Discoveryを測定器にしましょう。3TBを購入しました。Analyzer(9)DE-5000随分と前のできごとですがLCRメータDE-5000は内部をいじって壊してしまいました。今回はそのケースを有効活用する事にしました。内部には都合の良い事に1MΩ,100KΩ,10KΩ,1KΩ,100Ωの精密なチップ抵抗が実装されていました。10Ωのみ追加しました。この状態でOPEN-SHORT補正を行いました。ケーシングしているので補正結果は安定していて再現性があります。外側が補正後のOPEN-SHORTです。ケルビン・クリップも試してみました。この状態でOPEN-SHORT補正してみました。外側が補正後のOPEN-SHORTです。縦軸は注意して読んで下さい。OPEN-SHORT補正も限界はありますので配線はなるべく短い方が良い結果となりました。OPEN-SHORT補正曲線の内側が測定可能範囲になります。FIRSTモードで基準抵抗は1KΩです。LPFのパターンを設計中で基板サイズは100mmx25mm。BNCですがSMAも実装出来るように変更中。LPF(4)前々回の説明と重複する箇所があります。LPFをLTspiceします。LPFの抵抗値を正規化テーブルから求めます。俊昭著著p.127からの引用です。BRUTON変換した抵抗値はE96(1%)を並列接続して計算値に合わせ込みました。赤色が計算値と実装値になります。実装する抵抗値でLTspiceしてみます。キャパシタの誤差を含まないLTspice結果です。150KHzはGBWの異なるOPA2種で試しています。LT1122カット・オフ周波数:150Hz,1.5KHz,15KHz,150KHz抵抗値は同じ条件でキャパシタをデカード毎に変更しています。キャパシタ値は上図に記してあります。LPF(3)カット・オフ周波数(ー3db)ポイントを拡大するとフィルター方式の違いが判ります。この波形からチェビシェフとバタワースのステップ・レスポンスはリンギングが生じるであろう事は容易に推測できるとおもいます。赤:ベッセル青:バタワース茶:チェビシェフアンチエイリアシング用フィルタはバタワースで組む予定です。Resistance)の性能を引き出すにはCを選別する手間ひまにかかってきそうです。LPF(2)LPFのカット・オフ周波数とキャパシタから抵抗値を求め正規化テーブルからBruton変換する表計算をエクセルでつくりました。Bruton変換した抵抗値をLTspiceに入力します。上からChebyshev,Butterworth,Besselの値を入れました。150Hz、1.5KHz、15KHz、150KHzはキャパシタ値をかえてLTspiceします。0.22uF,0.022uF,2200pF,220pF左から150Hz、1.5KHz、15KHz、150KHzで縦軸を150Hzに合わしてあります。150KHzはOPAのGB積が足りないように見えます。typ.)に変更してみるとButterworthは7th(-140db/dec)を確保できたようです。p.133の設計図をLTspiceしてみました。入出力には設計図には記されていないバッファを配置しました。抵抗はE96を並列接続して設計値に合わせてみました。Filterです?コーナ部の拡大です。+/-0.3dbリップルをシミュレーションに近づけるためには教本によるとキャパシタの相対精度の合わせ込み次第との事です。カットオフ周波数を変えての定数の決定方法を勉強中です。Cancellationキャパシタを表裏に実装するとフラックスがキャンセルされインダクタンスが減少する事の確認実験です最終的には下図のような実装になりました。チップ電解コンデンサは33uF/10Vです。Cカーブは33uFを20個並列接続のデータです。Dカーブは33uFを基板の表裏に各10個並列接続したデータです。同じ容量ですが表裏に各10個を配置するとフラックスがキャンセルされてインダクタンス成分が減少しています。表題の写真のデータはEカーブになります。(0)スピーカのインピーダンス測定スピーカのインピーダンスを測定してみました。Firstで1KΩです。この辺りのインピーダンスだとOPEN-SHORT補正無しでもほとんど変化は有りません。公称インピーダンスは400Hzで測定します。f0は141.7Hzでした。この測定方法は入力抵抗が1KΩでDUTの8Ωに比して十分に高い抵抗値なので電流ドライブと見なせます。入力抵抗が1KΩなのでスピーカの駆動レベルは非常に少ないという条件になります。万ヒットの応募はありませんでした。見過ごしてしまったかもしれません.....また企画..?します。***久しぶりにトランジスタ技術を購入しました。Discoveryでのスペクトラム測定時にアンチエイリアシング・フイルタの必要性の詳述記事が勉強になりました。Fcが150Hz,1.5KHz,15KHz,150KHzのLPFを用意すると正確にスペクトラムと雑音測定が出来るそうでLPFは7次のバターワース特性だそうです。Firstで実験してきました。Firstで実験してみました。100mΩ近辺のノイズが大きい結果となりました。緑の線はW1の出力でクリップ先端に半田付けしています。ノイズ低減が出来ましたが体制に影響は無いと思います。収集結果に贅沢な注文はつけられません。日記・コラム・つぶやき。