Stationシリーズ」は、定格電圧300W/1000W2タイプでそれぞれ120V/500Vの2機種をラインナップ。ブースター機能を標準装備しておりますので、1台の容量で足りないときは10台(1kWタイプの場合は10kW)まで容易に拡張することが可能です。見やすい3.5インチカラーLCDや大型ロータリーノブなど、使いやすさを追求した8つのフロントポイントでオシロライクなユーザビリティを実現しています。使いやすさを追求した多機能I/Fフロントパネルレイアウトは電子計測器では誰もが操作したことのあるオシロスコープのボタン配列と操作性を採用。LCD画面上のボタンイメージに割り付けたファンクションが切り替わり、直感的な操作が可能です。Sweep)があり、これらの組み合わせで17の負荷試験が可能です。負荷モードは指定電圧による自動切替機能を搭載。二次電池など放電試験をする際、出力電圧が設定した値となった際に、過放電させないように負荷モードを切り替えることができます。細かな電流波形設定を可能にするダイナミックモード一般的な2ステップ(HIGH/LOW、2値)のダイナミックモードに加えて、16ステップのダイナミック動作が可能。細かい電流波形での試験に対応します。電流波形は、カラーLCDによりグラフィカルに設定することができ、動作設定は時間と周期(周波数表示)のどちらでも可能です。CPの3種の負荷モードで負荷電流を細かく変化(スイープ)させながら電圧と電流測定を行い、結果をカラーLCDにプロットしてリアルタイムにグラフ化できる機能です。スイッチング電源のOCP(過電流保護特性)や、二次電池のI-V特性などを電子負荷単体で行うことができますので、PCや専用のプログラムは不要です。Stationシリーズは、シーケンス動作用メモリとして1,024ワードを内蔵しており、PCで作成したデータを内蔵メモリに転送することで様々な電流波形を再現することが可能です。各ステップのきざみ時間は共通で、最小1msから最長1minの範囲でプログラミングすることができます。※シーケンス設定のサンプルソフトウェアを当社Webからダウンロード頂けます。電流が流れない」という制約は過去の常識となりました。Stationシリーズは、ゼロVから電流がリニアに変化する「電子抵抗特性」となっており、最小動作電圧を気にする必要がありません。一般的な電子負荷装置にあるようなソフトスタート動作が必要ないため、電流遅れのない理想的な立ち上がりとなります。電子負荷装置は、使用条件によっては電流オーバーシュートやリンギングなどが発生することがあります。Stationシリーズは、高速電流フィードバック制御技術によりこのような電流を排除して理想的な電流波形を実現しました。リップルノイズ測定やブースター接続といった機能追加、拡張のための各種オプション・アクセサリをご用意しております。用途に合わせてお選びください。マスター/スレーブ接続ケーブルオプションは接続する台数分必要となります。6mA並列運転マスタ機として設定した本機1台に対し、スレーブ機として設定した他機を並列接続する方法です。並列接続できるスレーブ機は、マスタ機と同じ耐圧の機種(マスタ機がLN-300A、LN-1000Aが対象)10台まで可能です。公称分解能とは、各設定モードで想定している分解能の概算を示します。設定抵抗値』の理想電流値を示します。最小負荷応答時間とは、スルーレート設定において応答可能な最小値となります。外部制御モードの設定確度は、制御電圧入力10V時のみとなります。定抵抗モードの設定確度は、負荷入力電圧が選択中の電圧レンジの1/10V以上の電圧値から有効です。電子負荷装置を使用する環境温度(装置内温度)及び動作時間により変化します。電流値により最小動作電圧は変化します。定電流モード時のみ設定可能です。CVモードでは最大値設定と最小値設定を選択できます。湿度70%以下において6ケ月間保証します。同一測定モードとレンジの場合の測定時間です。電流測定レンジは、選択している負荷設定レンジにより決定されます。測定結果を絶対値で返します。電流リミット機能で制限を行い負荷部を保護します。電力リミットで制限を行い負荷部を保護します。過電圧印加時にアラームを発生します。装置内温度上昇時にアラームを発生し、出力をオフして負荷部を保護します。逆接続時にアラームを発生します。過電圧、逆接続アラーム機能は、警告のみで負荷部を保護しませんので速やかにアラーム要因を取り除いて下さい。電流モニタ出力はアイソレーションされていません。電流レンジHigh,MidレンジとLowレンジでは、電流モニターのf.s.と定格電流が異なります。『測定電流値×(電流モニターf.s./定格電流)』の換算電圧値を示します。マスタ機として設定した本機1台に対し、スレーブ機として設定した他機を並列接続する方法です。並列接続できるスレーブ機は、マスタ機と同じ耐圧の機種(マスタ機がLN-300A、LN-1000Aが対象)10台まで可能です。公称分解能とは、各設定モードで想定している分解能の概算を示します。設定抵抗値』の理想電流値を示します。最小負荷応答時間とは、スルーレート設定において応答可能な最小値となります。外部制御モードの設定確度は、制御電圧入力10V時のみとなります。定抵抗モードの設定確度は、負荷入力電圧が選択中の電圧レンジの1/10V以上の電圧値から有効です。電子負荷装置を使用する環境温度(装置内温度)及び動作時間により変化します。電流値により最小動作電圧は変化します。定電流モード時のみ設定可能です。CVモードでは最大値設定と最小値設定を選択できます。湿度70%以下において6ケ月間保証します。同一測定モードとレンジの場合の測定時間です。電流測定レンジは、選択している負荷設定レンジにより決定されます。測定結果を絶対値で返します。電流リミット機能で制限を行い負荷部を保護します。電力リミットで制限を行い負荷部を保護します。過電圧印加時にアラームを発生します。装置内温度上昇時にアラームを発生し、出力をオフして負荷部を保護します。逆接続時にアラームを発生します。過電圧、逆接続アラーム機能は、警告のみで負荷部を保護しませんので速やかにアラーム要因を取り除いて下さい。電流モニタ出力はアイソレーションされていません。電流レンジHigh,MidレンジとLowレンジでは、電流モニターのf.s.と定格電流が異なります。『測定電流値×(電流モニターf.s./定格電流)』の換算電圧値を示します。電子負荷カタログ記載されている仕様・形状等は、改良等により予告なしに変更されることがあります。最新の製品情報につきましては、当社までお問合せ頂けますようお願い致します。