ventilation)を意味する。CMV/CMVと類似である。光らないのでバックライトが設けてあることが多い。Bird,Bear-5,Evitaに搭載されている。pressureが低下するのを補償する機能。圧トリガー方式では、誤動作を防ぐために、トリガー感度の設定値により補正できる最大リーク量が制限される。一般的には感度を鈍くした方が補正能力が高い。フロートリガー方式ではこうした制約はない。Cycleの防止機能も合せもつ。人工呼吸器としては初めて採用された吸気ガス流量制御技術。Controlの一種。詳しくはE-200の解説を参照。LED[構造用語](邦語:発光ダイオード)光を発生する半導体素子で、発光能率が高い。光っている数値表示装置はほとんどこのタイプである。従量式換気の直後に、不必要にトリガーに反応しないように設けられた不応期のこと。circuit[構造用語](邦語:論理回路)半導体素子の組合せで、ハードウェアーにより論理判断をする回路。AND,OR,NOTの基本的な3回路の組合せでだけで論理回路は構成される。理論的にはどんな論理判断でも可能であるが、あまりに高度な論理判断をする回路は、設計が複雑になるので難しい。組み立て技術上も配線が複雑になりすぎるので、最近ではもっぱらマイクロプロセッサーを利用したソフトウェアーによる回路に交代している。box[制御用語](邦語:メールボックス)本来の意味は郵便箱であるが、コンピューター用語では、情報のやりとりを一時的に置いておくところ。MPUを多数搭載するマルチMPUでは一ヵ所の故障が全体に波及してしまう可能性がある。boxを使ってアイソレーション(電気的な分離)をしている。ventilation[換気モード](邦語:強制換気)調節呼吸と同じ意味。患者の意思や状態、換気能力に関係なく、一定の換気を強制的に与える換気モード。mandatoryとは命令的なの意味。Manifold[制御用語](邦語:マニフォールド)配管の集合体を意味する。人工呼吸器では、本体内部で吸気フローを通す配管の中の最終部分を意味していることが多い。エアー配管が集合している。古いタイプの人工呼吸器では、呼気弁がサポートアームのところに外付けになっていて、この部分にネブライザーが併設されている。この部分をマニフォールドと呼ぶこともある。高いケースでは、設定ガス流量より低い流量が供給される可能性がある。これを防ぐため低圧レギュレーターの調整圧を気道内圧に応じて変化させて、これを補償する機能。valve)だけで構成されている。computer[構造用語](邦語:代謝モニター)代謝量を呼気ガス分析から計測する装置。自発呼吸下でもキャノピーを使用して測定できる汎用機や人工呼吸中だけ測定できる専用機がある。Microprocessor,MPU[構造用語](邦語:マイクロプロセッサー)コンピューターの心臓部で、プログラム上の処理を行なう演算素子。MPU,CPUとほとんど同じ意味に使われる。Mouse[構造用語](邦語:マウス)本来はねずみのことであるが、コンピューター用語では、手にもって動かして画面を操作する装置。形がねずみに似ているのでMouseと呼ぶ。Infrasonic社のAdultstarの操作系がMouseの操作方法と同じなのでこう呼ばれている。Ventilation[換気モード](邦語:強制分時換気)EMMVの解説を参照。あれば、強制量換気は一切行われない。患者の自発呼吸が完全になくなれば調節呼吸と同じになる。原法では強制量換気は自発呼吸に同期しないが、市販機では、Engstrom社以外は自発呼吸に同期する。換気ができないが、市販機はすべて設定値以上に換気できるEMMVである。Ventilation[換気モード](邦語:最少分時換気)Hamilton社のVeolaに装備されているモード。Ventilationと類似である。Ventilationと同じなので、これらは混同されて誤解されることが多い。Ventilationでは、吸気の分時換気量が一定化するようにPSVレベルを自動的に調節してくれるモード。Supportと類似の換気モードである。valve[構造用語](邦語:ニードル弁)流量調節弁。テーパー状の針が開口部にあたっているが、針のあたり具合によって開口部の面積が変化して、流量が調節されるしくみの部品。Controller)とも言う。Rate[制御用語](邦語:呼吸回数)Bear社の表現。Rateの設定で行なう。Rateという表現が用いられている。valve[構造用語](邦語:一方向弁)一方向にしかガスを流さない弁。valveと同じである。sensor[構造用語](邦語:酸素センサー)酸素濃度測定用のセンサー。Ventilation[換気モード](邦語:なし)呼吸筋が呼吸をするのに必要な仕事量を一定の割合で補助する換気モード。自動車のハンドルを軽くしてくれるパワステに似たような働きをする。実際はフローゲインとボリュームゲインを補助することでアシストしている。Ventilation[換気モード](邦語:圧調節換気)PCVは一定時間、一定の圧を加えて行う補助呼吸モードである。triggerである。controlで吸気が提供される。PSVの対として、Servo-900cに搭載されたのがオリジナルである。当初はPSVほど普及しなかった。最近では強制換気をPCVでおこなう換気法の利点が評価されて、多くの人工呼吸器に搭載されている。