方南町の歯医者、あるす歯科。滅菌体制について|方南町の歯医者、あるす歯科。当院の滅菌体制について当院の滅菌体制について当院では各種ガイドラインに基づき、最高水準の設備を整え、患者様お一人毎に必ず消毒滅菌済みの道具を交換使用し、十分に衛生的な環境の下で日々治療をおこなっております。オートクレーブについて青いバックから道具が出てきたら滅菌してある証拠、と思ってませんか?青いバックは滅菌する為のものではありません。滅菌を邪魔するものなのです。器具を滅菌する為に一般的に用いられる機械をオートクレーブと呼び、134度2気圧の水蒸気を用いて滅菌します。この水蒸気を器具に直接当てる事が出来れば確実に滅菌できますが、青いバッグは器具を包装している為、滅菌を邪魔しているものでもあるのです。細い筒状の道具の内側隅々に水蒸気を届けるのも実は難しい事です。我々が滅菌するべきはバックの表面ではなく、その中にある器具や器具の内側なのです。オートクレーブは、どこまで水蒸気を届けられるか、その性能によって「クラスN」「クラスS」「クラスB」の3つのクラスに分類されています。クラスN日本国内ほぼ全ての医療施設に備えてあるタイプです。Class、つまり裸の物・非包装の道具しか滅菌が出来ません。クラスNしかなかった時代は全て裸のまま滅菌を行い、滅菌済みの金属製の箱や紫外線灯付きの棚に入れて滅菌状態を維持していました。当院でも、外科用の器具など使用頻度が低いものは裸でクラスNを用いて滅菌し、紫外線灯付きキャビネットの中に保管しています。使用直前に一式を準備し持ってくれば良いからです。クラスBクラスS及びクラスBは真空状態を作り出すことにより、バックの内側や精密機器の内側隅々にまで水蒸気を通す事が可能です。医療を行うのであれば、特にハンドピースを使用する歯科においては必須ともいえるオートクレーブです。当院では使用頻度が高い器具は滅菌バッグに包みクラスBもしくはクラスSにて滅菌しています。取り出せるよう、診療室内の引き出し等に収納しているからです。滅菌されていない場所に置いても中は滅菌されたまま保管できる。これが滅菌バックの役割です。アメリカやヨーロッパ、中国ではクラスSやクラスBオートクレーブを備えてない歯科医院は営業許可が下りない事すらあります。残念ながら日本の医療行政上で必要なオートクレーブはクラスNとされています。クラスN同等の容量を持つクラスBは高価な為、日本国内の歯科医院における普及率は5%以下とも言われており、ハンドピースや小型器具専用のクラスSがようやく普及し始めたところです。この差は皆平等を基本とする分最低ラインを低くせざるを得ない国民皆保険制度の弊害ともいえるところです。当院では皆さんに安心安全な医療を届ける為に、各種ガイドラインに基づき最高水準の設備を用いて適切に器具の滅菌処理を行い、日々の診療を行っております。全ての物事はその本質を理解した上で適材適所に用いなければなりません。当院は常に学び続け様々な変化に対応していきます。ハンドピースについて歯科医院ではこの様な器具をほぼ全ての方に使用します。それぞれをタービン、コントラ、ストレートなどと呼んでいます。中でも一回り細いものはタービンと呼び、主に歯を削る際に使用します。ダイアモンド粒付きのドリルを秒速30万回転させる機構を直径1センチ足らずの先端に納めた超精密機器です。お口の中で歯を削ると、このハンドピース内部の微細な隙間に唾液や血液などが入ってしまいます。それが院内感染の原因になります。当院で使用しているハンドピースとチェアは全て入り込み防止機構付きです。それで一安心と言いたいところですが、残念ながら防止機構付きでも入り込みゼロは困難です。現在入り込みゼロが確認されているのは、ドイツ製の最高級ハンドピースのみとなっております。当院ではそのハンドピースも備え、特別な対応が必要な方に使用しております。使用したハンドピースは、外部は強アルカリ水と界面活性剤で洗浄、内部は専用スプレー等を用いて洗浄消毒、その後にクラスSオートクレーブもしくはクラスBオートクレーブで滅菌します。以上のようにガイドラインに従って滅菌を行い、最高水準の滅菌体制で日々診療を行っております。次亜塩素酸水について当院では次亜塩素酸水を積極的に利用しています。次亜塩素酸水は殺菌を目的に使用される電解水で、塩素がその主体であり、ノロウィルスやB型C型肝炎ウィルスはもちろん、院内感染で問題になるMRSAや緑膿菌にも強い殺菌効果(瞬時に作用)を発揮することが確認されています。他の薬剤と違い、耐性菌の発生が起こりえない事も大きな特徴であり、胃カメラ等の滅菌が事実上不可能な器具の高水準消毒(ほぼ滅菌と同義)にも使用されています。当院では器具の消毒はもちろん、歯石除去や根の治療等にも用いています。強い効果があれば人体にもそれだけ有害というのが通常なのですが、次亜塩素酸水の場合たんぱく質等に触れると即座に分解してしまいただの水だけが残ります。非常に熱や光にも弱く保存が難しいという欠点がありました。これは歯科にはまたとない利点です。歯石や根の中の洗浄で次亜塩素酸水を使うことによって常に新鮮な殺菌効果を洗浄している部分に届けることが出来ます。溢れた次亜塩素酸水はあっという間に分解されただの水になってしまいます。この機能水で歯周病や根の病気が治せると考える事は大きな間違いです。歯周病に対しては歯ブラシやデンタルフロスによる日々の清掃、根の治療ではファイルと呼ばれる器具での物理的な汚染の除去が必須です。次亜塩素酸水はその補助に過ぎませんし、欠点がないわけでもありません。歯科医師の厳正な管理の下でのみ使用を行わせていただきます。