耐久性のあるポンプを搭載致しました。電源コードにはコードリール方式を採用しました。コード収納のわずらわしさから開放されます。オプションによりHEPAフィルターを装着可能です。衛生的にご使用出来ます。●平均粒子径MMD約4.6μm、5.0μm以下の粒子が全体の55%の新型ネブライザーキットを採用。50Hz)吸入効率が高く効果的な噴霧が可能になりました。●ネブライザーキットには吸気弁を採用しました。呼気時には吸気弁が閉じることで、薬液の無駄を最小限に抑えます。●部品をすっきり収納できる収納ケースを用意しました。ネブライザーキット収納ケース●収納ケースも水洗い、消毒が簡単に出来、部品を常に衛生的に保てます。●標準で付属しましたマスク(小)、ネブライザーキットPP(ホース部分を含む)は繰り返し消毒、滅菌してお使いいただけます。使用環境や薬液の種類などによって異なります。KS-1000・認証番号223AHBZX00002000■パワースマイルより吸引力が強くなりました。軽くて持ち運びにも便利です■オプション購入で、3電源対応になります。コンスタント1400・認証番号21600BZZ00387000■水を用いた安全性の高い低圧力調整機構を採用した、徹底した安全設計です。■厳選したポンプ構造を採用しました。低圧持続吸引器は、長時間(一人の患者に何日間も使用)連続して使用するものですから、故障のないものでなければなりません。■使い易いワンタッチプラボトルを採用しました。-2kPa(-20cmH2O)(-1~-20cmH2Oの調整ができます。)※気泡状態の確認をして下さい。CPS-2800<ピストンポンプ>・承認番号21900BZX00327000■持ち運びに便利な取手をつけました。ワンタッチでフタが開き、吸引物が捨てられます■衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製吸引瓶を採用しました■本体の樹脂化により軽量化が実現。持ち運びや移動が安易です■「病院設備」に近いパワフルな吸引力を実現しました。在宅での使用にも最適です■1.6m電源コードリールを採用しました。NSD2-1400・承認番号225AKBZX00140000■バッテリーを内蔵した吸引・吸入両用器です。3電原対応で停電時でも吸入と吸引の機能を使用することができます。ボトルがワンタッチで外せますので、吸引物の処理が簡単にできます。■本器内部配管は、吸引と吸入が完全に分離していますので衛生的です。■大きく見やすいバッテリー残量表示。■バッテリーはお客様で交換可能です。ACアダプター・吸引ホース2m・ダストカバー・自動車用電源コード・ネブライザーキット・キット収納ケース※吸引カテーテルは別売です。NS2-1400・承認番号22300BZX00309000■吸引機能と吸入機能(ネブライザー)を1台に集約しました。11BZ0133■3電源対応(家庭用AC100V・車載用DC12V・内臓バッテリー)移動時や突然の停電時でも安心してご使用いただけます。■AC100V~240V対応の高性能ワイドACアダプターを採用。海外でもご利用いただけます。モードで約50分と「節電」モードで約80分の連続運転が可能です。※節電モードでは、より静かな運転ができます。■LEDでバッテリーの残量が確認できます。吸引ホース2m・ダストカバー・シガーライターコード・お試しカテーテル※ミニックDC1400は、高性能ワイドACアダプター採用のため、電源コード巻取り収納ではありません。MW2-1400F・承認番号22300BZX00311000■ハイパワー吸引器ミニックW-IIにフットスイッチが付きました。ご使用前に、機能テストを実施ください。記載されていない方法・用途で、本器を操作・使用しないでください。吸引処置についてトレーニングを受けた方のみ、本器をご使用ください。吸引物からの感染の無いように、注意して取り扱ってください。患者さんに合ったサイズのチューブを選び、アダプタに接続します。チューブの付いたアダプタを吸引容器のキャップに接続します。吸引容器をポンプ本体に接続します。ハンドルの引き金を引くことで、吸引が作動します。調節ノブを操作することで、吸引圧を調節できます。引き金をハンドルに向かって引くことで、ポンプ本体内に吸引圧が作られ、液体が吸引容器に吸い込まれます。容器が一杯になったり、カテーテルが閉塞した場合、引き金が重くなります。引が終了したら、チューブをゆっくりと患者さんからはずします。ポンプ本体から容器・キャップ・アダプタ・チューブをはずし、廃棄パックに入れて、適切な方法で廃棄してください。調節ノブを左に90°回転させてください。ノブが水平方向にある時に最大で-45mmHg、90°傾けた垂直方向の場合には最大で-225mmHgとなります。オーバーフロー防止機能この機能は吸引容器についています。容器が一杯になると、この機能が作動し、、吸引をしようとしても引き金の操作ができなくなります(ハンドルを引いても、非常に強い抵抗を感じます)。この場合、容器を空にする、または別の容器に交換してください。この機能によってポンプ本体に吸引物は入りません。注:ポンプ本体を逆さにした場合、オーバーフロー防止機能により、吸引ができなくなります。吸引中に突然抵抗を感じ、吸引容器にまだ余裕が有る場合、この機能が働いています。ハンドルと容器の底面が床を向くようにしてください。改善しない場合、容器を外してください。それでも吸引ができない場合、上記の注意を参照ください。吸引ポートキャップ外径:17mmカテーテル接続部外径:10mm、6mm※吸引カテーテルは、別売です。原理ハンドル(引き金)を操作する(搾る)ことによって、ポンプ本体と吸引容器内に陰圧が作り出されます。唾液吸引チューブの定義から逸脱しない使用目的、効能又は効果の範囲で使用される装置です。具体的には、手又は足で作動させ、液体または粒状物質の吸引等の治療に用いる陰圧を発生させる装置です。搬送中または非常時にも使用できるように設計されています。引き金の操作が困難になった場合、吸引経路のいずれかで閉塞しています。閉塞場所が特定され、(カテーテル、アダプタ、キャップなどの)閉塞状態が取り除かれない限り、吸引しないでください。本器を廃棄する場合、施設で採用されている適正な感染防止対策を取ってください。吸引圧は製造元のアンプ社におけるテスト環境において測定されたものです。使用状況によっては、実際の吸引圧とは異なることがあります。ポンプを水や液体に浸さないでください。ポンプ本体が患者さんからの液体によって汚染された場合、交差感染を防ぐため、交換してください。付属の吸引チューブ、コネクタだけを使用してください。吸引容器のキャップをポンプ本体にしっかりと接続してください。レスキューポンプ24,095円(本体価格21,905円+消費税2,190円)・(送料別)商品のご注文、ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談下さい。