サービスは、お客様の「ものづくり」の未来を切り開きます。(TG-DTA/MS)概要TG-DTA/MSは、示差熱天秤と質量分析装置が連結された装置です。試料加熱に伴う重量変化(TG)、示差熱(DTA)の測定と同時に、試料から発生するガス成分を質量分析(MS)することが可能です。PI法では、発生ガスのイオン化を穏やかに行うため、発生ガスの分子構造を壊さずそのまま分子イオンの状態で計測することが可能であり、試料の熱分解挙動をより詳細に明らかにすることができます。試料から発生したガス成分は、インターフェース部を経て、質量分析計に導入されます。フィラメントあるいはVUVランプによりイオン化されたガス成分は、四重極電極で質量分離された後、電気信号として検出されます。1~410測定例ポリスチレンの熱分解挙動を紹介します。EI法では、フラグメンテーションによる多数のピークが検出されました。104、208の二つの分子イオンピークが顕著に認められました。