(図;PCVの波形)PCVもPSVと同じくServo-900Cに始めて搭載された。PCVは、ディマンドフロー方式を新生児に対応するように考案されたのが原点である。sCMVとPSVの中間的なモードである。吸気の開始と終了は前者に類似し、吸気中は一定圧で加圧されPSVに類似する。成人でも、圧障害(Baro-trauma)の合併が少なく、酸素化能を高める有用な換気法として、最近の人工呼吸器にはたいてい装備されている。cycleで終了する)で構成されている。3.制御方法1)制御機構サーボバルブによる電子制御方式を用いた機種が主流である。過去にはCV-5000などディマンドバルブによるニューマティック制御方式を応用した機器が発売されていたこともある。Avea、Evita等で利用可能である。Ventilation)を応用して実現できる。E-100,E-150)がある。これらはガス消費が多いため、主に新生児に使用される。a)吸気の開始A/Cと同じ方式である。cycleで開始される。Star)が市販されている。control)が用意されている。この場合、基準圧を経時的に上昇させることで実現しているが、例外的にBear-1000ではサーボループの時定数を調節している。吸気相は設定圧が維持されるようにサーボバルブで調整される。吸気相では自由な吸気が可能であるが、PCVでは呼気弁は異常高圧時で解放される圧(=100cmH2Oくらい)で閉じられているので、自由な呼気は許されない。BIPAP機構によるPCVでは吸気圧で閉じられているので、加圧下ではあっても、自由な吸気と呼気が可能である。cycleで終了する。Ventilation)では最高気道内圧の異常な上昇による圧外傷が合併しやすいが、PCVでは同じ換気量がより低いピーク圧で供給されるのでその危険性は軽減する。このため、PCVによるIRVはPEEPと同等の酸素化能改善効果を持つ安全な換気法としても評価されている。PCVは圧制御型換気法であるため、換気量が不確実という欠点を免れないのでグラフィックモニターによる換気量のチェックは必須である。