Visionは最上位機種として1997年に発売された。最大フローや圧も強化され、酸素濃度設定やアラーム機能も内蔵された。Ventilation)モードも搭載されている。Visionの構造)外気より導入した空気はブロアーにより加圧される。IPAP圧に応じてブロアーの回転数は3段階に変化する。PVAは2つバルブ群で、IPAPやEPAPにおいて不必要な圧は放出してIPAP/EPAP圧を調節する。吸気ガス流量は、フローセンサーとリーク補正機構により推定するが、呼気ガス流量は、リーク補償のため必要とするガス流量が呼気ガス流量の存在により減少することより演算する。Visionでは以下の改良が加えられている。�@ブロアーを高容量のものに変更している。timeの調整のためにもう1つバルブを追加して、2連式になっている。2つのバルブは連動していない。�B最大流量を高めるためにこれらのパーツは直線的に配置されている。�Cグラフィックディスプレーを設けている。そのために一部にデジタル回路が導入されている。30と類似でアナログコンピューターで構成されている。4.トリガー条件BiPAPのように回路リークが前提の換気法では、リーク補正がしっかりしていないとトリガーを正確に捕捉できない。独特のトリガー条件を用いて誤動作を防いでいる。これらは以下のように命名されている。Vision,EFA説明図)EPAP時間が5秒以上になれば、患者の呼気ガスは存在しないはずである。Breathで再設定する。この方法は確実であるが、EPAP時間が5秒以上ある頻度は場合によってはあまり期待できない。そのため次の方法も併用する。Vision,TVA説明図)回路リークがなければ、吸気ガス量と呼気ガス量は同じはずである。吸気ガス量と呼気ガス量の差は回路リークと見なせるので、両者の差がなくなるようにベースライン(フロー)を再設定する。Triggerベースラインガス流量(前述のリーク量を補正した)を超える吸気ガスの量が6mlに達するとIPAPが始まる(S/Tモードでの自発呼吸)。SignalとはRespironics社独自のトリガー方式で、IPAP-EPAP、EPAP-IPAPへの移行に関与する。Signal波形を比較し、これらの線が交差する時点でIPAP、EPAP相を終了させる。この概念の本質は、実測した値から変化の著しい時点を検出していると考えられる。Time自発呼吸時にはIPAPを最大3秒に制限し、これを超過するとEPAPになる。flowとも呼ばれる)を経時的に上昇させる。この場合IPAP時間が長くなる程、IPAPからEPAPへの移行が起こりやすくなる。Visionの操作パネル)1)一般操作ディスプレーに対応したファンクションキー設けてあり、メニューに応じてキーを押して選択する。数値はつまみ入力する。機器の装着に先立ち、まず、呼気ポートテストモードに入り、呼気ポートやマスクでのリーク量を測定する必要がある。次にオペレーションモードに入り呼吸モードを選択する。30のそれとは若干異なる。cycleでIPAPが終了する。換気回数の設定値によって決まる一定の時間内にトリガーがなければPCV+PEEP類似になる(BIPAP類似?)。Timeを設定すると吸気圧立ち上げ時間を設定できる。酸素濃度、アラーム設定を行うと設定操作は完了する。invasive)と気管挿管用回路(invasive)が利用できる。患者回路には必ずバクテリアフィルターを装着する。Visionのバーグラフ表示例)フロー、ボリューム、圧の3波形をグラフィック表示できる。換気量や換気回数、リーク量など、設定値や実測値を数値表示できる。バーグラフ表示もできる。7.メンテナンス背面パネルフィルター、酸素モジュールフィルターは適宜点検、交換する。1年ごとに定期点検を受ける。