Loadclientside=No<機械コントロール:滅菌器の管理>滅菌器及びその記録計等が正常に作動していることを確認する重要な機能を果たしています。滅菌サイクル前および滅菌サイクル中に滅菌器の状態をモニターするステップです。空気排除機能を検査する方法です。始業時点検として行い、滅菌不良の要因となる空気漏れ、不十分な空気除去、蒸気の浸透不足及び日凝縮性気体の混入を検出することができます。試験後(合格)テストシートが均一に黒く変色していれば合格です。試験後(不合格)テストシートが不均一変色している場合は不合格です。滅菌器の点検・修理をしましょう。"false"<外部コントロール:滅菌工程通過をモニタリング>滅菌工程を通過した医療材料と、そうでないものを一目で識別する方法です。滅菌物を開封したり滅菌工程管理記録をチェックしなくても、滅菌物が滅菌工程に曝露されたかを確認できます。滅菌が達成されたかどうかを判断するものではありません。化学的インジケータテープ●外部コントロール用インジケータテープは、第三者が滅菌済であることが確認できるように、写真のように一目で識別できるように貼付することが重要です。10巻/ケース滅菌後にラインが黒色に変化します。24巻/ケース滅菌後にラインがピンク色に変化します。Loadclientside=No<パックコントロール:滅菌パック内部をモニタリング>滅菌剤が十分パック内部に浸透したかどうかを判断するために、化学的インジケータを器具トレイ、滅菌バッグ、布で包装されたセット、滅菌コンテナ等の内部に積載し、滅菌状態をモニターします。内部に入れた化学的インジケータの結果の確認は、オペ室や他の部門によって行われますので、結果の判定方法を院内で共有することも重要です。