Ventilationと対極の言葉。すべての補助換気を強制換気によって行う換気モード。ASSISI/CONTROL,VCV,PCV,sCMV,assistedCMVなどがこれに該当する。Ventiolationと類似の概念で、両者を混同しても支障がなかったが、現在では多様な強制換気モードが存在するので、両者を厳密に区別する必要がある。両者を混同した記載を多く見かける。Compensator[構造用語](邦語:代償装置)代償する機能を有する装置。機能により各種のCompensatorがある。compensator(邦語:なし)呼気弁は弁抵抗のために、呼気の流量に応じて圧勾配を生じる。呼気弁には呼気の流量の影響を受けにくいバルーン弁が用いられることが多いが、それでも呼気ガス流量の影響は皆無ではない。compensatorと呼ぶ。これには通常回路内圧によるサーボ制御が用いられているが、呼気ガス流量により呼気弁駆動圧を補正する方式もある。compensator(邦語:リーク補正機構)患者回路にリークがある場合、PEEP/CPAP圧が維持できなかったり、また、リークによる圧低下でAuto-cycleを生じる弊害がある。compensatorと呼ぶ。ventilation[換気モード](邦語:調節呼吸)別名、強制換気。Bear社が好んで使う表現。患者の吸気努力に一切反応しないで、一定のサイクルで行なわれる強制量換気。Ventilationを意味する。CPAP[換気モード](邦語:シーパップ)吸気時・呼気時ともに、気道に一定の圧を加える換気モード。吸気は圧によって補助されるが、呼気は圧の抵抗に打ち勝って駆出しなければならない。したがって患者にとって、CPAPは日常あまり使わない呼気用の呼吸筋を主体にする換気法になる。PEEPは単に呼気相での抵抗を意味し、吸気相では吸気補助が受けられる。患者サイドから見れば対応上はCPAPとPEEPには大きな隔たりがある。残念なことにPEEPとCPAPを区別して設計した機械はほとんど存在しない。CPAPはPEEP+0レベルのPSVであることがほとんどである。例外的常識として、人工呼吸器のモード設定スイッチに表記されているCPAPは自発呼吸モードを意味する。このポジションは、CPAP、PSVの両方のモードを意味する(用語の混乱を生じやすい使い方で望ましくないと思うが、業界内ではこれが常識である)。CPU[構造用語](邦語:中央演算装置)マイクロプロセッサーの中で中心的な役割をする装置。厳密にはMPUとCPUは異なるが、ほとんど同じものと理解して差し支えない。Tube[構造用語](邦語:ブラウン管)電子銃より照射された電子線が発光体にあたり発光する原理を用いて作製されたディスプレー装置。operation[制御用語](邦語:直流作動)バッテリー等の直流電源で機器を作動させることをこう呼ぶ。一般的に機械は、交流の商用電源AC100vで作動するが、実際は機械内部で各種の直流電圧に変換されて利用されている。operationは可能であるが、バッテリーを複数個使用したり、消費電力が多ければ実用的とは言えない。operationは実用的にならない。flow[制御用語](邦語:ディマンドフロー)患者の自発呼吸の要求に応じて提供される吸気ガスをこう呼ぶ。valveという部品を使用する方式、(2)吸気バルブであるサーボバルブシステムが対応する方式、(3)定常流でまかなう方式、等がある。valve[構造用語](邦語:ディマンドバルブ)圧の低下をきっかけとして、圧の低下が続く限りバルブが開いてガスを供給する機械的部品。valveの一種である。ところが、最近の人工呼吸器では吸気ガス制御系によってディマンド流も供給していることが多い。広義にはディマンドガスを供給するバルブという意味でこれもディマンドバルブと言えなくもないが、厳密には両者は区別されるべきである。両者には厳然とした性能差がある。Backup)商用電源の供給が途絶えても機械が働き続けれる機能。一般的に15〜30分程度の短時間のバックアップしかできない。Digital[制御用語](邦語:デジタル)信号をon,offの状態の組合せで表現する方式。