鼓膜体温計の基礎的研究−四種類の精度-鼓膜体温計は正しく体温を測定できるのでしょうか?そこで基準となる温度を1000回測定して、比較検討してみました。右端がテイムテル:TR。四種類の鼓膜体温計のX線写真。右端がテイムテル:TR。表1.四種類の鼓膜体温計を用い、37°Cに設定した標準黒体の測定結果。有効データ数が測定した回数。-0.0812146図1.上の表1をグラフにした。幅の広いグラフは測定結果に、ばらつきが多いことを示し、狭いものは、ばらつきが少ないことを示します。安定した測定ができないことを示す。表示が1度近く低いので、較正が必要。-0.0268934図2.上の表2をグラフにした。37°Cも40°Cも同様の長所と短所を示す。得られた測定順序と、最低温度を示した測定順序。QT、TP、TSは初回測定が低い表示となる。QTは4回目以降は高めの温度表示となるが、1回目と2・3回目、それ以降では表示温度が異なることが明らか(37°Cの基準温度の測定)。最低温度を示した測定順序。QT、TP、TSは初回測定が低い表示となる。図3と同様の結果であった。図5.連続10回測定により、得られた最高表示温度と最低温度表示の差。広いと、ばらつきが大きい。大きいと安定した測定ができないことを示す(37°Cの測定)。図6.40°Cの場合、連続10回測定により、得られた最高表示温度と最低温度表示の差。幅が狭いと、ばらつきが少なく、広いと、ばらつきが大きい。大きいと安定した測定ができないことを示す。西澤伸志著」を一部書き換えて掲載しました。該当する医学雑誌はもよりの医学部の図書館に備えらていますので詳細はそちらを参照して下さい。