ように導電率が低いサンプル測定は、不純物が少ないため測定容器の汚れや大気中の二酸化炭素の影響を受けやすく指示が安定しません。このような問題を少しでも解決して、より正確な測定をするためには次のような対策があります。cm-1)(低導電率水用)の浸せき形セル(型式:3551-10D)を用意する。下図のようなフロー測定容器を作成する。セル全体をシールド箱の中に納めて測定する。応答には多少の時間がかかるため、指示値が安定するまで充分に待つ。cm-1)(低導電率水用)の流通形セル(型式:3561-10D)を用意する。下図のように導電率セルの入口と出口にチューブを取り付け、サンプルをセルの中に通す。サンプル貯めに入っているサンプルは、大気に触れないように密閉し、窒素パージを行う。cm-1)(低導電率用)の浸せき形セル(型式:3551-10D)を用意する。下図のように窒素ガス、もしくはアルゴンガスでパージし、大気との接触を防ぐ。外部からの電気的雑音の影響を受けやすいので、測定はシールド箱の中で行う。応答には多少の時間がかかるため、指示値が安定するまで充分待つ。撹拌する(300rpm程度)。これにより液全体が脱炭酸できる。税抜¥22,000~平面センサに滴下するだけ。ビーカいらずでどこでも誰でも簡単測定。税抜¥59,000~片手で使いやすく持ち運びもコンパクトで簡単。税抜¥165,000~ハイエンド卓上型。タッチパネルとナビゲーションでストレスフリーな操作を実現。pH・COND・ION・ORP・DO測定項目、試料、アプリケーションに応じた電極ラインアップをご紹介。アクセシビリティサイトマップ。