想定した、酸素ガス駆動源方式の小型軽量の簡易機である。外部DC電源、内蔵バッテリー、AC100Vの電源で動作可能である。KV1+1で曖昧さがあった操作はデジタル設定になり簡便になった。酸素濃度は45%(エアミックス時)と100%しか選択できない。miniVent-3αはKV-3の後継機種である。酸素濃度調節用にブレンダーを内蔵しているので、酸素濃度を自由に設定できる。圧縮空気を必要とするので移動用としては使えない。CPAPやSIMVの自発呼吸用に定常流機構も装備している。約2時間3.機構の概略(図;miniVentのニューマティック回路)(図;miniVentの制御機構概念図)miniVent-3では、酸素のガス圧が駆動源になる。酸素はレギュレーターで減圧される。エアミックス時(O2が45%)には、電磁弁SL1の断続で吸気ガスをつくる。吸気流量はニードルバルブNL1で調節される。その後AIRミキサー(ジェットベンチュリ効果)で希釈する。100%酸素駆動用の吸気ガスがミキサーに逆流しないように逆止弁CV1が設けられている。100%酸素時には電磁弁SL2とニードルバルブNL7で吸気ガスがつくられる。miniVent-3αのニューマティック回路はKV-3とほとんど同じである。違いはPEEP調整機構への制御用ガスの遮断弁の有無である。酸素濃度をブレンダーで調整したガスが電磁弁SL1とニードルバルブNL-1で吸気ガスとなる。SL4はネブライザー用の電磁弁で、吸気時のみネブライザー駆動用のガスを流す。SL2は定常流用の電磁弁で、呼気時にニードルバルブNL2で流量を調節してガスを流す。呼気弁駆動回路は両機とも共通である。PEEPニードル弁NL5でPEEP圧を調整する。呼気弁を閉じる圧は呼気弁ソレノイドSL3で切り替えている。KV-3ではPEEP圧調整機構の前に電磁弁が設けられていたので、電源OFF時にはガスを消費しないがminiVent-3αでは省略されているので、電源OFF時でもPEEPが設定されているとガスを消費するので、注意が必要である。トリガー感度(圧トリガー)を操作パネル上の矢印で設定する。一回換気量はダイアルを回して設定する。このダイアルはニードルバルブを調整するが、回転角度は電気信号で制御ボードに伝えられて一回換気量として表示される仕組みになっている。気道内圧のアラームの上限、下限を設定すれば、とりあえず作動可能である。PEEPは気道内圧を見ながらつまみで設定する。PEEPを設定すると電源OFF時でも制御ガスを消費するので注意が必要である。拡張機能として、パネル上の*と警報圧下限の▼キーを同時に1秒以上押すと、自動的に気道内圧のアラーム上限、下限を自動設定してくれる機能がある。アラームが装備されている。気道内圧がバーグラフで表示される。6.メンテナンス定期的に機能チェックを行う。3~6ヵ月ごとに内蔵電池を充電する。定期的に保守点検をする。7.欠点1)miniVent-3は搬送用として見た場合に、本体はとても軽量なのが利点である。バッテリー作動時間がやや少なく、酸素消費量が多いので状況によっては周辺機材の重量が多くなる。2)電源OFF時でもPEEPを設定しているとガスを消費するのは合理的でない。OFF時には制御用のガスを遮断する機構を設けるべきである。PEEP機構を省いた方が良い。3)miniVent-3αは性能的にやや中途半端である。SIMVやCPAPでの自発呼吸に定常流で対応しているが、リザーバーバッグがないのでCPAPへの対応能力が決定的に不足している。定常流を使用するとガスの消費量が多い。主な顧客である中小病院では酸素ボンベで供給しているケースが多いと思われるが、その場合には酸素切れに注意が必要である。4)miniVent-3はガスミックス時に負荷によって換気量が減少する。