EYELA総合カタログ|383-384(384-385)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。383-384(384-385)概要10.合成装置383384お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。(チラー)383http://www.eyela.co.jp●表示の価格には消費税は含まれておりません。マイクロ波固相反応装置マイクロ波を利用した固相ペプチド反応装置です。従来法に比べて大幅な反応時間の短縮・収率アップを実現しました。照射方式はシングルモードを採用、当社独自の方式によりマイクロ波の吸収量(反応電力)が測定できます。■温度調節範囲は室温+10~70°C、出力調節範囲は0、50~500Wで調整できます。■反応容器は安価なPP製の樹脂容器(反応チューブ)を採用。0.5~5mL用と0.5~10mL用があります。■マイクロ波により反応しづらい溶媒でも合成が進むので、必要な溶媒量が削減できるなど合成コストを軽減できます。■ボルテックス撹拌方式を採用。当社独自の機構により効率的な反応・洗浄が行なえます。■温度測定用のセンサはマイクロ波の影響を受けない光ファイバー温度センサを採用。正確な温度測定が可能です。操作はバルブやレバーによるマニュアル操作(手動)で簡単に行なえます。溶媒は4種類までバルブで選択ができ、送液は加圧エアー(窒素、アルゴンガス)にて行ないます。繰返しステッププログラムを設定し、反応過程や進行状況も確認ができます。)はパソコンに記録・保存ができます。記録・保存されたデータはExcelで書出しが可能です。動作環境(OS):WindowsXP・Vista・7(32bit)ソフトウェア:日本語・英語表記を選択(※MicrosoftExcel必須)※パソコンは装置専用機をご用意ください。フルシステム構成パソコンは含みません保冷庫はオプションです。浄1脱保護最新のデータはホームページに公開されています。http://www.eyela.co.jp/products/mws1000/reaction.shtml当社のペプチド合成用マイクロ波固相反応装置MWS-1000A型で実際に行なった反応例です。ご購入や、デモ機貸出を行なったお客様にデータをご提供いただき掲載しています。実験データをご提供していただける場合は、アイラ・カスタマーセンターへご連絡ください。提出が必要となります。(チラー)384製品のご使用の前には「取扱説明書」を必ずお読みください。●表示の価格には消費税は含まれておりません。ファイバー温度センサ40%60%100%試料が吸収したマイクロ波の量マイクロ波シングルモード溶媒・排液切換バルブ、流路切換レバー、ガス供給レバーが使い勝手のよい位置にレイアウトされ、各種操作がマニュアルで快適に行なえます。アラームランプ通信ランプ運転ランプ照明スイッチ電源スイッチパソコン用サービスコンセント100V・Max2AUSB接続口マイクロ波強制停止スイッチ反応容器の背面部に白色LEDを設置しているので、窓のスリットを通しても反応の進行状況、レジンの撹拌状況の確認が容易です。シングルモードによるマイクロ波照射方式なので、試料が吸収したマイクロ波の量(反応電力)が測定できます。※図はMWS-1000A型です。保冷庫溶媒の保冷、廃液の再蒸発の防止ができます。P.342マイバインダーマイバインダーは空です。