LX-1000シリーズについてLX-1000シリーズを使用するにはWinパソコン側にDLLをインストールする必要がありますが、そのDLLが古いXP時代に開発されたもので、最近のWinパソコンに完全に対応することができません。弊社では最近のWinパソコンのサポートが出来なくなりましたので、LX−1000シリーズの販売を終了することになりました。ご了承をお願いします。寸法のわかる外観図をPDFで表示します。サンプリングメモリを内蔵したタイプはこちらをご覧下さい。□概要と特長LX−1816ADCはイーサネットに接続して制御できる高精度(16bit分解能)、シングルエンド8チャンネルのアナログ入力モジュール(汎用DIO付)です。ソフト制御で入力範囲、チャンネルスキャン速度、繰り返しサンプリング回数を指定できるため、以下に記すような特徴・利点があります。ソフト的にオートレンジング動作ができます。添付のハンドラ関数内で平均処理することにより大幅に雑音低減したAD変換値を得ることができます。/実測例:16回平均で±1LSB程度/またスキャン速度と併せて積分動作も可能です。インピーダンスの高いアナログ信号源<例:ポテンショメータ>に対してはスキャン速度を落とすことにより(前後チャンネル影響を最小限にした)高精度測定が可能になります。Pt100を使って0〜100°Cを0V〜10Vの電圧に変換するユニット価格についてはお問い合わせ下さい。寸法のわかる外観図をPDFで表示します。□概要と特長LX−1412DACはイーサネットに接続して制御できる高精度(12bit分解能)、4チャンネルのアナログ出力モジュール(汎用DIO付)です。デジタル入出力も備えています。入力はフォトカプラ電流駆動(TTL駆動可能)です。フォトモス出力となっており、AC(またはDC)ピーク50v/400mAを駆動できます。寸法のわかる外観図をPDFで表示します。寸法のわかる外観図をPDFで表示します。□概要と特長LX−1121PRY/1221PSRはイーサネットに接続して制御できるデジタル接点入出力モジュールです。SSRはゼロクロス動作(交流電圧のゼロ交差タイミングでON/OFF)のため雑音発生が少なく、また半導体接点なので寿命も長い特徴がありますが、OFF時洩れ電流5mA、ON時の接点電圧降下2Vなどに注意してください。入力は両機ともフォトカプラ電流駆動2接点(TTL駆動可能)です。2013年7月末を以って「LX-1221PSR」の製造販売を終了します。類似品としてLX-3000Roシリーズのご検討をお願いします。標準在庫の「LX-1121PRY」は、2013年8月出荷分からRoHS非対応となります。RoHS対応品をご希望の場合は10台以上まとめての受注生産となります。少量でRoHS対応をご希望の場合はLX-3000Roシリーズのご検討をお願いします。入力/出力数の合計が7ビットですが小型安価なユニットはこちらをご覧ください。LX−3000Roシリーズもっと多くのリレー接点が必要な場合は16個のリレー接点を装備した「RLT-2116ENC/U」、32個のリレー接点を装備した「RLT-2132ENC/U」もあります。入力/出力数がそれぞれ16点のフォトカプラ/リレーを搭載した絶縁入出力ユニットのご検討もお願いします。