bag[構造用語](邦語:貯蔵バッグ)IMVやCPAP等で、自発呼吸用に定常流が使われている場合に、ピーク時の吸気ガス流量の不足分を補うために設けられているゴム製のガス貯蔵バッグ。社の人工呼吸器は独特な吸気発生機構が採用されているが、そこの吸気ガスを駆動する主要部品。詳しくはErica,Elviraの解説を参照。chamber内に混合ガスを適量に充填する弁。tank[構造用語](邦語:貯蔵タンク)ピーク時の吸気ガス流量を確保するために、人工呼吸器内部に混合ガスを蓄えておく金属性のタンク。valve[構造用語](邦語:ゼロ点調整弁)圧トランスデューサーのゼロ点調整弁。flow[制御用語](邦語:リンス流)パージ流と同じ。患者回路や圧モニターラインが回路中の湿気で閉塞したり、機械内部が逆行性に汚染されるのを防止するためにドライガスを少量流してある。切っても記憶内容は消えない。RS-232C[構造用語](邦語:なし)コンピューター間でのデジタル信号をやりとりする際の標準的なケーブル端子の規格。デジタル機器には、RS-232Cケーブル用の端子が設けられているが、電気信号のやりとりの規格がされている訳でないので、ケーブルさえ接続すれば信号伝達が可能という訳ではない。900の吸気弁・呼気弁に使用されているシリコンゴム製の白い管のこと。蟹のはさみ状の機構でシリコンゴムの管を閉じたり開いたりして中を流れるガス流量を調整している。吸気弁も、同じ構造のゴム管なので、耐圧の限界のために作動圧は比較的低く設定されている。valve[構造用語](邦語:安全弁)人工呼吸器の故障時に、患者回路を大気に開放して、自発呼吸ができるようする弁。現実的には、人工呼吸器に接続されている患者に、回路抵抗をのりこえて十分な換気をする能力があるとは思えないので、安全という名前から連想するほどの機能を期待できない。Sensor[構造用語](邦語:感知装置)何かの有無を感知する能力をもつ装置をセンサーというが、トランスデューサーの意味で使われている場合もある。一般的に言えばセンサーは有無を感知するスイッチ機能があれば充分事足りるが、トランスデューサーには大きさの程度を電気信号に変換する機能が要求される。Sequence[制御用語](邦語:シーケンス)シーケンス。controlと同じ。出力値が基準値にできるだけ近い値になるように制御するための技術手法。出力値を基準値と比較し、その差が最小になるように誤差情報を増幅して入力に還元する。すると出力値は基準値に限りなく近づくように収束をする。しても入力→出力の間に時間的な遅れがあるので、出力値が基準値に収束するまでに一定の時間を要する。loop[制御用語](邦語:サーボループ)サーボ制御では、信号が出力から入力へと還元するので制御ループができる。loop,サーボループと呼ぶ。motor[制御用語](邦語:サーボモーター)サーボ制御されているモーターをこう呼ぶ。どんな用途であってもかまわないが、人工呼吸器では、ベローズ駆動型の機械のベローズ駆動用のモーターやブレンダーのつまみの駆動用モーターとして利用されている。valve[構造用語](邦語:サーボバルブ)電気信号によって、吸気ガス流量を高速に、しかも自在にコントロールできる機能をもつ電磁弁。制御回路にサーボ制御が使われているので、サーボバルブと名付けられている。この弁の性能で人工呼吸器の基本性能がほとんど決定される程、重要な機能部品。アナログ弁をD/A変換でデジタル制御するもの、直接デジタル制御が可能な弁、等の各種の弁がある。各社によっていろんな命名がされている。