(1/4)ハンダ面が真っ白になった直流ランプを内蔵した光源機器の修理依頼があった。白くなった基板は、初めてだ。白い物質を降らせた原因とともに、修理していこう。見た、白いハンダ面150Wの直流ランプを内蔵した2台の光源機器の修理依頼があった。電源基板を取り出したら、基板のハンダ面が真っ白になっていた。今までいろいろな不具合の基板を見ているがハンダ面が白くなった基板は初めてだ。修理を行って詳細確認したら熱源を持つ機器の放熱の重要性が良く分かった。今回は光源機器の修理を報告する。明るくすると消灯する修理依頼のあった光源機器は、画像検査装置用の光源であり、検査対象物(ワーク)の表面を照らすために明るい昼光色を出す光源だった。不良内容は『ランプが点灯しない。明るさを強くすると消灯し、ランプがつかなくなる』ということだった。現品を入手して、カバーを外したら電源基板が見えた。電源基板の写真を図1に示す。(クリックで拡大)基板や配線が少し白っぽく見え、手で触れると白い粉がポロポロと落ちた。単なるゴミではなさそうだ。基板を外したら、基板の直下にランプがあった。ランプの横にはファンがありランプの熱を放熱していた。通信用回路の基板もあったが配線や通信用基板のパターンも白っぽくなっていた。図2:基板を外すしたところ。LLC.ITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。