※ただし、弊社既存設備の範囲内で、準備から片付けまで1日以内に実施が可能なものに限ります。上記に当てはまらなくても、無償で対応可能な場合があります。実績もございますので、まずはお気軽にご相談ください!受託試験サービスとは受託試験のながれ受託試験の種類料金エコデザインの受託試験サービスとはあなたの実験室として、積極サポートいたします。エコデザインでは、オゾンを利用した各種試験の請負サービスを受け付けています。「まずはオゾンの効果を試してみたい」。KI法そのほか、お客様のご要望に合わせて使用装置や系統をカスタマイズしてご提案。完全オーダーメイドタイプの試験として実施いたしますので、JIS規格にないような特殊な条件の試験にも柔軟に対応いたします。「こんなことできないかな?」「ここはこうしてくれないかな?」等々、どんなご要望も、細かなご要望も、何なりとお申し付けください。「自分のラボで試験を行いたいけど、装置レンタルとサポートだけをしてほしい」・・・そんなご要望にもお応えします。気軽にお問い合わせください。Q1オゾンを使いたいのだけど、具体的な試験方法がわかりません。A1詳細にヒアリングを進めながら、過去の試験実績や各種規格を元にして、試験条件や系統をお客様と一緒に考えます。Q2オゾン試験用の装置を準備したいけれど、何が必要かよくわかりません。A2ヒアリングをさせていただいた情報を元に、必要な装置やレンタル品を選定、ご提案します。Q3JISや他の規格にも規定されていない条件で試験がやりたいのですが。A3お客様のご要望に合わせたオーダーメイドタイプの受託試験サービスなので、規格にない条件でも柔軟に対応可能です。Q4外部に委託するのは少し怖いので、試験に立ち会いたいのですが。A4お立合いも大歓迎です!その場で分析するための機材等の御持ち込もOKです。お問い合わせ受託試験お問い合わせフォームの「ご相談内容」には、基本的な試験条件のご希望をご入力ください。不明な場合は、どのような試験結果を得たいか等のご希望をお書きください。試験内容とお見積書を提出いたします。お客様とお電話やメールで、試験内容を進めて行く場合もございます。ご来社いただき、試験装置を確認しながらの各種条件調整も可能です。試験の申込み・試料送付お申込みはホームページからどうぞ。お客様が普段ご使用の注文書でもご利用いただけます。弊社指定の注文書もごさいます。試料(サンプル)もお送りいただきます。曝露試験を実施いたします。試験終了後は報告書をご提出いたします。情報となります(試験内容によって情報は異なります)。試料(サンプル)は報告書に先んじて、またはご一緒にご返却いたします。受託試験の種類エコデザインの受託試験は「オゾンガス」を利用するものと「水中溶解オゾン(オゾン水)」を利用するものの2種類に大きく分けることができます。試験に供する種類によって次の4タイプに分かれます。オゾン水オゾンガス曝露試験▼オゾンガス曝露試験とは試験装置としてオゾンガス部材曝露試験装置を使用します。その基本的な系統構成は、オゾン発生の原料を室内空気とするか、ボンべ酸素とするかによって異なります。室内空気原料の場合で図3-1、ボンべ酸素原料の場合で図3-2となります。ボンべ酸素原料を使用するのは、(1)特に高濃度のオゾン曝露が必要とされる場合、および(2)オゾンのNOxの混入を避ける場合です。オゾンガス曝露試験容器は、サンプル用部材を入れる容器ですが、試験目的、サンプルの大きさ、曝露試験オゾン濃度、その他試験条件によって適切なものを選定します。形態としては次があります。JIS規格に準拠する場合それぞれのJIS規格の規定によります。ここでppmの単位は体積比で100万分の1が1ppmです。1m3の気相中に1ccのオゾンがあると1ppmとなります。条件に合わせ試験を行います。サンプルとする部材の予想される使用環境でのオゾン濃度と予想される使用期間の積「CT値(Concentration×Time)」に合うように試験のオゾン濃度と期間を設定するご希望も承ります。0.03ppm(通常外気中オゾン濃度の評価値)で10年分の劣化をシミュレートする場合、CT値は0.03×10×365×24=2628ppm・hrとなります。これを例えば5時間の試験でシミュレートするには、オゾン濃度を2628÷5=525ppmで行うことになります。CT値と劣化の程度の相関性は、材質等によって相違があると考えられますが、エコデザインでは相関性があるという前提でそのような濃度設定の試験を行っております。JIS規格に準拠すると膨大な曝露時間が必要な場合でも、オゾン濃度の選び方により短期間で実施出来るのが利点です。温度は室温もしくは40°C程度で実施されるケースが多いです。いオゾンに曝露される材質の耐久性を調べる目的で実施されます。相当の高濃度で実施される場合が多いです。100g/m3(N)~200g/m3(N)の範囲で実施される例もございます。ここでg/m3(N)という単位は、標準状態(1気圧、0°C)にしたときに1m3中にオゾンが何gあるかを示すために使います。1g/m3(N)は、標準状態にしたときに1m3中に1gのオゾンがある状態です。ppmに換算すると、0°Cでは1g/m3(N)が467ppm、20°Cでは1g/m3がおよそ500ppmです。