Aお問い合わせ膜厚計アドミッタンスゲージは世界に類を見ない膜厚計です。データーを保存できます。測定対象物は、金属等の導電体上の絶縁物質の厚み測定。以下で、アルミ板や銅板の凹凸や波うちした板であっても、電極面積が大きいほど測定の平均値とゴムの持つ柔軟性の相乗効果で、誤差要因の影響を最小限にした測定となります。試験片の材質の違いや厚さ、表面粗さ、突起物付近、切り端付近の測定誤差がほとんどありません。ハンドプローブでは、素材の金属部と通電できれば、板厚に関係なく、湾曲部等の測定ができます。作成された標準板の精度(直線性)が評価できます。あるため、JIS規格がありません。試験方法も弊社独自の試験方法です。膜厚の種類ごとに、誘電率の設定をしないと正確な測定ができません。よる標準板を作成して使用します。補正モードでは、標準板を測定すると測定した数値を表示し保存します。この標準板の数値をキー入力すると、測定した数値と標準板の数値を本体内蔵のCPUで誘電率を逆算して自動校正します。ポイント補正モードでは、最大9枚の標準板を1枚目と2枚目の傾斜を演算で折れ線リニアライズ補正します。Aをクリックしてください。標準板の作成は、左欄の「標準板の作成」をクリックしてください。Cookie(クッキー)を利用しています。使用に同意いただける場合は、「同意します」をクリックしてください。ポリシーをご確認ください。