ventilatorを組み合わせた、SIMVの変法である。定常流が少ない領域では小さな吸気努力でもトリガーできるが、定常流が大きい領域では強い吸気努力がなければトリガーできない。定常流の変化の程度によって補助呼吸が入る程度を調整できる。定常流方式のため、吸気仕事量はディマンドバルブ方式の機械より少ない。患者の吸気要求の強さに応じて、強制換気の頻度が増加する。EMMVでは、患者の吸気努力が少なければ強制換気が増加し、多ければ強制換気が減少するが、AAVでは、ちょうど逆の思想で強制換気が与えられる。市販機ではアイカ社のWeanyに搭載されたが、現在では市販製品はない。tank,Reservoirとも呼ぶ。bagとは別の物である。中央配管よりのエアーや酸素は、駆動源としてみるとそのままでは、配管自体の内部抵抗や人工呼吸器自体の内部抵抗のため、瞬間的に100LPMを超えるPSVやPCVのピークフローに対応できない。ブレンダーを経由したガスをタンクに蓄える事でピーク流量に対応する。tank,Accumulatorを使わなくてもピークフローにある程度は対応できる。valve"を制御する入力側に入る制御ガスを意味することが多い。本来、信号はエアーでも電気でも構わないが、エアーの場合にこう呼んでいる。"actuate"とは命令遂行するの意味。換気数を医療行為者が設定できる。analog[制御用語](邦語:アナログ)信号を表現するのに連続的な物理量を使用する方式。デジタルの対になる用語。デジタル方式に比べて信号量あたりの情報量が多いが、信号が劣化しやすい、雑音に弱い、複雑な処理がしにくい、欠点もある。ventilation)を入れる機能。Controlでおこなう機種もある。Ventilatorは別物。Monitoring[呼吸モード](邦語:無呼吸モニター)Ohomeda社のCPU-1での表現。無呼吸バックアップ機能のこと。Ventilation[換気モード](邦語:気道圧開放換気)間欠的にCPAP圧を解放して、自発呼吸モードでの換気量を補助する圧換気による補助呼吸モード。Breathing[換気モード](邦語:圧支持換気に相当)Drager社の機械に装備されている自発呼吸を補助するモード。一般のPSVとほとんど同じであるが、トリガー方式や吸気圧の制御に独自の工夫がある。式に基づいて、呼吸仕事量が最少になるように換気回数と一回換気量をSIMV方式で適応するモード。換気回数はSIMV回数で、一回換気量はVS,PRVC類似の換気で調整する。Ventilation[換気モード](邦語:補助量換気)Bear社が好んで使う表現。患者の吸気努力によって開始される量(ボリューム)換気を意味する。Ventilationも同じ意味。吸気トリガーが検出されなければ、自動的にCONTROLが適応される。A/Cの方が正確な表現かもしれない。CMV[換気モード](邦語:補助量換気に相当)ヨーロッパ系の機械に使用されることの多い量換気モード。Ventilation)が自発呼吸(に同期して)をこれを補助するという概念である。synchronizedを意味するs-CMVを使用することもある。window[制御用語](邦語:なし)Bird社のSIMVの解説にでてくる用語。トリガーウィンドーのこと。Cycling[制御用語](邦語:オートサイクリング)トリガー感度を敏感に設定しすぎると実際のトリガーがないのに、機械が自分でトリガーしてしまう状態。Cyclingする事もある。compensatorのない機械に起こりやすい。Servo-300Aに追加された新しい機能で、AutomodeをONにすると、一定時間の無呼吸を検出すると調節呼吸モードになる。自発呼吸を数回検出すると元のサポートモードに復帰する。AutoFlow[換気モード](邦語:オートフロー)Drager社Evita4に搭載されている新しい呼吸モードで、PCV圧を設定換気量になるように自動調節する機能である。Servo-300のPRVCと類似であるが、PRVCがsCMVの圧換気モードに相当するのに対して、AutoFlowはSIMVやsCMVの強制換気に置き換わる自動調節型の圧換気モードである。