導電率の測定ができるモデルが新たに加わりました。これまでの円形コイルに加え、新たに矩形コイルシステムができました。矩形コイルは、小口径コアを箱から出さなくても測定できます。高速かつ正確なスキャン毎秒20回のスキャンを行うことが可能で、同期間に平均化された4つの計測値を保存します。品質管理(QC)パラメータオペレータにデータ品質を評価する能力を提供します。オペレータは、測定結果と共に測定モードでデータの平均値と標準偏差値、あるいはスキャナーモードでデータの平均値および最大値を得ることができます。大容量メモリーにより、ユーザーは、あらゆるコア測定をその深度に相関させるように情報入力が可能になります。ユーザーはボアホールID、ボックス番号、ボックス内の列数、開始と最終深度、および深度間隔の情報入力が可能です。スキャナーモードでは、プッシュボタンで深度間隔の記録が可能です。深度間隔の間のすべての測定値は参考のためにデータ補間されます。壊れたコアやフルコアに対してリアルタイムに直径補正を行います。ルの分析が可能になります。v2の画面で得られます。カーブが一つ標準装備されています。v2にも転送することができます。S/mの範囲で導電率測定ができます。いずれの機器も帰納法とガルバニック法の間で正確な測定を行うためにマルチポイントアルゴリズムでキャリブレーションされています。S/Cは、1台で下記3タイプの計測が可能です。S/Cは、帰納法とガルバニック法の間で正確な測定を行うためにマルチポイントアルゴリズムでキャリブレーションされます。S/mの範囲で測定できます。Ω.m系単位となります。S/Cは、1台で下記4タイプの計測が可能です。鉄鉱石の直接推定濃度測定プレインストールのキャリブレーションカーブを使って、鉄鉱石の推定濃度測定が直接画面に表示されます。SI単位まで拡張可能で、マグネタイトのような高い濃度の測定や分析も可能です。S/Cは、帰納法とガルバニック法の間で正確な測定を行うためにマルチポイントアルゴリズムでキャリブレーションされます。S/mの範囲で測定できます。大容量メモリー4GBメモリーで、最大4,000件の計測データを保存することができます。ユーザーは、記録毎に最大480のデータポイントで、あるいは120秒の音声記録で、最大4,000回のスキャン測定、個別測定が可能です。機器には内蔵スピーカーがあり、スキャンモードでは可変音で帯磁率計測の変動を監視することができます。ボイスレコーダーは機器のスピーカーを通じてボイスメッセージの録音と再生を行うこともできます。キャリブレーション機器は工場出荷時にキャリブレーションされていますが、エンドユーザーはオプションの帯磁率キャリブレーション・パッドを使用することにより、帯磁率計を再度キャリブレーションすることができます。既知の帯磁率を持つサンプルを使用することもできます。インターフェース機器には、オペレータがデータをダウンロードし可視化することができるマルチプラットフォームのソフトウェアGeoViewが含まれています。互換性のある形式にGPSパスを表示またはエクスポートすることができます。BluetoothとUSB接続機能が標準装備されています。対応のGPS端末へ接続して計測値とともにGPS座標を保存することができます。アプリケーションでリアルタイム・スキャナ・プロファイルを得ることが出来ます。USB接続では、機器からPCへの計測値やデジタル音声の迅速なデータ転送が可能になります。ファームウエアのアップグレードやパラメータ設定が可能です。大型液晶ディスプレイ機器操作用インターフェイスとして高輝度液晶ディスプレイが装備されています。機器のさまざまな機能に対処することができます。均質でない表面ではピンを使用し、平らな表面ではピンを使用せずに計測することができます。自動補正によって真の帯磁率を表示します。v2はコアサンプルの測定が主目的で、ピンは備わっていません。基準を満たしています。従って塵芥から保護され、雨や高湿度の気象状況下で保護することもできます。機器はいずれも小型で、人間工学に基づいたデザインは使いやすく運搬に便利です。その対話形式メニューにより簡単に操作できます。データを整理することができる、マルチプラットフォームのソフトウェアです。さらなる相関と解釈のために、機器からパーソナル・データベースへのデータ転送も簡単です。ビットのオペレーティングシステムと互換性があります。位置を含む)と一緒にグループ化されます。ユーザーは、データコレクションへ固有の追加情報を入力する新しいカラムヘッダーを追加することができます。数値表示は、グラフィカルディスプレイのスキャナ・データ解釈に役立つのと同時に、フィールド・データの迅速な評価が可能になります。以下に示すように、スキャンしたデータは、グラフィカルモードで表示されます。マーカーを使用すると測定値を探すのが簡単です。ソフトウエアを使用してインターネット経由で上位バージョンへのアップグレードを行うことができます(PCとUSBあるいはBluetooth接続が必要となります)。アップリケーションのコピーを入手できます。S/Cのオプションとして利用可能です。このパッドは適切なMn-Znフェライトを泥岩で圧縮して製造されています。その目的は、機器が正常に動作していることの確認、あるいは低いあるいは高い帯磁率環境で機器を再調整するためです。パッドにより異なります。high)がご利用になれます。3つの異なるレンジがありますが、個々のパッドにはたくさんの共通パラメータがあります。滑らかな表面で測定に最適かつ正確なデータ低レンジパッドは半固体ゲル、中・高レンジパッドはセラミックスを独自に混合して製造されています。ブリッジ)を用いて個々にテストされたものです。音声記録の有無や使用する電池によって寿命は異なります。コイルの相互交換はできません。※本製品の仕様は改良のため予告無しに変更される場合があります。サイトマップTOPへ戻る。