シリーズアテンションは、業界の品質管理と研究開発ならびに学術研究のための優れた接触角および表面張力ソリューションを提供します。アテンションソリューションの核心は、使いやすいスマート計測器と広範囲な表面科学機能を組み合わせたものです。シリンジタイプからディスポーザブルまで自動ディスペンサー搭載可能な高い拡張性の接触角計測装置です。してはコンパクトで低価格ながらハイスピード、高解像度カメラを搭載することによってポータブルタイプとは一線を画した高精度の接触角の測定、画像観察を可能としました。上位機種と同じソフトウェアを使用しディスペンサーもシリンジタイプ並びに好評なディスポーザブルタイプをデゥアルでかつセミオートで使用できる機能を持たせています。エントリークラスからミドルクラスまでの幅広いユーザー様にお使いいただけるモデルです。Thetaシリーズ全てのモデルはFireWireカメラとLED光源を採用し、高画質を実現しています。画質のクオリティーは液滴プロファイルのフィッティングにも影響を与え、接触角の計算には重要な要素となります。動的接触角(前進/後退接触角)の測定が可能です。液滴の体積の計算も可能で、最小0.1nlまで計算する事ができます。トリガーを使って着滴の瞬間から画像撮影する事ができ、ぬれの高い試料の接触角測定に有効です。ハイスピードカメラのオプションもあります。ペンダントドロップ法による表面張力計測ペンダントドロップもしくはリバースペンダントドロップ法による表面/界面張力計測が可能です。表面張力が非常に低い試料においては、ぬれ性が高く液滴がすばやく広がる為セシルドロップ法による接触角測定が難しくなります。このような場合はメニスカスを測定する事によって評価が可能です。サーキュレーターやヒーターを接続して温調を行う事もできます。全てのCAMモデルに表面自由エネルギー計算ソフトが標準装備されています。State,カーブフィティングいびつな形の液滴画像でも、いびつなプロファイルを切り捨て、正常なプロファイル部分の画像範囲をフレームで囲い選択する事によって、フィッティング可能です。Young-LaplaceBashforth-AdamsCircularPolynomialアプリケーションに特化したパーツ類オートディスペンサー(ディスポーザブルチップタイプ)ディスポーザブルチップを使用する事により、インクや溶剤などシリンジの洗浄が困難な試料に適しています。1000μlから選択可能です。0.02μl吐出と吸入による動的接触角(前進/後退接触角)の測定、ペンダントドロップによる表面張力の測定も可能です。使用する事により微細領域の接触角測定に適しています。吐出と吸入による動的接触角(前進/後退接触角)の測定、ペンダントドロップによる表面張力の測定も可能です。PCインターフェース:USB1mlシリンジ使用(スタンダード)精度0.1μlオートマルチディスペンサー(シリンジタイプ)1mlシリンジを4本搭載し、バルブを自動切換えする事ができます。各シリンジで異なる試料を使用して接触角を測定する事ができる為、表面自由エネルギーの測定、微細領域の測定に適しています。吐出と吸入による動的接触角(前進/後退接触角)の測定、ペンダントドロップによる表面張力の測定も可能です。PCインターフェース:USB1mlシリンジ使用(スタンダード)精度0.1μlオートサンプルステージ左右(X方向)に自動制御する事ができます。オートディスペンサーと組み合わせて使用する事によって、連続着滴が可能です。使用する場合はUSB2ポートが1つ追加で必要になります。*高解像度の画像を高速録画する場合はSSD(最低500MB/秒)が必要となります。