GYKS2はGYKMのコントローラ一体型プローブです。従来のGYKS型と比べ、ロッド型のボディ長さが短くなりました。GYKM-LS/LTプローブの後継機種です。電源を供給するだけでマグネットの位置に比例した電圧または電流の位置出力信号が得られます。標準でノイズキャンセル機能を備えています。ポテンショメータからの置き換えが可能となり、非接触センシングによる長寿命をご期待頂けます。別売の機器(ソフト付き)(型式:GPM)により客先でゼロ/フルスケール点の調整及び出力方向の変更が可能です。・上記精度は有効ストローク300mm以上のセンサに適用されます。300mm未満のセンサは300mmのセンサ仕様と同等になります。・センサに付属する固定金具の個数は下記の通りです。・GYKM-LS/LTからの置き換えには高さ調整用のスペーサをご用意しております。必要な方は別途ご注文下さい。・コネクタ付きケーブルや延長ケーブルは、「こちら」からお選び下さい。・使用コネクタ:オムロン製XS2C-D4S1(ストレート型)またはD4S2(L型)(材質:PBT樹脂)・相コネクタは付属致しません。相コネクタが必要な場合は別途ご指示願います。(ストレートコネクタもしくはL型コネクタを選択できます)4位置出力AD:0~10V(ロッド先端へ移動時、増加動作)AR:10~0V(ロッド先端へ移動時、減少動作)BD:4~20mA(ロッド先端へ移動時、増加動作)BR:20~4mA(ロッド先端へ移動時、減少動作)・バイポーラ出力(±10V)はご指定できません。5デッドゾーンロッド型以外の形状で、ストローク1001mm以上の場合は、コネクタ側デッドゾーンは150mm、またストローク2001mm以上の場合は、先端側デッドゾーンは70mmまたは80mmとなります(標準長+15mm)。この時のデッドゾーン表記は実寸法(mm)となります。・プローブボディ材質:アルミニウム(アルマイト処理)・センサに付属する固定金具の個数は下記の通りです。IP63~IP65データダウンロードアンケートJavaScriptがオフです。オンにしてアクセスして頂くと、フォームが表示されます。