護するEC指令に適合した製品であることを示すCEマーキング、LV-1710/1720レーザドップラ振動計はこの度このCEマーキングに適合しました。今後、小野測器では製品のCEマーキング対応を順次進めて参ります。栄えのするレポートを作成できます。豊富なグラフ機能を使って、データの比較や分析が簡単にできます。音は空気の微小振動であり、空気振動は質量とバネの性質から捉えることが出来ること、そして、この微小な空気振動としての音の計測単位として使用されているデシベル(dB)と気圧の単位であるパスカルとの関係について解説します。FFTアナライザCF-3600は、15型タッチパネルタイプの可搬型ボディ。センサアンプ内蔵等の諸機能が、解析場所を選ばず、手軽に解析を行うことを可能とします。CF-3600内のハードディスクに直接書き込みできるスループットディスク機能やリアルタイムオクターブ分析などの多様な計測をサポート。測定・解析したデータをCF-3600内で、レポート作成まで一貫して行うことを可能とします。・周辺機器へ転送することもできます。この信号変換器を介してリニアゲージセンサを直接シーケンサ(PLC)などに接続することができます。リニアゲージセンサとシーケンサ間の長距離の伝送も可能です。測定用検出器として有効です。専用光アンプFG-1200と組合わせて使用します。測定をもう少し掘り下げて、より詳しく解説しました。レーザドップラ振動計を使用しての測定手順についても取り上げています。測定に際しての考え方や測定方法等はワイヤボンダ測定以外でも役に立つ情報です。加振器を使用して振動解析を行う場合、加振信号として、FFTアナライザの分析に同期したサインスイープ信号が多く使われます。ここでは、DS-2000のオプションであるDS-0271信号出力を使用して、サインスイープ信号の設定手順に関し解説します。仕事に携わっていますと、まずは対象に触ってみたり、たたいたりして手や耳で振動や音の感触を探ります。硬い物でたたいてみて、その音が澄んだ音だと良いデータ測定が期待できます。割れた音や、鈍い音になるとやっかいで、工夫がいります。大体これで測定がうまくいくかどうか予想できます。1chFFTアナライザーが手元にあれば、とりあえず加速度センサで振動の周波数とその振幅を測定してみることとなりますが、振動特性がどうかということに注目すると基本的には2ch以上のFFTアナライザーが必要になってきます。号を2chFFTアナライザーに取り込んで加振試験を行い、周波数応答関数(伝達関数)を測定するのは測定対象の振動特性をみようという意味になります。逆に振動特性が分かると加振入力がどれくらいの時は発生する振動がこれくらいになるなどと予測できます。現場に赴くとまず目に飛び込んでくるのは組み上がり完成された製品です。完成品を加振させて振動特性の解析するのはなかなか難しいです。わかるとしたら製品に精通した経験豊富な人でしょう。完成品は摩擦やガタ等の非線形の要素が強く入り、色々な振動がごった煮の状態になっていて、どの部品のどの振動がどれくらい出ているかは、煮込まれて消えてしまった具材を当てるようなものと似ています。測定されたデータから目的の振動とその信号源を見つけようとするのですからとても一筋縄ではいかないことは皆様も経験されたことと思います。良いデータというかわかりやすいデータというかこのようなデータをいかに測定するかが工夫のしどころとなります。成品の分析にアプローチするほうが、振動の重ね合わせからより本当のところが見えてくるのではないでしょうか。一連の解析作業ではいかに製品の挙動を振動的な見地、つまり重さ、剛性、減衰の3要素としてとらえ測定していくかにかかってきます。振動測定するにあたり対象の方法を考えて見ましょう。軽い物だと糸で宙吊りする場合が多く、また重いものではしっかり固定することが多いです。完全に自由振動させるか固定するか測定する目的によって色々な配慮をします。宙吊りによる自由振動ではゆれの振動も測定されます。この周波数が測定対象の周波数(固有モードの1次周波数)の10分の1程度以下になるようにすることで測定の際にモードの周波数の中に紛れ込まなく後の解析で悩まなくて済みます。響をあたえないよう振動の節の点とします。重量物でも自由支持にしたい場合タイヤのチューブなどに載せて計測することがあります。空気バネが柔らかく低周波になるので扱いやすいです。スポンジやその他発泡スチロールになりますと、少し硬さがあり、減衰等振動そのものを邪魔することがあり影響を受けますので注意が必要です。固定の場合はボルトで固定することが多いのですが、高周波数になるとボルト間の固定されていない部分で振動してしまうことがあります。これは振動振幅が微小なため目で見ることができませんから見落とされやすく注意が必要です。モード解析でばたばた動く画像になるのはこの影響が考えられます。固定する力が弱い場合や減衰条件が付加される場合は周波数のピークや減衰特性に影響を受け変わってしまうことがあります。個人的な見方ですが1次共振周波数f1Hzとすると10×f1までは低周波帯域、その上20×f1までは中周波帯域、それ以上は高周波帯域としてみています。低周波帯域ではモード解析や測定については安定して計測できますが高周波帯域では線形性やセンサの特性や支持方法などの影響を受けやすく安定して計測することが難しくなります。方法が測定データに現れないようにすることにあります。対象の持っている周波数帯(測定したい周波数帯)より低い周波数で支持する場合は自由支持を、高い周波数で支持する場合は固定支持を選択します。測定対象の支持方法が決まると測定の半分は終わった気になります。敬老の日の行事は5月になされることが多く、また母の日の月であることも口実に田舎の母とちょっと浜名湖花博へ。感のある賑やかさを感じました。これは車椅子を押すという、いつもとは違う視線目線のせいでしょうか。年金未払いでは国会は散々です。1つしか無い花を楽しんできました、皆様もどうぞ。