本文へスキップケミカル機器株式会社はpH電極・pHメーターを通じ医療の安全と質の向上・医療と産業のに貢献いたします。先端径が0.6mmの超小型pH電極です。金属表面の酸化速度測定や生物の乳酸値のpH測定等に使われています。※1.単極電極になるため比較電極が必要です。※2.アンチモン電極になるためアンチモン電極対応のpHメーターが必要です。先端径が0.4mmの超小型pHガラス電極です。pHアンチモン電極に比較し、より精度の高い金属表面の酸化速度測定や生物の乳酸値の測定等に使われています。※単極電極になるため比較電極が必要です。pH複合電極MCD-45(旧品番:SE-1600GC)センサー先端部が短径2.0mm、長径4.5mmの小型のpH複合電極です。ガラス電極と比較電極が割り箸状に構成された表面測定に最適な複合電極です。サンプル量0.3�t程度からのpH測定が可能です。デジタルpH/mV計(CL-9D02)はこちら微量測定用pH複合電極MCS-30S(旧品番:SE-1700GC)径3.0φの超小型のpH複合電極です。サンプルを採取しなくても直接計測が可能です。デジタルpH/mV計(CL-9D02)はこちら微量測定用pH複合電極MCS-30L(旧品番:SE-1800GC)画像をクリックで拡大MCS-30Sの細管部分を125mmから200mmに延ばしたpH複合電極です。NMR(核磁気共鳴装置)用に使用されています。測定可能サンプル量・径はMCS-30Sと同仕様になります。先端が平面のため通常の複合電極に比べサンプル量が少量でも測定が可能です。0.1cc程度のサンプルから計測が可能です。皮膚表面や臓器表面のpH測定にも最適です。先端がフラット型の複合電極です。MCF-40と比較し更に0.05cc程度の微量のサンプルが測定可能です。綿棒に付着させた微量のサンプル計測も可能です。応答速度が速い(90%応答まで約30秒程度)・スリーブ形状のため液絡部の目詰まりがしにくく耐久性が高いことが特長です。※アンチモン電極のためアンチモン電極対応のpHメーターが必要です。電極両端にチューブを接続し、試験液を流通させると連続的にpHが測定できます。生産ライン・検査機器の流通管内のpHモニターに採用されています。デジタルpH/mV計(CL-9D02)はこちらpH電極のお取扱いについて※1.電極の品質を保持するため受注生産となります。納期についてはご確認下さい。出来る限りご提示ください。※3.微小ガラス電極は高い絶縁性が要求され、また非常に精巧なガラス製品のため破損等お取扱いには細心の注意を払いますようお願いいたします。※4.電極には温度補償は含まれておりません。※5.微小ガラス電極は全てハンドメイドの製品となります。多少の誤差の寸法はご了承ください。