通常は、はかりで検知した信号のうち、安定した区間の信号をフィルターで処理し、質量を計算します。従来の単一処理では、2個乗りが発生して測定区間内の波形が乱れてしまった場合、測定不能と判断し、2個乗りした両方の計量品をNG排出していました。SSVシリーズのオートチェッカは、はかりの分解能などの向上に合わせて信号処理方法を一新。信号波形に対して複数のフィルターを用いる並列処理が可能になりました。そのため、2個乗りが発生した場合には、測定区間の短いフィルターを適用して質量値を計算。強制的にNG品とすることなく、適正な質量判定を行います。前段のコンベアよりもオートチェッカのベルトスピードを少し上げることにより、計量品の間隔を広げて2個乗りを低減。SSVオートチェッカのSMFを活用:オートチェッカのベルトスピードを適正に保つことで、搬送姿勢が安定。2個乗り発生時も適正な質量判定が可能に。新型フォースバランス新たに開発した新型フォースばかりを搭載。(高精度モデル)最小目量0.001g。最高選別精度は±0.010g。分解能は最大4倍(従来比)に上がり、温度特性も向上しました。XII』を取得しました。▶新型フォースバランス1964年から進化を続けるアンリツサービスエンジニアがお電話にて応対。簡単なトラブルはすぐに解消。