100g/m3はおよそ50,000ppmとなり、オゾン劣化試験に比して極めて高濃度の試験となります。オゾンガス曝露試験容器も、上記のオゾンガス劣化試験では通常の恒温槽が用いられますが、オゾンガス耐久性試験では比較的密閉性の高いガラス容器を恒温槽に入れて用いるなどのオゾンの漏洩防止の工夫が必要となります。曝露試験温度はその試験部材の使用環境に応じて設定します。実際の使用条件よりさらに厳しくするために100~150°Cの高温下で実施する場合もあります。80°C以上の高温環境ではオゾンの自己分解が即座に進むため、オゾン曝露を行うことが難しい場合もございます。多くの場合にオゾン濃度、温度ともパラメータサーベイを行い、適切な処理条件を求める試験となります。試験ごとに予め適切なサーベイ範囲を設定する必要がございます。詳細についてはご相談ください。粉体へのオゾンガス曝露試験とは試験装置として、オゾンガス粉体曝露試験装置を使用します。その基本的な系統構成を図4に示します。オゾンガス曝露試験容器には、標準としては回転式オゾン曝露槽を使用します。その内部に収納した粉体を緩やかに回転、攪拌しつつオゾンガスに曝露します。オゾン濃度はオゾン曝露の目的によって設定します。実施例としては10~75g/m3(N)がございます。サンプルに可燃性のある場合などには、それを考慮した濃度設定が必要となります。温度は、現状の弊社の装置では室温となります。高温の試験が必要な場合もご相談ください。液体へのオゾンガス吹込試験とは試験装置として、オゾンガス吹込み試験装置を使用します。その基本的な系統構成を図5に示します。オゾンガス吹込容器にはPFA、ガラス、ステンレス等の容器を使用します。その内部に充填したサンプル液にオゾンガスを吹き込むことで、試験を行います。オゾンガス吹込容器の形態として、次のオプションがあります。恒温槽内に上記(1)を収納した形態オゾン濃度はオゾン曝露の目的によって設定します。実施例としては50ppmの比較的低濃度から100g/m3(N)の高濃度までがございます。温度は80°Cまでの設定が可能です。高濃度、高温の試験についてもご相談ください。オゾン水曝露試験▼オゾン水曝露試験とは試験装置として、オゾン水曝露試験装置を使用します。オゾン水曝露試験装置にはオゾン水供給型とオゾンガス供給型があります。その基本的な系統構成を図6-1,2に示します。オゾン水中のオゾン溶存濃度は、オゾン水供給型では紫外線式オゾン水濃度計にて計測し、オゾンガス供給型の場合には水をサンプリングしてKI法にて滴定します。オゾン水曝露試験容器にはPFA、ガラス、ステンレス等の容器を使用します。その内部に試験対象サンプルを配置して、試験を行います。オゾン濃度はオゾン曝露の目的によって設定します。オゾン水供給型の場合は1~30ppmの範囲です。高濃度オゾン水が必要な場合にはオゾンガス供給型が使用されます。100ppmまでの実績がございますが、より高濃度の試験が必要な場合もご相談ください。温度は通常では室温ですが、室温以上の温度が必要な場合にもご相談ください。お客様のご要望に応じた試験も行っておりますエコデザインが受託する曝露試験は、そのオゾンがガス状オゾンか水中溶解オゾン(オゾン水)かによって、オゾンガス曝露試験とオゾン水曝露試験に大別されます。オゾンガス曝露試験の対象には液体(水、油等)が加わります。下図にオゾン曝露試験の区分を示します。オゾン水曝露試験装置」の4種類となります。環境中のオゾンガスによってどのくらい劣化するかを予測するために実施する試験です。劣化速度を高めたシミュレーションを行う場合には、加速試験とも呼ばれます。このオゾン劣化試験の中には印刷物や塗装の色落ち試験なども含めています。した紙、染色した布等があります。ゴムは一般にオゾンガスに弱いものが多く、ゴムのオゾン劣化の進行速度を調べるためのJIS規格があります。外壁材料など外気にさらされる材料について、その寿命を予測するために実施されることがあります。そのため、耐久性試験と近い意味合いを持つことがあります。オゾンガス劣化試験とオゾンガス耐久性試験は、いずれもオゾンガス劣化試験装置で実施します。耐オゾン性を調べる目的で実施されます。オゾン装置に使用されるフッ素系ゴム、フッ素樹脂等があります。半導体装置にはオゾンを使用する箇所があり、そこに使用される部品なども試験対象となります。オゾンガス耐久性試験とオゾンガス劣化試験は、いずれもオゾンガス劣化試験装置で実施します。自然状態でのオゾン劣化を調べる試験と比して高いオゾン濃度で実施される場合が多く、また、ときには高温下での試験がなされます。したがって、それら試験条件によって、使用されるオゾン発生器等に相違が出てきます。調べる目的で実施されます。試験対象ポリプロピレンなどのプラスチックや高分子フィルムの表面の接着性の改善、アルミ系などの金属材料の塗装材接着性の改善、CFRPに用いられるカーボン繊維のエポキシ接着性の改善等です。粉体の表面処理を目的になされる場合もあります。バラスト水、ペットボトル水、上水、リサイクル水等があります。色素成分をオゾンで分解して漂白する目的で、漂白に必要な条件を求めるために実施されます。固体としては布、紙、パルプ等。