雑音に強い、信号の劣化がない、論理処理回路を簡単に構成できる利点がある。drive[制御用語](邦語:ダイレクトドライブ、直接駆動)駆動力発生部が直接的に外部を駆動する機構をいう。間にギアやベルト等の動力伝達系がないために、動力伝達系が持つ反応時間の遅れや歪がない利点もあるが、技術的な難しさもある。最近では人工呼吸器の呼気弁駆動系に利用されつつある。Display[構造用語](邦語:ディスプレー)文字やグラフを表示する装置。Cycling[制御用語](邦語:ダブルサイクリング)強制換気が終わっても患者の吸気が継続した場合や、強制換気の直後にチューブなどの振動を拾って、もう一度強制換気が送られてしまうこと。合計2回分の換気が患者に送られるので気道内圧が異常に上昇する。患者にとっても不快な現象である。Driver[構造用語](邦語:ドライバー)ネジを回す道具だけでなく、他の物を駆動するものを意味する。driver等が使われている。Plateau[制御用語](邦語:吸気終末プラトー)Plateauの項を参照。Ejector[構造用語](邦語:エジェクター)空気をジェット流にして駆出する部品。Generatorとして作動する特性を持つ。circuit[構造用語](邦語:電気回路)電流を媒体に構成された回路。circuit"と呼ぶ。motor[構造用語](邦語:電磁モーター)電磁石の力を応用して動く装置。回転運動に限定されない。motorと同じ意味。circuit[構造用語](邦語:電子回路)半導体や真空管など、電子の働きを応用した素子で構成された回路。Ventilation[換気モード](邦語:拡張強制分時換気)詳しくはMMVの解説を参照。原法のMMVでは、設定した分時換気量を超える(患者の)自由換気を許容していなかった。MMVしかできない機械は市販されたことはなく、MMV機はすべてEMMV機であるのでExtendedをわざわざつけて区別する必然性はない。valve[構造用語](邦語:呼気弁)。PEEP弁も兼ねている。valve(邦語:バルーン弁)一般の人工呼吸器によく用いられている方式。エアーで間接的に駆動する。弁自体に逆流防止機能もある。簡単にPEEPをつくれる利点がある。ventilatorに使われている呼気弁。はさみでこのチューブを閉めることで呼気弁として機能する。逆流防止弁を併用する必要がある。Power)の作用で直接駆動する構造、もしくはその構造。Control[制御用語](邦語:フィードバック制御)出力の一部を修飾したうえで、これを入力に戻すことで、出力の誤差を最小にするテクニック。Controlと呼ぶ。Control[制御用語](邦語:フィードフォワード制御)機械の制御法に関する技術用語。入力段階で修正用の信号を加えて、出力される信号の誤差を最小にするテクニック。Controlと併用されることが多い。他の工業機械には古くから応用されているが、人工呼吸器ではNew-Port社のE-200の吸気バルブの制御に初めて応用されて注目を浴びている。IMV[制御用語](邦語:なし)Drager社の機械ではSIMV回数をこのように表現している。IPPV[制御用語](邦語:なし)Drager社の機械では、sCMV回数のことをこのように表現している。Augumentation[呼吸モード](邦語:なし)Bear-1000に搭載されている機能。Supplementationの発展型。詳細は各論Bear-1000の解説を参照。7200に搭載されている機能。簡単に表現すれば回路内定常流を供給する機構である。通常の定常流では、呼気相の全期間に定常流が流れているので、(特に呼気弁の性能が良くなければ)呼気抵抗により呼気弁での圧格差を生じる。byでは、呼気相初期に、(患者の呼気ガスの減少を機械が感知するまで)呼気抵抗にならないように定常流の流量を下げる機能が付加されている。最近ではフロートリガー機構に発展していて、可変ベースフロー+フロートリガーを意味する。valve[構造用語](邦語:吸気ガスコントロール弁)高圧のガスを開閉することで吸気ガスを発生させる弁。