駆け出しCEのblog駆け出しCEのblog臨床工学技士として日々勉強しております。このブログでは、自身の知識や学んだことを他のコメディカルとも共有したいと思い作成しています。関東でMEとして働いています。臨床工学や医療機器について学んだことをMEの目線から書いていきます。看護師さんや他のコメディカルでもわかるように書きますのでみんなで知識を共有していきましょう。酸素流量計はじめに酸素流量計はほとんどの医療施設にある医療機器です。病院の規模が大きくなればそれだけ必要になるものであるため、私の友人が勤める病院では、300本以上酸素流量計を所有しているそうです。1日の貸出、返却件数も多くなるため返却後の終業点検も頻回になります。フロートを通過する前に流量調整弁がある。テーパー管内部の圧力は、大気圧とほぼ等しい。供給圧の変動による影響を受けにくい。下流抵抗の影響を受けやすい。フロートよりも下流に流量調整弁がある。テーパー管内部の圧力が供給圧と等しい。供給圧の変動による影響を受けにくい。下流抵抗の影響を受けにくい。流量計の下流側でネブライザなどを使用する場合は、恒圧式流量計を使用する。大気圧式流量計の場合、チューブの屈曲などに注意する。酸素流量計は台数が多く貸出から返却までのサイクルが早いため、日常点検にかけている時間はあまりありません。日常点検の項目に加え、1~15Lまでの流量をフローアナライザで実測します。この時、設定と実測の値が±10%以内であることを確認します。さいごに恒圧式流量計に関してはテーパー管にひびなどが入っている場合、配管に接続すると破裂してしまう危険性があります。そのため、外装点検時に破損の有無をしっかりと確認する必要があります。投稿する情報を記憶お問い合わせお問い合わせはこちらまで「Amazonライブリンク」は提供を終了しました。