開発した製品を、日本国内の開発・生産者の皆様にご紹介しています。対の超高感度な熱電対を用いて測定します。レベル-0パッケージングの最適化ポリマーと1-レベルパッケージングの金属の構造になっています。校正(Calibration)センサーは安定した状態の下でISO8301基準に準拠した方法で校正されます。センサーは平均温度22.5°Cで校正されます。各gSKIN®熱流束センサーは校正係数を含んだ校正証明書を添付して出荷されます。非常に薄いセンサーモジュールと均一のとれた熱抵抗が、大変精密で歪みのない熱流束値の測定を可能にしています。高い感度は測定可能な熱流束レンジを最大限に利用します。高い精度は熱流束測定結果の解析を有意義で根拠の確かなものにし、生産工程や材料を大幅に改善します。gSKIN®熱流束センサーの用途gSKIN®熱流束センサーは、エネルギー効率を高めるために、また、材料の品質を改良し製品に決定的に重要な機能性を加えために役立ちます。数ある中でも特に以下の分野で適用できます。快適さを増加させ、熱の遮断/伝播を最適化することにより、繊維製品の価値を改善します。薄い設計は、動的な環境での測定を可能にします。(R-Values)を通して、最適な建築材料を提供できます。建築構造体の熱流束測定により、また暖房および換気自動制御システムの熱流束測定により、建物のエネルギー効率を増加させる。ソーラモジュールから建物への熱伝達の最適化と理解。“U値”、”K値”、”R値”とはビル建築素材などの断熱性能を評価する測定数値です。“U値”、”K値”は熱貫流率、”R値は熱抵抗値を表します。日本国内では以前熱貫流率を”K値”と呼んでいましたが、熱貫流率を表す記号が国際的には「U」が使用されていることから、平成21年4月より“U値”と呼ぶように変更されました。“U値(W/m2K)”:熱貫流率は熱の通り易さ、”R値(m2K/W)”:熱抵抗値は熱の通りづらさを表す数値です。ある素材の1m2単位で、表/裏両面の温度差1°Cの違いによりどのくらいの熱(ワット数)が通るかを表しています。“U値”が低いほど、その素材の断熱性能が優れているということです。逆に”R値“は高いほど、断熱性能が優れていることになります。ビルの冷暖房には多量のエネルギーが消費されます。現在多くのビルは断熱性能が悪いためエネルギーの無駄があり、ビル所有者やテナントには相当な経済的コストが掛かっています。このため、ビル建築素材の断熱性能を実験的に、正確かつ信頼性のあるデータを取得する必要があります。Time)測定;のために測定装置の中に加える。して、顧客の運転経験をいっそう良くする。チップからの熱放出や熱流束を測定する。プロセス装置およびプラント製造業インテリジェント条件の監視を可能にする熱流束値を測定することにより、プラントの安全性と効率の改善する。