光電気化学フローセル光電気化学フローセルは、ガスケットの厚さを変えることによって光路長を設定できます。用途に応じて、オプションでガスケットの厚さ、素材をお選びいただけます。石英ガラス製光電気化学セルでは不可能であった薄層セルによるフローインジェクション分析、あるいはストップトフロー分析が可能となりました。箇所に取り付けることにより、様々な光ファイバー型分光器で使用できます。電極、白金グリッド電極、金グリッド電極、カーボングリッド電極を取り揃えています。コリメーティングレンズは別売りです。アナライザー、光電気化学フローセル、送液用ポンプ(またはシリンジ)、PCデータ処理機が必要です。作用電極にはITO電極、白金グリッド電極、金グリッド電極、カーボングリッド電極を取り揃えております。光電気化学フローセルでは、グリッド型電極とITO光透過性電極を使用します。光が透過する部分にグリッド電極ならびにITO電極をセットします。光源に接続した光ファイバーを用いて、電極部分に光を照射します。電極表面で電解等が起こると反応物質の濃度が変化し、物質に依存する各波長毎の透過光量が変化します。この変化量をアレイ状に配置した受光素子で検出します。構造は下図の通りです。石英ガラスを基準として、ITO電極、Ptグリッド電極、Auグリッド電極の光透過率を比較しました。nm以下では10%程度となります。nm以上の可視領域では、光透過率は80%以上を維持します。グリッド電極は石英ガラスと比較して光透過率は30%程度ですが、紫外領域でも同様の光透過率を維持できるのが特長です。(4枚)●ガスケットは薄くなるほど取扱いが難しくなります。薄いガスケットをご使用の際は、送液速度にご注意下さい。μmのガスケットを用いて、水を基準とした時のフェロシアン化カリウム溶液の吸光度を測定しました。赤線で囲われた部分がサンプルの特徴吸収ピークです。同じ濃度の場合、吸光度はガスケットの厚さ(光路長)に比例していることがわかります。nmにおいて吸光度が一定になるまでの時間変化を示したものです。μmの場合、わずか40秒で一定になることがわかります(サンプルにより、一定に達するまでの時間は異なります)。同じ濃度の場合、吸光度はガスケットの厚さに比例していることが確認できました。μmのガスケットを用い、ビタミンB12誘導体錯体を還元電解した際の、スペクトル変化をモニタリングした実験例です。