NV6□NV60デジタル流量計は、ピトー管と多機能デジタル差圧計を組合わせた形態で、配管内の流速による差圧を検出します。小型・軽量でビル空調や工場設備等の冷温水配管に簡単に取付けることができます。NV61・62・63デジタル流量計は、オリフィスと多機能デジタル差圧計を組合わせた形態で、配管内の流速による差圧を検出します。各種プロセス接続(ネジ・ウエハ・フランジ)に対応し、フィールド配管にコンパクトに取付けできます。NV7□NV70差圧式熱量モニタは、温度センサを内蔵したピトー管と多機能デジタル差圧計を組合わせた形態で、配管内の流速による差圧を検出し、流量、温度の演算により熱量を算出します。小型・軽量でビル空調や工場設備等の冷温水配管に簡単に取付けることができます。出力は、パルス、4~20mAの2出力が可能です。パルスは、1熱量、2流量のいずれかを、4~20mAは、1熱量、2流量、温度(3往、4戻)、5温度差、6差圧のいずれかをユーザ側にて設定可能です。上記1~6までの表示確認は、現場にて自由に確認可能です。本製品は、NV6に比べて耐環境性を向上させた小形でコンパクトな差圧式デジタル流量計です。・特許技術のデジタル信号処置機能(ADSP)の搭載で外部振動の影響を解消。Siteを表示します。(別ウィンドウに表示)。