の高圧は、400~450V。回路図はいくつかのサイトを参考にさせてもらったが、著作権の問題を避けるために、そのまま掲載することはやめることにする。リンク先の回路図をご覧になっていただきたい。回路図がなくてもこれまでの説明と画像で変更はできる。トランジスターのピンアサインにはくれぐれもご注意(前々回記事参照)。ついでに、ソースコードの修正をしておく。128μs以内に複数回起きるパルスを拾うようになった。LND712のデッドタイムは、90μsなので、128/2=64μsは、独立したパルスとみなさないほうが良い。これを無視するように修正してある。ここに、AVRStudioのプロジェクトになったソース一式を置きます。半年ぶりのブログ更新に漕ぎつけた(2019.09.19)研究所活動は停滞したままでCCDカメラ顕微鏡導入など(2019.02.08)ドングルのHFコンバーターでJJY標準電波は見えたか(2018.12.12)JJY電波を見るため、RF(高周波)の世界に踏み込む(2018.10.31)ESP8266のJJY電波時計のスケッチ公開(2018.10.02)コメントnonさん、ブログ見させていただきました。ご紹介ありがとうございます。電圧制限回路を入れられたのですね。23時51分なんと、トランジスタまで違ったとは。情報ありがとうございます。おかげで正常に動いているように見えるようになりました。18時02分がた老様の記事を参考に、改造してみました。C2のコンデンサはチップ部品などは持っていないので、手持ちの0.47μFのタンタルコンデンサを使用しました。GM菅の電圧を測ってみたところ約550Vでした。おかげさまでGM菅は完全に無音になり非常に安定して動作するようになりました。何よりも電圧がスペック内に収まり無音になって精神的安心を得られたほうが大きいですね。近辺になるように調整したいと思います。1分あたりのカウント数もSBM-20使用のガイガーカウンターとそん色なく数値を刻んでおります。(感度が高い分やや高めにカウントしますが)これで、安心して24時間作動させることができます。このような記事を、無償で詳細にわかりやすく公表していただいたことにたいへん感謝いたします。ありがとうございました。19時09分LEDがブリンクするためには、前記事(ログ機能を持ったSparkFunガイガーカウンターのソース公開)の回路図にあるような基板上の配線がえをしないと、プログラムの点滅回路が動きません。これをやっていて、LEDだけ取り替えて動かなくなったのなら、LEDを逆につけているか、半田付け不良でしょう。じっ、じっ、と音がするのは、まだ1000V近く電圧がでていますね。C2を1μF以下(0.68くらいが良いのだけれど、ないので0.47μF)にしましょう。C9はとりはずしておかねばなりません。このほかは、この記事の変更を忠実になぞれば、400V程度で動作するはずです。今のところ問題なく動いています。トランジスタのピン配置は、米国と日本で違うので注意です。最近sparkfunのSEN-09848ガイガーカウンターを入手したのですが、どうも、電源ランプまぶしくて気に入らなかったので、緑と赤のLEDを入れ替えたところ、なんと、カウントしなくなってしまいました。(CounterLEDが点滅しなくなった、なお電源投入時は両LED共に点灯します)GM菅かトランス付近は放射線を検知するたびにジッ、ジッと聞こえるのでちゃんと動いているようです。そこで、この記事を参考に手直ししてみようと思いますが、手直し部分は、今回の記事の部分だけが対象でよろしいのでしょうか。過去にC2を交換しているようですが。初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えていただけますでしょうか。01時51分またもや発見された問題点、素晴らしいです。気になって他の製品のガイガーカウンターの回路図を見てみました。同じです、回路図にあるツェナーダイオードの電圧制限回路も部品が実装されていません。