)実習用標本(教材用標本と同じ内容の組標本。実習時に生徒個々に行き渡るよう簡易に仕上げました。Microscopes仕様・特徴など、詳細を記入したニコンのカタログがあります。●高NAと長作動距離,収差補正のすべてを実現した高性能対物レンズ。●100Wランプより明るく,しかも低消費電力で熱による影響が少ない50W照明系を採用。●高精度な芯出しレボルバーと安定した動きの高性能ステージ。●30mmの長い焦準ストロークにより,高さのあるサンプルも楽に観察可能。●コストパフォーマンスに優れたタイプのCi-POLもご用意。DF-Fi3-L4従来機種に比べ操作性、画質ともに向上し、高機能、高いコストパフォーマンスを実現しました。2560×1920ピクセルの高解像度撮影が可能です。8.4型カラーTFTディスプレイ採用。顕微鏡用デジタルカメラとしては初めてのタッチパネルモニターを使用することにより、マウス無しで簡単に操作できます。stage回転ステージに取付けて使用することにより、対象物の実測やポイントカウンティングなど効率的な観察が可能となります。十字動範囲:35×25mm、読み取り目盛:0.1mm(バーニャ使用)。Compensator回転アナライザと併用することにより0~1λ(1λ=546nm)までの範囲を測定できます。1800nmまでの範囲を概測できます。Wedge1~6λ(1λ=546nm)までの範囲を概測できます。7種のプレートセット。R中間鏡筒に各プレートを平行又は直交位に複数挿入することで、いかなる整数倍波長のリタデーションも得られます。フィルタリタデーション測定の精度を高める高精度フィルターです。0301-341R中間鏡筒リタデーション標準プレートを平行又は直交位に複数重ね合わせるための装置です。Microscopes仕様・特徴など、詳細を記入したメイジテクノのカタログがあります。求められるほとんどすべての性能を備えたコストパフォーマンスに優れた機種で、実習に最適な顕微鏡です。装備したコストパフォーマンスに優れた偏光顕微鏡です。透過照明による岩石や鉱物の薄片観察はもとより、反射照明により金属・その他不透明物質の偏光観察にも使用の領域を広めます。Series地回転アナライザー付偏光顕微鏡。すべての分野で必要な技法を精密かつ容易に実施することができます。MA956ピッチ幅を固定することにより、ツマミをまわして一定間隔で移動させることができます。MA945ピッチ幅を固定することにより,一定間隔でスライドグラスを移動させることができます。スタンド・照明装置・オプションレンズなど、各部の組み合わせで用途にあった顕微鏡にカスタマイズすることができます。組み合わせのすべてを網羅できませんので、EMシリーズのうちおすすめの四組をご案内しています。それ以外については別刷りのカタログの用意がありますので、ご請求ください。ズーム式ステレオ鏡筒この鏡筒は、低い倍率から無段階に高い倍率に移行することができるので大変便利です。EMZ-5PKL/10標準型ズーム実体顕微鏡です。高輝度LEDを内蔵した透過及び落射照明装置付で安定性と作業効率を重視したポールタイプ平ベーススタンドをセットしています。EMZ-8TR-PBH/10ビーム切替の必要がない三眼ズーム実体顕微鏡です。透過及び落射証明付きポールスタンドをセットしています。ターレット式変倍式ステレオ鏡筒この鏡筒もそのままで、低い倍率からそのまま高い倍率に移行することができます。ズーム式のような連続性はありませんが、例えば10倍で観察し、そのままターレットを回すことで20倍に切り替えることができます。EMTR-2P/10ターレット変倍式ながら、写真撮影装置に接続するための直筒を有する三眼の実体顕微鏡です。MA564X-Y軸方向に50×75mm移動します。一軸ハンドル式を採用しました。一目盛0.1mm読みになっています。作業表面の大きさは116×137mmでステージクリックがついています。結晶等の干渉色や複屈折物質を観察する装置です。透過照明スタンドに取り付けるポラライザ(偏光子)と鏡筒の対物レンズ先端に取り付ける回転アナライザ(検光子)で構成されています。FL151FL150光源装置、FL150/05ダブルアームライトガイド、FL150/05集光レンズ(2個)を組み合わせたシステムです。ライトガイドは自在固定型なので、自由な方向に引き回すことができます。ダブルアームなので、試料の陰影を強調した立体的な照明や、影のでないフラットな照明など、自由なライティングが可能です。HDA-TW3A発熱の少ない高輝度白色LEDを採用。アーム部はセミロック式ですので角度も自由に変えられます。照度:片側で50,000lx以上。照度:30,000lx従来のハロゲンランプと違和感のない電球色タイプLED(100SD)と、キズ等をより鮮明に映す高輝度白色タイプ(10SW)を用意しました。MIT01偏光顕微鏡の回転ステージに装着し、試料のモード分析などに使用します。Topperは、X-Yステージの駆動に直動のステッピングモーターを2個使用することにより、精度の高いステップ動作と容易なステップ選択を実現しました。X-Yステージが駆動し、10種類それぞれの合計データがファイルに保存されます。インターフェイス、またはUSBポートを持つパソコンが必要です。接眼鏡のスケールに正確な拡大率を与えます。偏光シート可視域用にデザインされた偏光フィルム(シート)です。保護フィルムで両面をカバーしているため、使用の際はこのフィルムを剥がしてからお使いください。色はグレイで、裁断自由です。