D8に対し、Bluetooth®通信機能を利用をして、PC1台でレーザー距離計を複数台リモート制御して距離や変位の測定を行います。連続測定機能によりレーザー距離計を固定した状態で、対象物との距離の推移測定が可能です。(モニタリング可能)自動測定モードにより指定された時間、間隔にて測定を行い、PCにログとして保存します。モニタリングと同時にログファイルを出力しますので、他のアプリケーションから参照可能です。測定停止後に、ログリスト(履歴データ)の参照、ファイル出力(表計算ソフトにて利用可能)、グラフの印刷ができます。設定した管理値を超えると、警告灯およびブザー等で警告します。(警告灯はネットワーク対応で制御可能)PCにネットワークカメラを接続することにより、警告時の画像を自動的に静止画として保存します。PCにUSB対応Bluetooth®アダプタとUSBエクステンダーを使用することにより、数十メートル離れた場所にあるレーザー距離計を制御して測定することが可能です。システムを利用する際には、事前にご利用になるパソコンのBluetooth®アダプタで、レーザー距離計を接続認証しておく必要があります。レーザー距離計ごとに使用するCOMポートを割り当てておくことにより、当システムから測定開始ボタン(青の右矢印)をクリックするだけで、順次接続し計測を開始します。【2】起動後の初期画面(レーザー距離計の設置位置も未設定)Bluetooth®接続が完了すると、レーザー距離計に対応した計測Windowが着色されます。この状態は、未だ1台も接続が完了していない状態となります。当システムの環境設定画面にて指定された条件により、対象のレーザー距離計が測定した結果をモニタリングし、測定値を表示するとともに変位状況のステータスを変位分布図上に表示。変位チャートは、起動時には最小化されて表題のみが表示されている状態ですが、任意の大きさに画面サイズを変更可能です。チャート変位を重視する場合は前面で参照可能です。各Windowsの背景色により測定結果を示します。背景色は変位分布図上にも同色で表示されます。周辺機器として、警告灯やネットワーク掲示板を設置した場合は、設定内容に合わせて連動します。