紹介、工具道具のイラストも掲載。レーザー墨出し器レーザ墨出し器の使い方レーザ墨出し器は、本体からレーザ光を照射して天井や壁面に水平や垂直のラインを表示するしくみです。照射されたラインをもとに配管などの設置位置に印をつければ、広範囲の作業もスムーズに行うことができます。種類があるので、使用場所に合わせて適切なものを選択します。レーザ光の照射方向は水平・垂直の両方に対応したもののほか、いずれか一方だけのタイプもありレーザの色には赤や緑などがあります。明るい場所などでレーザ光が確認しづらい場合には受光器と呼ばれる機器を使ってレーザ光の位置を確認することもあります。運搬時でも常に揺れていると、ベアリング及びベアリング軸が僅かに磨耗し、精度が落ちることになります。そのためにも使わない時はベアリング及びベアリング軸を磨耗させないように固定することが大切です。レーザー墨出器を使用しない際には必ず振り子を固定させてください。(モーターで調整するタイプは必要ありません。基本編レーザー墨出し器と三脚を接続するレーザー墨出し器と三脚側にそれぞれオスとメスの接合部がありますのでそこに合わせ、ビスと同じ方向に回すと接続可能です。三脚をレーザーを当てる場所から6m~8mほど離れて配置する。レーザーを当てる場所からあまり近すぎたり、逆に遠いと作業がしづらいです。レーザー墨出し器の高さ調整レーザーを当てる高さを調整する。「三脚の足を延ばす」方法か若しくは「レーザー取り付け部の高さを上げる」方法で高さ調整が可能です。これはレーザー墨出し器を使用する上で非常に重要です。レーザー墨出し器には水平器があり、それをもとに各部を調整します。下記の写真が水平器です。水平器に赤い丸い線と気泡があります、この丸い線の中央に気泡を位置するようにすることで水平が出します。微調整をする際には三脚の一番下にある石突き部分を回して水平を調整することができます。本体の主電源をONにしますとレーザーが照射されて水平、垂直ラインが照射されます。対象物にレーザーラインを近づけて対象物との角度ズレ(水平、垂直のズレ)を確認レーザー墨出し器を使うときのポイントは下記のとおり。確認については既に記載した記事を見て下さい。墨付けはレーザーラインの中央レーザー墨出し器のラインの太さ(目で見た線の太さ)は3ミリ程度です。ところが距離が何メートルも離れてくると、光がどうしても広がってしまい、少しずつ太くなります。