Na2SO4等の腐食性成分を含む場合。・HCl,Cl2,・100mg/Nm3を超えるダストを含むサンプルガス。30m(注1)・サンプリング点ガス圧が−3∼+3kPaの範囲を超える場合,当社へご連絡ください。(注2)・ガスサンプリング点と本体ガス入口までのガス導管の傾斜が,下方へ15°未満の場合に指定してください。(注3)・ゼロガスに大気エアを使用する場合ご指定ください。(注4)・電気加熱式フィルタプローブ(フィルタメッシュ20μm)をお持ちの場合のみ,ご指定ください。06)は,営業にて手配してください。工場では,下表内容にて配線して出荷いたします。仕様に応じC1,C2のいずれかを選定ください。4ch×5ch6ch×4ch5ch6chO2換算CO1時間平均値(注6)・納入時,検定なしをご利用でも将来的に検定をご計画の場合はゼロガスとしてAirボンベが必要となりますので,「-1」をご指定ください。ガスボンベを接続する場合,“ゼロ”にAirボンベ,“スパン1”にCO/N2ボンベおよび“スパン2”にO2/N2ボンベを取付けてください。・電気加熱式フィルタプローブ:ステンレスフィルタ付きフィルタ径は標準20μm・外部ドレンセパレータ:・サンプルガス中のドレンを自動排出します。計本体へ流れ込みがありません。・ガス導管の傾斜が15°未満の場合にご指定ください。・ガスコンデショナドレンの分離および2次フィルタ,ドレン吸上げ防止,定圧バブラの複合動作を行います。Corporation・サンプリングモジュール:電子式ガス冷却器,電磁弁,メンブレンフィルタ,流量計が内蔵されています。・電子式ガス冷却器:サンプルガス中の水分を露点約2°Cに除湿します。・電磁弁:校正ガス導入用に使用します。・メンブレンフィルタ:ガラス繊維およびPTFEフィルタにより微細ダストを除去するとともに,ダストの付着している状態が本体の前面から監視できます。・流量計:サンプルガスの流量を調整,監視します。<<索引>>・標準ガス:分析計のゼロ,スパンを校正する基準ガス。COスパン,O2ゼロの3本,またはCOスパン,O2ゼロの2本を使用します。・ジルコニアO2センサ:ジルコニア式酸素センサです。ガス中の酸素濃度(0∼25%)を測定します。標準ガスのかわりに大気Airを使用する際,内蔵されます。注2)内部接続用端子には接続しないでくざさい。安全に関するご注意*この商品をご使用の際には,事前に取扱説明書を必ずお読みください。※K9219CBの場合13,14,15が追加になります。11G4G2-01)」に従い,外形図を添付し,ご利用下さい。11G4G2-01記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。views${snippet}。