Data信号を発生できます。Gbit/sの信号を受信し、BERを測定できます。Gbit/sに拡張する事により、100GbEから400GbEの研究開発にスムースに移行できます。ジッタトレランス試験バスタブジッタ測定モジュール構成により、BER、ジッタ測定をマルチチャネルで実現。Data発生、BER測定、ジッタトレランス測定を可能とします。ジッタ)などの各種ジッタ成分の耐力測定や、バスタブジッタ測定にも対応しており、CEI-56Gなどの最新の標準規格に対応できます。Openingを補償するイコライザ、ジッタトレランスソフトウェアなどシグナルインテグリティ評価のトータルソリューションを提供します。MHzにおいて、0.55UIの大振幅SJを発生でき、十分なマージンを持ってレシーバのジッタトレランスが試験できます。rms(代表値)*と極めて少なく、低ジッタ振幅から正確な測定ができます。大振幅SJ、低残留ジッタの実現と優れたジッタトランスペアレント性により、高精度なジッタトレランス試験ができます。2トーンに対応したSJと、その他のRJ、BUJ、SSCを同時に付加できるため、さまざまな規格のジッタトレランス試験に対応できます。MX181500Aは、多くのマスクテーブルに標準で対応しており、さらに次世代規格に対しても、簡単にマスクテーブルを編集できます。Noiseを測定した場合の代表値。MUX)関連リンク光通信ネットワークの全体像からエリアごとに、わかりやすく記載したリーフレットなど、資料をご用意しています。