サーボシリーズサーボスコープ・音楽用オシロスコープサーボスコピーノ・USBオシロスコープサーボスコープ・エクスプレス版シグナルジェネレータ・エクスプレス版シグナルジェネレータ・エクスプレス版の概要SarboGenExpは、コンピュータのサウンド出力を用いたシグナルジェネレータ(任意波形発生装置)です。オーディオ機器の調整などにお使いいただけます。ダウンロードは、vecror「Windows->画像&サウンド->その他」より行うことができます。新しいバージョンがリリースされたタイミングでは、ダウンロードサイトのバイナリが最新でない可能性があります。この場合は、しばらく時間をおいてバージョンを確認の上ダウンロードしてください。モノラルとステレオを支援します。波形選択ボタンで、基本波形4種とホワイトノイズを選択できます。円盤型ダイアルと左側のスピンボタンで周波数を設定します。レベル設定スピンボタンで波形レベルを設定します。画面下のドロップダウンリストから選択できます。ステレオモードのとき、左右の位相差を設定します。スタート・ストップ、バージョン表示とヘルプボタンです。支援する波形は、以下の5種類です。ホワイトノイズなお、ホワイトノイズには、周波数パラメータがありません。発振周波数は、1Hzから20KHzまで支援します。発振周波数全域で5桁の精度を持ちます。選択は、以下の3つの方法で行うことができます。画面右側の大きなダイアルを操作することで、自由に周波数を上げ下げすることができます。ダイアルの操作は、マウスでダイアルの外周をドラッグします。5桁の精度を持ちます。長押しすると、加速度的に数値が変化します。周波数プリセットボタンをクリックします。Ver1.2では4種類の数値を支援します。発振レベルを設定します。スピンボタンによって0dBから-80dBまで、1dBきざみで設定することができます。初期値は、-20dBです。注:このレベルは、波形の先頭値の値を示します。実行値ではありませんので、ご注意ください。再生に用いるサウンドデバイスを選択します。ドライバー」が設定されます。サンプリング周波数は、Ver1.2では、44100Hz固定となっています。チャンネルモードモノモードでは、左右のチャンネルに、同じデータが設定されます。ステレオモードでは、左右に独立したデータを設定することができます。位相設定ステレオモードのとき、左右の位相差を設定することができます。注:左右の周波数が簡単な整数比になっているときのみ有効です。スタート・ストップ発振をスタート・ストップしますボタンヘルプボタン:このページが開きます。バージョンボタン:バージョン情報を示すダイアログが開きます。クローズボタン:プログラムを終了します。バージョン1.2についてバージョン1.2は、左右独立したパラメータを設定することができます。これは、サーボスコーププロでリサジュー波形を描画するために拡張された機能です。Proを使って以下のような波形を描画することができます。任意波形発生器についてサウンドデバイスによる制限この任意波形発生器は、コンピュータのサウンドデバイスを利用しています。そのため発振できる周波数は可聴域に限られます。電子回路の調整などに用いる高い周波数は支援しませんので、ご注意ください。発振周波数の精度は、サウンドデバイスのサンプリング周波数の精度に依存します。このソフトウェアは、サンプリングの公証周波数、例えば44.1kHzであれば、サンプリング周波数が正確に44.1kHzであることを前提に計算して表示しています。そのため、サンプリング周波数に誤差が含まれた場合、発振する周波数にも同様の誤差が反映されます。ExpressバージョンについてExpressバージョンは、無償でお使いいただけます。SarboGenは、ソフトウェアによって任意波形発生器の動作を再現したもので、本格的な測定器としての機能は備えておりません。SarboGenは、学校の理科や物理の時間などで、実験用音源としてお使いいただけます。担当の先生方には、ソフトウェアの能力と制限についてご理解の上、お使いいただけるようお願いいたします。SarboGenは、趣味でオーディオや電子工作などをされる方にお使いいただけます。アンプなど低周波用電子回路の動作確認などにお使いください。保障についてCactusSoftwareは、SarboGenの動作や表示内容について保障いたしません。CactusSoftwareは、SarboGenを利用したことで生じたいかなる損失も保障いたしません。SarboGenに不具合がある場合でも、CactusSoftwareは、改善の義務を負いません。ダウンロードは、vecror「Windows->画像&サウンド->その他」より行うことができます。新しいバージョンがリリースされたタイミングでは、ダウンロードサイトのバイナリが最新でない可能性があります。この場合は、しばらく時間をおいてバージョンを確認の上ダウンロードしてください。SarboGenの開発には万全を期しておりますが、SarboGenに関してお気づきの点やお問い合わせのある方は、資料室の広場を設けておりますので、お気軽にお立ち寄り下さい。Pro」を公開しています。併せてご利用ください。ご利用は以下のURLからどうぞSarboScopePro姉妹アプリケーション姉妹アプリケーションの「SarboScopeStd」ソフトウェアオシロスコープを公開しています。併せてご利用ください。ご利用は以下のURLからどうぞSarboScopeStd姉妹アプリケーションの「SarboScope」ソフトウェアオシロスコープを公開しています。併せてご利用ください。