2019.12.21スポンサーリンクこのページでは、電力計の原理と二電力計法について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の理論科目で、実際に出題された電力計の原理と二電力計法の過去問題の解き方も解説しています。電力を計算する式は、次の式で求めることができます。θ$〔W〕いずれにしても電圧と電流の積に比例します。したがって、電力を測定するためには、電圧と電流を同時に測定する必要があることがわかります。時間的に変化しない直流であれば、一つの計器で電圧と電流を別々に測定して、その積を計算することも可能ですが、時間的に変化する交流では、電圧と電流の位相関係が電力に影響を与えますので、電力計では同時に計測して各瞬間の電力を計算し、その平均値を求めますから、電圧と電流を同時に連続的に測定することが必要です。この計器では、固定コイルに負荷に流れる電流を通し、磁界を発生させます。この磁界の中にある可動コイル(指針と一緒に動くコイル)には、電源の電圧を加えて、電圧に比例する電流を流し、磁界を発生させます。この二つの磁界により指針が動くのですが、指針が振れる幅は電圧と電流の積に比例しますから、電力を測定できるのです。三相電力の測定(二電力計法)三相交流回路における電力の測定は、平衡回路と不平衡回路で異なります。次の図は単相電力計を使って平衡三相回路の電力測定法です。スイッチを1側にして測定した値と2側に切り替えて測定した値の絶対値を加えて電力を求めます。2のいずれかが負の値(指針の逆振れ)になることがあるからです。次の図は単相電力計2台を使って測定する方法で二電力計法といいます。この方法では、不平衡の三相交流回路でも電力を測定することが可能です。この方法でも、二つの電力計の指示値の絶対値を加えて電力を求めます。電流計を用いて計測する回路である。この場合、次の(a)及び(b)に答えよ。計器用変圧器VT及びCT1の二次側に接続した電力量計の発信装置の出力パルスを、負荷が安定している10分間測定したところ、そのパルス数は130であった。この負荷の1時間当たりの消費電力量[kWh]の値として、正しいのは次のうちどれか。この電力量計の発信装置の1[kWh]当たりの出力パルス数は4,000である。VT及びCT1の一次定格/二次定格は、それぞれ6,600V/110V及び100/5Aである。この負荷に流れる電流を変流器CT2の二次側に接続した電流計で測ったところ、電流計は2.0[A]を示した。この負荷の力率[%]の値として正しいのは次のうちどれか。変流器CT2の一次側定格/二次側定格は、100/5Aである。三相平衡負荷に供給する電力を二電力計法で測定する。2台の電力計W1及びW2を正しく接続したところ、電力計W2の指示が逆振れを起こした。電力計W2の電圧端子の極性を反転して接続した後、2台の電力計の指示値は、電力計W1が490[W]、電力計W2が25[W]であった。このときの対称三相電源が三相平衡負荷に供給する電力[W]の値として、正しいのはどれか。三相交流電源の相回転は、a、b、cの順とし、電力計の電力損失は無視できるものとする。線電流より60°以上進んでいる場合、指針が逆に振れます。この場合は、電圧コイルの接続を切替えると正常に指示します。[W]答え(3)2011年(平成23年)問17電力計について、次の(a)及び(b)の問に答えよ。(a)次の文章は電力計の原理に関する記述である。積に比例したトルクが可動コイルに生じる。)の測定に使用される。)のように表わされる。$φ$〔rad〕は位相角である。上記の記述中の空白個所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組み合わせとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。個使用し、三相電力を測定する2電力計法の理論に関する記述である。対称三相交流電源が接続されている。この回路で、図のように単相電力計$W_1$と$W_2$を接続すれば、平衡三相負荷の電力が、2個の単相電力計の指示の和として求めることができる。\dot{V}_{c}$となる。電圧の関係は図4のようになる。図4における$φ$[rad]は相電圧と線電流の位相角である。))cosφ=\sqrt{3}VIcosφ$[W]となるので、2個の単相電力計の指示の和は三相電力に等しくなる。上記の記述中の空白個所(オ)、(カ)、(キ)及び(ク)に当てはまる組み合わせとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。過去問解説(a)次の文章は電力計の原理に関する記述である。積に比例したトルクが可動コイルに生じる。)の測定に使用される。)のように表わされる。$φ$〔rad〕は位相角である。個使用し、三相電力を測定する2電力計法の理論に関する記述である。対称三相交流電源が接続されている。この回路で、図のように単相電力計$W_1$と$W_2$を接続すれば、平衡三相負荷の電力が、2個の単相電力計の指示の和として求めることができる。\dot{V}_{c}$となる。電圧の関係は図4のようになる。図4における$φ$[rad]は相電圧と線電流の位相角である。))cosφ=\sqrt{3}VIcosφ$[W]となるので、2個の単相電力計の指示の和は三相電力に等しくなる。(クリッパ回路とリミッタ回路)このページでは、波形整形回路(クリッパ回路とリミッタ回路)について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の法規で出題される特殊場所の施設について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。汽力発電所の熱効率このページでは、汽力発電所の熱効率について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の電力科目の試験で、実際に出題された、汽力発電所の熱効率の過去問題も解説しています。単相交流の電力と力率このページでは、単相交流の電力と力率について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の理論科目で、実際に出題された単相交流の電力と力率の過去問題の求め方も解説しています。...理論オシロスコープの周波数測定このページでは、オシロスコープの周波数測定について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験三種の理論科目で、実際に出題されたオシロスコープの周波数測定の過去問題の解き方も解説しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(2019/4/21時点)スポンサーリンク。