電気信号で空気の流れを断続する機能を持つ弁。Cycle[換気モード](邦語:なし)主にPCVなどの圧換気において、吸気の終わりに吸気ガス流量が低下した際に不必要な吸気時間を短縮して吸気を終了させる機能。Terminationとも言う。supplementation[制御用語](邦語:なし)Bear-5に搭載されている機能。ASSIST/CONTROLで設定吸気流量より患者の吸気努力が大きくても、これに追従するように吸気バルブを調整する機能。Augumentationに発展する。transducer,Pneumotachometer[構造用語](邦語:フロートランスデューサー、フローセンサーと同義語)空気の流量を電気信号に変換する装置。transducer(邦語:差圧式センサー)流体の途中に抵抗物を設けてその前後での圧較差を測定すると、圧較差とガス流量との既知の関係から流量を推定することが可能になる。mesh、等が抵抗体として用いられる。wire)をガス流の中に置くと、ガス流量に応じて熱線が冷却される。白金合金線は温度に応じて電気抵抗値を変えるので、白金合金線の電気抵抗を測定することで空気の流量を測定できる。transducerの一種。Adultstarの流量測定に用いられている。transducer(邦語:歪検出型センサー)ガスの流れに応じて、流体中に設置されたFlagが偏位する。この偏位は物理的な歪を検出する装置(圧電素子)を用いて電気抵抗の変化に変換される。このようにして流量を電気信号に変換してとりだすことが可能になる。orfice(邦語:可変口径型差圧式センサー)Mylar等の合成樹脂の薄い膜に馬蹄形の切れ込みを入れておく。空気の流量に応じて開口面積が変化するので、非直線的な変化ではあるが、流量に応じて膜の前後での抵抗が変化する。したがってその前後の圧を測定し、これに電気的な直線化処理を加えれば、広範囲の流量に対して正確に流量を測定することが可能になる。バード社やハミルトン社のセンサーに用いられている。tube(邦語:なし)流体の途中に狭窄部を設けてその前部と狭窄部との圧較差を測定する。流量に応じて狭窄部での圧が低下するので、圧較差を測定することで流量を測定する。transducer(邦語:なし)流体中にstrut(障害物)を置くと、strutの後部で空気の乱流が発生する。これをカルマン渦と呼ぶ。渦の発生数は流量に応じて増加するので、カルマン渦の数を計測することで流量を測定する。カルマン渦の数の計測は、カルマン渦に超音波をあてて超音波が変調されるのを計測する方法や、strutの振動を光センサーで感知する方法、等がある。valve)の開閉状態は絶えずpositioner(位置センサー)で把握されている。valveの位置(開き具合)に応じて流れるガス流量は一定であるので、既存のデーターがあればガス流量を決定できる。この測定法では余分な部品を使わずに流量を高速に測定できる。余分な内部抵抗の増加を避けれるので、より多くのピーク流量を稼げることを意味する。iの呼気測での計測に用いられている。ガスの流路に沿って2カ所に超音波の送受信器が設置されていて、2つの超音波の伝播時間差によってガスの流速を計測する方式。精度と安定性に優れる。volume)一分間に患者が換気するガス量。吸気側で測定する場合と呼気側で測定する場合がある。機能的残気量があるために両者は必ずしも一致しないが、長い目でトータルにみれば同じ量になるはず。患者回路でのリークの可能性を考慮すると分時換気量のアラームは呼気側で計測するのが望ましい。cell[工学用語](邦語:燃料電池)人工呼吸器では酸素濃度の測定部品として用いられている。酸素との反応で電気が発生する電池を用いて酸素濃度を測定できる。経時変化があるのでキャリブレーションが必要。time)一般的には信号に反応しない期間をこう呼ぶ。(Double-cycling)、有害な気道内圧の上昇が生じる。これを防ぐために、強制換気直後にトリガーに反応しない不応期を設けてある機種がある。cell[構造用語](邦語:ガルバニック電池)燃料電池の一種。酸素濃度の測定に用いられる。Analizerを付け加えないと正確な測定ができない。Generator[構造用語](邦語:発生装置)人工呼吸器では吸気ガス発生装置の意味で使われることが多い。generator(邦語:フロー発生装置)流量を指標とするガス発生装置。generator(邦語:圧発生装置)圧を指標とするガス発生装置。半導体[工学用語](英語:semi-conductor)シリコンやゲルマニウムに不純物を混ぜると導体と不導体との中間の特性を示す物質ができる。これを半導体と呼ぶが、半導体の特性を応用してトランジスターやダイオードといった素子を作ることができる。半導体素子によって、小電流で大電流を制御するもの、一方向にしか電気を流さないもの、加える電圧によって内部抵抗の変るもの、等、の各種機能部品が作られる。現在の電気技術は半導体素子抜きでは語れない。valve)サーボバルブの解説を参照。なかにはバクテリアフィルターも兼ねている製品もある。加温加湿性能は、製品による差が大きい。humidifierとも言う。ventilationの項を参照。IC,LSI,SLSI[工学用語](邦語:集積回路)一つのチップの上に多数のトランジスターやダイオードを使用して構成された部品。