Starを開発したInfrasonics社が作製した成人用人工呼吸器である。内部構造には最新のコンピューター技術が盛り込まれていて、デザインや操作方法とともに、まさに「パソコン・べンチレーター」である。Bennett社もMarincrodt社に買収されて、現在はInfrasonics社の存在はない。Starも1998年12月で製造中止となる。Unit)がこの機器の大きな特色である。従来、一つのMPUで全ての機能をコントロールしてたが、マルチ-MPUを使うことで、各MPUの仕事量を減らし、より高速な作動を達成する。各MPUのエラーによりシステムダウンが発生する頻度は増加する。x3)が使用されている。box)として使うことで各MPU間をアイソレーションし、エラーが全体に波及するのを避けている。換気条件などの設定方法も特異的で、パソコンと同様に回転式のノブ(マウスと呼ばれる)と入力キーだけでほとんどの操作が可能である。7200aeのように、呼気弁直前に呼気弁の汚染防止を目的に加温したバクテリアフィルターを設置して、呼気弁の日常的な洗浄、滅菌を不要にしている。呼気弁のドライバーも変わっていてパルス数をデジタル的に調整することで目的の圧を発生する。pneumotachometer"と呼ばれるフロートランスデューサーが用いられている。transducer)で計測して流量に換算する。4)吸気・呼気バルブ吸気バルブは電気的に流量調整が可能なサーボバルブで、ステッパーモーターにより駆動される。呼気バルブにはガス駆動型のマッシュルームバルーンが使われている。それぞれウォータートラップとフィルターを経由して入力される。ガス入力部には一方向弁があり、配管への逆流を防止する。両ガスはレギュレーターで減圧、安定化された後、フローコントロールバルブを通り、一期的に酸素濃度調節と吸気ガス流量調整が行われ吸気ガスになる。フローコントロールバルブでの減圧の程度は計測され、バルブ制御の精度を維持するのに利用される。吸気ガスの一部はネブライザーポンプにより吸引されてネブライザー駆動用のガス(10psi,8LPM)になる。吸気ガス流量はフロートランスデューサーにより測定され、吸気バルブのサーボ制御用の情報になる。安全弁は吸気ガス出力に設けられており、異常高圧時の解放弁として、また機器異常時の回路解放弁として機能する。呼気ガスはヒーターボックス内の加温バクテリアフィルターを通り呼気弁に導かれる。呼気ガスも流量計により流量、換気量が計測される。フロートランスデューサーの較正は自動的に行なわれる。valve)は、吸気時にはIMVレギュレーターで60cmH2Oに調節された駆動用ガスで閉じられる。呼気時にはPEEPレギュレーターで調節された駆動用ガスでPEEPのレベルを調節する。IMVレギュレーターの出力圧は60cmH2Oであるが、実際には呼気弁と呼気弁バルーンとの面積比が数分の1なので、139cmH2Oの高圧安全弁として作動する。吸気と呼気での呼気弁の駆動ガスの切り替えはSV3で行われる。SV0は呼気時の駆動圧開放弁である。system)はユニークである。一般に、呼気弁駆動ガス(これでPEEPを作る)は、サーボバルブやメカニカル方式のレギュレーターでつくられる。Starでは電磁弁"SV1"のスィッチングによって発生される。その切替頻度は低い圧では少なく、高い圧で多い。高速作動のため取り出せる流量が少ないので、ゴム製のアキュムレーターバッグで圧を平滑化(リップル除去)したあと、この圧を基準圧としてPEEPレギュレーターで駆動用ガス圧を得ている。PEEPレギュレーターは電気回路の電流増幅素子と同じ役割である。PEEPレギュレーターには、駆動ガス圧が安定化するようにサーボ制御されているが、実測PEEP圧に基づくサーボ制御ではない。ml程度エアーパージがあり、水滴凝集によるトラブルを防止している。valve"がIMV/PEEPレギュレーターにガスを供給する構造になっている。コンプレッサー内臓モデルではエアー供給が停止したときに自動的に内臓コンプレッサーが作動する。圧トランスデューサーやフロートランスデューサーは自動的にゼロ点較正バルブにより較正される。tube)によって、患者の口元近くの圧変化を感知する圧トリガー方式である。