滅菌不良によるリコールを経験したか。滅菌不良の主な原因は、器械の故障とヒューマンエラーであり、どの施設でも起こりうる現象です。滅菌不良に伴うリコール(医材の回収)は、あなたの施設に明日起こってもおかしくない、とても身近な出来事なのです。“滅菌不良を起こさない”ことよりも、滅菌工程のエラーを早期に発見し、リコールのインパクトを最小化することが重要なのです。Loadclientside=Noリコールって、具体的に何をすれば良いの?【典型的なリコールステップ】1.作業記録を確認する。2.滅菌器の運転を中止する。3.院内感染対策チーム/リスクマネージメントチームへ報告する。4.リコール対象物品を払い出した先の部門へ報告する。6.リコール対象品を患者様に使用していた場合、担当医へ報告する。経過観察などの対応を実施する。7.BIに陽性反応が出た原因の追究と、滅菌器の修理を行う。8.リコール報告書の作成と提出をする。フローチャートでリコールステップを確認するBIの使用頻度によって、回収対象となる器材の量は大きく変わります。滅菌不良が起こった時のために、リコールの体制をあらかじめ整えておきましょう。Loadclientside=Noリコール対策で重要なこと(1)回収する医材の量をできるだけ減らすBIの使用頻度を毎工程に増やすと、回収は1サイクル分で済みます。634a0446-b6e8-4df6-8ca2-7fbf8a672c2f(2)BIの判定後に医材を払い出す短時間(24分)で判定できるBIを導入すると、医材を払い出す前に滅菌不良を検知できます。一部の滅菌法については、短時間で判定可能なBIが入手可能となっており、回顧的な質保証ではなくBI判定確認後の滅菌物の払い出しを積極的に検討、実践することが望ましい。Loadclientside=No毎工程BIを使用し、判定後に払い出す運用を行えば、もし滅菌不良が発生しても、リコールに発展する可能性は極めて低くなります。