Reliefと同じ吸気圧波形であるが、吸気ガスの発生・制御の形態が違う。7200ae,Bear-1000,Adult-Starで使用可能。Ventilationでも設定のしかたで類似の作動になる。A/C(pressure)とも表現される。Pressure[換気モード](邦語:ピープ)呼気に圧による抵抗を付加して、肺胞の虚脱防止、換気の不均等性の改善、肺胞での拡散障害の改善、肺の酸素化能の改善、を目的とする。PEEPを付加しないときをZEEPと呼ぶ事もある。Photo-sensor[構造用語](邦語:光センサー)光を感知するセンサー。通常は物体の動きを光で感知することで、位置センサーやフローセンサーとして用いられている。SIMVでのトリガーウィンドーを意味する。plateau,EIP[制御用語](邦語:吸気プラトー)吸気相の終了時に吸気弁も呼気弁も閉ざして、気道内圧が高いまま維持する期間。これは酸素化には有効であるが、平均気道内圧が高くなる。この時相の圧で患者の肺の静的コンプライアンスを計算する。Ventilation[制御用語](邦語:圧制限換気)Drager社のEvitaに搭載されている換気機能。量換気では有害な気道内圧の異常上昇が起こりえるが、これを防ぐために一定の設定圧に達すると吸気流量を調整してPCV類似の換気にする機能。比が変動しないように制御する。8000では圧リリーフ式の換気を意味する用語としても使われている。circuit[構造用語](邦語:空気回路)空気の動きで(空気を媒体にして)、いろんな作動をするように構成された機能回路。Supportの略で、実態はPAVである。Augumentation[換気モード](邦語:なし)簡単に表現すれば、PSV(PCV)とCMVを融合させた換気モードである。cycleのPCVとも言える。AugumentationとBird社のVAPSはオリジナルを同一とするが、制御法の詳細が異なる。ventilationを意味するが、表現が適切でないので、最近ではあまり使われない。generator)方式の人工呼吸モードとして使われていることもある。valve[構造用語](邦語:圧リリーフ弁、圧逃がし弁)過剰な圧を大気中に逃す構造をした弁。transducer[構造用語](邦語:圧トランスデューサー)圧を電気信号に変換する装置。Program[制御用語](邦語:プログラム)コンピューター用語では、マイクロプロセッサーが遂行していく命令を書いてある命令情報。pressure[制御用語](邦語:近位気道圧)患者の気道内圧は人工呼吸器にとって最重要の制御パラメーターである。これをできるだけ患者の口元で測定するためは、Yピースのところで測定する気道内圧が望みえる(患者にとっての)最大限の近位部位になる。Pressure"と呼んでいる。患者回路のコンプライアンスの影響を受けにくい、患者回路抵抗を補正する機能を持たせれる、等の利点もあるが、患者回路が複雑になる欠点もある。)Servo-300に装備された新モード。PCVの換気では一回換気量が一定化しないが、この欠点を解消するためにコンプライアンスに応じてPCVレベルを機械が自動調節するモード。cycleと表現できる。最近ではVYASIS社のAVEAやVELAにも搭載されている。E-100,E-150では、sCMV/CMVの吸気ガスをリリーフ弁で余剰圧を逃して、吸気圧が一定の値を超えないようにしている。ように回路内定常流を、呼気弁で開閉して余剰圧を逃してす方式もある。Ventilation[換気モード](邦語:圧支持換気)自発呼吸を補助するように考案されたモード。患者の吸気の開始に同期してPSVが開始する。吸気中は設定した一定圧が維持される。患者の吸気努力が終了するのを機械が認識してからPSVの吸気相が終了する。吸気から呼気への切替条件条件は、一般的には呼気認識条件と呼ばれるが、正しくは吸気終了認識条件である。通常、吸気ピーク流量の20%前後に、吸気流量が低下したときを終了条件としている。ほかにも様々な条件が使われていて、同じ会社の製品でさえ機種により異なっていることもある。cycleと表現できる。Port社のE-200に記載されている表現。flow以下になれば吸気が終了する。flowの設定方法はユニークで、他の機械と異なる。Moduration[構造用語](邦語:パルス幅変調)信号を変調する方式の一つ。信号の大きさをパルスの幅に置き換える変調方式。modurationという。Memory[構造用語](邦語:ラムメモリー)読み書きが自在に行なえるコンピューター用の半導体記憶装置。Regulator[構造用語](邦語:レギュレーター、減圧弁)高い圧のガスを一定の圧まで減圧して安定化する機械式の構造をした弁。日本語では単に減圧弁と呼ばれる。regulator呼気弁は通常PEEP弁を兼ねているが、PEEP圧を作るためにレギュレーターが利用されていることもある。この場合には、呼気弁の圧ドライバー回路に使用される。regulator人工呼吸器に入力された高圧のガスは人工呼吸器の各部で作動上、制御しやすい圧に減圧して利用されている。Regulatorと呼ぶ。value[制御用語](邦語:基準値)機械制御には制御しようとする目的値が設定してある。この値と実測値を絶えず比較して誤差修正を行う。比率を意味し、この値によってSIMVのTe時間を調節する。