固体・導体へ概要レベル伝送器インピーダンス式レベル計[IP型]は良導電性の液体、粉体測定に最適です。絶縁体と金属類の良導体と、その中間体の導体となります。従来の静電容量式や差圧式では測定不能な場合が多いですが、ディテック製IP型はこのような導体、及び良導体に対しての専用器として開発しました。流体のポテンショメーターと考えることが出来ます。流体に適したインピーダンスのエレメントをタンク内に設置します。測定流体の充たされた位置までエレメントが流体により短絡され、エレメントに定電流を流せば生じる電圧はレベルに反比例します。(容器がGLやFRP等の場合、液絡電極を設けます)これを統一信号に変えてレベル信号を発信します。導電性が大きく付着性が大きい流体が高精度で測定できます。不可能な流体に適します。)圧力、比重の影響を受けません。簡潔な原理、構造のため信頼度が高い。性能に影響なく検出器と変換器の分離設置が出来ます。溶融塩、金属等の測定も可能です。雷の発生が激しい場合には落雷用アレスタにより安全です。製品構成IP-QBS型(非防爆型)<変換器分離型>検出器と変換器で構成し、検出器と変換器間は専用ケーブルで接続されています。共通オプション製品構成IP-NSB型(本質安全防爆型/i3nG5)<完全分離型>検出器と変換器と電源で構成し、専用ケーブル及び4芯制御ケーブルで接続されています。専用ケーブルを短かくすることができ、ノイズを拾うことも少なく安定した性能を得ています。IP-QBS型と同一特性を持っています。×PreviousNext。