集積度に応じて名称が変わる。部品一つで従来の回路に相当する機能を持つので小型化や消費電力の低減、高速化に貢献している。Ventilation[換気モード](邦語:間歇的強制換気)自発呼吸を自由にさせておいて、間歇的に強制換気を付加する換気モード。オリジナルは自発呼吸に同期しない。狭義には、トリガーを得るのが難しい新生児、小児用の人工呼吸器用のモードの表現として用いられる。自発呼吸用のガスとして用意されている。Ventilationの対になる用語として用いられ、SIMVと同義語である。Assistence[換気モード](邦語:なし)Engstrom社の機械に搭載されている。ほとんどPSVと類似の換気方式であるが、Engstrom社独自の吸気ガス発生機構により独特の特性をもつ。Interface[工学用語](邦語:インターフェース)特にデジタル信号についていえるが、信号には各種規格があり、それらの規格の異なる信号を他の器機に転送するには変換装置が必要である。この変換装置をInterfaceと呼ぶ。Interfaceのような使い方もする。PEEP[換気モード](邦語:間歇的PEEP)Drager社の機械に搭載されている。PEEPでは、さらなるPEEP付加によりSIGH効果を得ている。この方が気道内圧の異常上昇が少ない。Breathing[医学用語](邦語:なし)一般的には、IPPV機を使用しておこなう呼吸理学療法をこう呼ぶ。無気肺に対する治療法である。自発呼吸下にマウスピースをくわえて、IPPV機による肺の陽圧拡張とネブライザー療法をおこなう。吸気は陽圧でおこなうが、呼気は呼吸器の弾性により受動的におこなう換気方法。Ventilation)は類似の概念であった。例外的使用法として、Drager社は歴史的解釈を堅持していて、IPPVをCMVの意味で使用している。これはsCMVと表現すべきであろう。Drager社のIPPVはPEEPを併用できるので、とても矛盾がある用法である。下げた状態でそれ以上のPEEP効果を得られる。Ventilationと命名している。Insufflation[制御用語](邦語:吸気)機械換気での吸気相を意味する。ヨーロッパ製に多い表現。time)強制換気における吸気時間、吸気ポーズ時間、呼気時間を加えた時間。venturi[構造用語](邦語:ジェットヴェンチュリ)ジェット流をエジェクターより流すとventuri効果を現し、周囲の空気を巻き込んで吸引する作用がある。venturi効果と呼ぶ。humidifier)医療用のガスは機械への悪影響を防ぐために、除湿されたガスが使用される。ところが、吸気ガスは100%,37°Cに加温加湿されて肺に送られることが望ましい。人体では上部気道、特に鼻がこの役割をはたしている。人工呼吸器による換気では人体の加温加湿機能がバイパスされて利用できないので、加温加湿装置を付加する必要性がある。加温加湿器には吸気抵抗が少ない、加湿高率が良い、雑菌の増殖が少ない、維持費が安い、構造が簡単、等の特性が求められているが、完全な製品はなく、それぞれ一長一短である。現在下記の製品が市販されている。(1)Aquapor[商品名]Drager社の機械に搭載されている。パスオーバー型の製品である。Pykel[商品名]我が国では、現在一番多くの機械に搭載されている(もしくは搭載可能に設定されている)モデルで、業界標準機の地位を占めている。高流量ガス下での加温加湿性能やランニングコスト、抗菌性、温度の立ち上がりの遅さ、に弱点がある。扱いやすさが支持されている理由であろう。温度のサーボ機能により数種類のバリエーションがある。チャンバーはディスポで、また、各モデルでも共通になっている。Cascade[商品名]以前は加温加湿器といえば、ほとんどこのタイプであった。Pykelに奪われている。(4)VH820[商品名]Bear社の最新の加温加湿器で、煮沸による水蒸気で加温加湿をしている。原理上、他の製品に比べて、加湿効率は高いが、回路内凝集が多い。チャンバーは再使用型とディスポのものがある。最近、IMI社は輸入を撤退した。(5)HPD[商品名]Bird社の機械に搭載されていた。Pykelと同様の加湿原理が採用されている。チャンバーはディスポである。Pykelが標準設定されてる。therm[商品名]黄色いボディーが印象的な製品で、アメリカでは相当のシェアーを有する。我が国では標準装備、もしくは選択可能としている人工呼吸器はない。専用の精製水パックが必要である。チャンバーはディスポである。failureに相当?)最近の人工呼吸器は酸素配管と圧縮ガス配管を要求するのが、標準的であるが、片方のガスの供給が途絶えて、残りのガスだけが供給されている状態を片ガスという。片ガスの状態では酸素濃度の設定は意味をなさないが、他の機能は影響されない機械が多い。criteria)PSVでは患者の吸気が終了するとPSVの吸気相も終了するが、これを機械が認識する条件を、一般的には、呼気認識条件と呼ぶ。正確には吸気終了認識条件と呼ぶべきであろう。パラメーターとして通常は流量が用いられるが、最近では、これに加えて、気道内圧の上昇、換気量に制限を設けたもの、吸気時間に制限を設けたもの、吸気を立上げ期と圧維持期に分けて別の条件で認識するもの、等いろんな方式が考案されている。criteria)呼気認識条件のこと。