4)6年(15,000時間)毎オーバーホールを受ける。12.欠点1)新登場の最新鋭機にしては、呼気弁の制御能力や駆動方式が古典的であり、新しい呼吸モード(SIMV/PCV,BIPAP)も装備されていない。CLV-701.特徴(図III-2-7)外見は斬新であるが、機構は保守的である。自発呼吸には、PSVではなく、古典的な「定常流機構+リザーバーバッグ」で対応する。吸気バルブ自体は電気信号で流量を変える事ができ、この点はいかにも過渡的である。2.ニューマティック回路(図III-2-8)O2/Airから入力した高圧ガスはレギュレーターPR1,PR2で減圧される。ブレンダーで酸素濃度が調節される。吸気弁MLVの働きで吸気ガスができる。呼気弁駆動ガスは酸素より供給される。電磁弁SL1,SL2,SL3の働きにより呼気弁が開閉される。電磁弁SL12,SL8とネブライザーポンプによりネブライザー駆動ガスが発生される。定常流ガスは電磁弁SL7の開閉により発生される。エアーコンプレッサーを内蔵しないモデルも選択できる。CLV-70の操作パネルモード設定はボタンで選択する。数値設定は項目に該当するボタンを押して項目を確定し、矢印のボタンで数値を選択する。設定値はディスプレーに表示される。CLV-70のニューマティック。