1|2|3|4|5ファンクションジェネレーターの校正ファンクションジェネレーターの性能が仕様範囲であるかは定期的な校正をすることによって確認する。信号源であるため振幅と周波数の特性を校正することが基本となる。校正項目は測定器メーカーによって規定されている。なるユニバーサルカウンターを用いて、正弦波(1MHz、10Vp-p/開放)を測定して、仕様内であることを確認する。変化させたときに確度が保障されるかを確認する。1kHzの正弦波を20Vp-pから0.02Vp-pまで異なる振幅を発生させ、基準となるデジタルマルチメーターを使って実効値測定を行う。DCオフセット確度試験DCオフセット確度はDC電圧のみを発生したときと、DC電圧を0Vとして、1kHzの正弦波を重畳したときのAC+DCの交流の振幅を測定する2つの方法を取っている。周波数特性を持っているため、ファンクションジェネレーターの周波数/振幅特性を測定する。1kHzから最高発生周波数の30MHzまでを複数の周波数で正弦波の振幅を測定する。100kHzまではデジタルマルチメーターを使って振幅を実効値測定し、100kHz以上は高周波パワーメーターを使って振幅を測定する。発生した正弦波の波形には歪みやノイズが重畳している。ディーティ比と立ち上がり時間、立ち下り時間の設定ができるため、基準となるユニバーサルカウンターやオシロスコープを使って測定を行う。2チャンネル間時間差試験2相の信号を発生することはできるファンクションジェネレーターでは同じ周波数の波形を異なる位相で発生することができる。WF1974では180度の位相差がある10MHzの正弦波と方形波で正しく位相設定されているかを基準となるユニバーサルカウンターを用いて測定する。おわりにファンクションジェネレーターは市場が要求するさまざまな波形を発生できるように進化してきた。現在のファンクションジェネレーターはデジタル技術を積極的に使った製品になっている。PCとの組み合せが進み、複雑な波形をPC上で構築することはできるようになってきた。IoTが普及する時代が間近に迫っており、多くのセンサーやアクチュエーターの利用が拡大すると期待されている。さまざまなIoT機器の評価にはファンクションジェネレーターが必須となり、活躍する場は多くなると思われる。今後も市場の要求を反映した今までにない新たなファンクションジェネレーターの登場することが期待される。転載元「TechEyesOnline」紹介TechEyesOnlineは、測定器を中心にした製品情報や技術情報を提供する計測器専門の情報サイト。インタビュー記事までオリジナルコンテンツを豊富に掲載しています。関連記事ファンクションジェネレーターの機能と周辺機器ファンクションジェネレーターはさまざまな波形を連続発生するだけではなく、外部信号によって変調や発生制御を行うことができる。ここではファンクションジェネレーターが持つ機能について解説する。ファンクションジェネレーターと合わせて使われる増幅器やフィルターを紹介する。一種である「ファンクションジェネレーター」について、使用する上でぜひ身に付けておきたい基礎的な知識を解説していこう。本連載では、「記録計/データロガー」に関する基礎的な知識を解説する。第1回の今回は、記録計/データロガーの歴史を振り返るとともに、良い記録計/データロガーとはどのようなものか、考察していく。記録計の内部構造と、使用時に注意したいポイント今回は記録計を利用する際に必要な基礎知識を解説して、信頼性の高い測定結果を得るための方法や効率的に測定する方法を紹介する。今回は記録計で測定する対象として最も多い温度について解説する。温度測定は研究開発から生産の現場まで応用範囲が幅広く、温度センサーの種類もさまざまあり、用途や測定対象に応じて選ぶ必要がある。利用頻度が高い熱電対と測温抵抗体を中心に解説する。LLC.ITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。