これはBIPAP機構で実現されるので、たとえ強制換気中であっても患者は呼気が可能である。7200に搭載されている。患者が無呼吸になれば自動的に働きだすが、これを止めるのに何かの操作を要求する機械と患者の呼吸が再開すれば自動的にバックアップ機能が停止する機械の2種類がある。後者は自動復帰型と呼ばれる。この違いは、無呼吸があったことをオペレーターに確認させる必要があると考えるか、確認が不要と考えるかの設計哲学の差で決定されている。A/C[換気モード](邦語:補助量換気に相当)IMVに対する用語として、すべての自発呼吸に対応した強制換気によって換気補助をするモードの総称。アメリカ市場や日本市場で発売される機器で表示される。CMVの用語より用語の混乱もなく論理的なので最近は好んで用いられる。ventilationの略。補助もしくは強制換気を意味する。量換気の場合はA/C(volume)と表現し、PCVなどの圧換気ではA/C(pressure)と表現する。function[制御用語](邦語:なし)Engstrom社のEMMVの解説にでてくる機能。rateの設定を誤って著しく低く設定した場合に、強制換気での換気量が確保できなくなる。BPM,I:E=1:1に強制設定する機能。pressure[制御用語](邦語:ベースライン圧)機械が作動する際の基準線の圧。CPAP、PEEPの設定圧と同じになる。Bellows[構造用語](邦語:ベローズ)蛇腹の構造をしたゴム製のバッグ。従量式の強制換気を得るための構造に利用される。valve[構造用語](邦語:なし)過去のBennett社の人工呼吸器では、患者の吸気努力で吸気弁が開く構造の弁を採用していた。このバルブは吸気ガスが続く限り開き続ける特性がある。flow[制御用語](邦語:バイアス流)機械の作動を滑らかにするために流しておく潤滑油的な働きをするガス流。吸気バルブでは、レスポンスの向上、精度の改善、等を目的にして5〜10LPM流していることが多い。flowにもなっている。SIMVやCPAPに使う定常流とは概念、目的、流量が違う。BiPAP[換気モード](邦語:バイパップ)Respironics社の用語で、睡眠時無呼吸の治療機械ならびにその機能に対する登録商標。実態はマスクによる(Nasal)、PSV+PEEPとPCV+PEEP、CPAPである。Drager社のBIPAPとは異なる。最近は低侵襲の人工呼吸法として応用がされ、高く評価されている。BIPAP[換気モード](邦語:バイパップ)Drager社の用語でEvitaシリーズに搭載されている換気モード。二つのCPAPレベルを自発呼吸に同期させながら、定時的に切り替えるCPAPの変法である。Ventilationにもなる。初期の頃は、BIPAPはCPAPの変法の範疇であったが、最近ではBIPAPシステムによる圧換気モードの総称に発展した。Blender[構造用語](邦語:酸素ミキサー)エアーと酸素を混合して希望の酸素濃度に調整する装置。CMVサイクル時間を意味する場合もある。7200に搭載されているバックアップ機能。マイクロプロセッサーの故障時に機械が完全に停止してしまわないように、これとは独立した論理回路で構成された制御ボードによって、故障時に作動を維持する機能。固定されたCONTROLモードに機能が限定される。Calibration[制御用語](邦語:キャリブレーション、校正、較正)測定系の精度を維持するために基準となる値で測定系を校正すること。Chamber[構造用語](邦語:チャンバー)閉鎖された空間を作りだす容器をこう呼ぶ。Engstrom社の人工呼吸器は代々、麻酔器のバッグを揉む麻酔医といった構図をそのまま機械化した構成になっている。バッグを揉む構成はChamberを利用して作られている。詳細はElviraの解説を参照。valve[構造用語](邦語:なし)Engstrom社のErica,Elviraでは吸気フローはChamberを間接的に駆動することで吸気ガスを発生しているが、この駆動用のエアーバルブをこう呼んでいる。valve[構造用語](邦語:逆止弁、一方向弁)一定の方向にガスを流し、逆向きの流れは遮断する弁。