6600シリーズPWM方式の6600シリーズは、DC出力オプションを追加することにより0~400Vの直流を出力することが可能となりますので、交流だけでなく直流入力機器の試験も可能です。出力周波数は45~500Hz(6700シリーズはオプションで1000Hzまで可能)となっており、航空機などの400Hzあるいは800Hz機器の試験にも使用することができます。500VA、1kVA、2kVA、3kVA、5kVAの5機種をラインナップ。開始及び停止位相角の設定が可能/瞬断試験に便利なサージ&ドロップ機能を内蔵しております。高さ2U(約89mm)のスーパースリム設計50組のメモリー内蔵。単結ブロック図セレクションガイド*1:カッコ内の数値は600V出力オプション選択時の仕様です。*2:カッコ内の数値は周波数オプション選択時の仕様です。工場出荷時のみ入力電圧の変更(120V/240V)が可能です。I/Fカード)は、標準で実装されております。インターフェースはどれか一つのみ実装が可能です。(電圧×電流)の演算結果を小数点以下3桁にて表示します。Hi値一定となる様に動作。日本国内仕様では、6605/6610の場合は「100Vac/200Vac±10%」、6620/6630/6650の場合は「200Vac±10%」が標準です。海外仕様の入力電圧の指定もできます。出力電圧120V/240Vに設定した時の最大負荷電流です。力率0.8以下の負荷で連続運転可能です。測定電圧が5V以下の時、確度保証はありません。電源電圧選定に関する注意6610を電源電圧100Vacで使用する場合、出力できる電力は750VAまでとなります。これは、入力コネクタの定格(15A)による使用制限によるものです。6610について750VA以上出力する必要がある場合は、電源電圧200Vacでお使いください。交流電源カタログ記載されている仕様・形状等は、改良等により予告なしに変更されることがあります。最新の製品情報につきましては、当社までお問合せ頂けますようお願い致します。