M&Aの影響でフロートリガー機構(つまり、フローバイ2.0と同じもの)の開発スケジュールは遅れている。2)ASSIST/CONTROL通常はVCVによるCMVである。3)SIMV可変時間方式(全期間式)である。強制換気にはVCVとPCVが利用できる。自発呼吸にはPSVが利用できる。3.5秒(小児用回路では2.5秒)を超えた場合である。5)PCVオプションで利用できる。cycledの二つの設定方法がある。cycledではモードはASSIST/CONTROLしか利用できない。これはIRV/PCVを想定したモードであり、鎮静状態を前提にしている。一応自発呼吸にトリガーする。cycledではすべてのモードで利用できる。その際VCVのかわりにPCVが適応される。呼気時間が200mSを切るとアラームが作動し、強制的に200mSを確保する。この場合は設定呼吸数は確保できない。CPAPモードではバックアップ換気がPCVで行われる。PCVの吸気の立ち上げ流量は10〜160LPMの範囲で設定できる。自発呼吸が連続して3回トリガーすると元の換気条件に戻る。7)肺メカニクス(図III-10-4)オプションで、静的メカニクスと動的メカニクス、フロー/ボリューム曲線、ボリューム/圧曲線の表示、Auto-PEEPの測定ができる。8)SighSighは、換気量(100〜2500mlで設定可能)と回数(0〜20回/時で設定可能)の設定ができる。PCVではSighは使えない。分くらい作動し続けれる。データをプリントアウトできる。Outputも用意されている。11)拡張ボードメモリーやボードに将来の拡張を見込んで余裕を持たせているので、マウスによる操作環境と相まって、機能が簡単に拡張できる。インチ、モノクロCRTに、すべての設定や表示をディスプレーする。CHANGE)のキーだけを使用する。screen)この画面でのみ、機械の設定やアラームレベルを変更できる。Screen(Pending;未決、審議中の意)が表れ、設定内容を確認する。status)この画面では患者の状態が一望できる。グラフが同時に表示される7.モニター、アラーム機能1)無呼吸アラーム無呼吸と認識するトリガーの無い時間を、5〜60秒の範囲で設定可能である。2)気道リークアラーム6LPM以上のリークを感知すると作動する。自動的に22LPMまでのリークは代償可能である。ガス異常、等のアラームも搭載されている。8.ディスプレー機能CRTに設定、アラーム内容、グラフィック等の情報を表示できる。Puritan-Bennett社製、Fisher&Pykel社製、等が取り付け可能。TEST"(15秒)を行なう。SILENCEを同時に押してテスト画面に入り、指示通りに操作する。以下の14項目がテストされる。Test2)呼気側のバクテリアフィルタークイックテストで不合格の場合、あるいは5000時間使用ごとに交換する。ヒーターボックス内で加熱されので専用品(\15000)を用いる。ネブライザーを使用すると寿命が短くなる。滅菌はオートクレイブのみ可である。11.定期点検1)2500時間ごと呼気弁は金属製であるが内部にシリコン製の膜が含まれている。これは2500時間ごとの交換が勧められている。2)5000時間ごとほこりフィルターは5000時間ごとに清掃する。バクテリアフィルター、吸気側フィルター、呼気側フィルターは、12ヶ月ごとに交換する。Test6ヶ月ごとに実施する。12.欠点1)吸気ガスの流量制御能力は第四世代機にふさわしい能力を持つが、呼気弁の制御能力は充分とは言えず、第二世代機並である。フラッシュキーがない。上部の白色の部分が差圧式フロートランスデューサーである。下部の金属部分は呼気弁である。キーとSelectノブとENTERキーだけで操作する。項目に到達するまで忙しくSelectノブとENTERキーを操作することになる。設定する項目までSelectノブを回してカーソルを移動し、ENTERキーで項目を確定する。希望の数値(項目)が表示されるまでSelectノブを回し、ENTERキーで数値(項目)確定する。操作のガイドは画面下に表示されている。日本語表示にもできる。PCV設定用の画面PCVはI:E比から設定する画面と吸気時間より設定する画面が選択できる。SIMV(PCV)も選択できる。