はじめ各種の膜厚計をラインナップしている。塗装、ライニング、メッキをはじめ、アルマイトなどの絶縁性皮膜の膜厚を測定できる。規格、内規、基準などに適合する。SWT-9000シリーズ(9000/9100/9200/9300)プローブの差替えにより、鉄および非鉄の金属素地上の皮膜を測定する。・スリムなボディによる抜群のグリップ感。・LCD画面上に操作手順をガイド表示。・4つのキーによる簡単安心操作。接続でパソコンへのデータ転送が可能(9100)。タイプで、素地金属の鉄材・非鉄材を自動で検知する。・測定値メモリは、9200は2万点、9300は4万点。・検査線メモリは、6200は10本、9300は100本。タイプで、素地金属の鉄材・非鉄材を自動で判別し、膜厚を測定する。・バックライトで暗所での測定も可能。メモリ機能付き(Pro)。・PCへのデータ出力機能付き(Pro)。高電圧を利用した金属素地またはコンクリート素地上の絶縁性皮膜の貫通欠陥(ピンホール)を探知するシステム。従来の湿式法などでは探知できない微細なピンホール欠陥を瞬時に探査できる。ドライな状態で探査ができるので、後処理の手間が不要。探知電極は、対象物により。真鍮ブラシ(円筒、平形)、導電性ゴム電極などを選択できる。ニッケル水素電池内蔵なので、電源のない現場でも作業ができる。低周波高電圧パルスを使用しているため、塗装膜、ライニング膜を傷めない。間接アースが可能なので、全面被覆の場合でもアースがとれ検査できる。塗装膜の性質、厚さ、探知目的に合わせて、適正な探知電圧で検査できる。探知電圧メーターで確認できるので、電圧の過多や不足などによる検査ミスが防げる。シリーズBタイプはブザー付のため、パイプ内面や暗所などでの作業に適している。●ホリスタータイプ小型・軽量で、比較的小さい構造物や補修検査、足場の良くない仮設などでの検査に適している。ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させる。絶縁物に小さな貫通孔がある場合、孔の両端に電極の金属を置き高い電圧をかけると、空気の絶縁が破壊されて放電が起こり、電流が流れる。この電流の変化を検出器でとらえ、ピンホールの有無を探知する。資料請求製品を選択して下さい。