測定器概要ひずみゲージの抵抗変化は極めて小さいため、それを測定するために電気的な手段が必要となります。ひずみ測定器はその目的のために用意されたもので、ひずみゲージの抵抗変化を電圧の変化に置き換え、それを増幅してデジタルまたはアナログデータとして取り出すことができます。荷重計、変位計など、内部にひずみゲージを用いた変換器も同様にひずみ測定器に接続して測定を行います。ひずみ測定器の多くの機種は、電圧測定や、熱電対および白金測温抵抗体による温度測定も行えます。静ひずみと動ひずみ時間の経過に対して変化が少ないひずみを「静ひずみ」と呼び、対して変化の速いひずみを「動ひずみ」と呼びます。ひずみ測定器には、静ひずみ測定を目的とした静ひずみ測定器と、動ひずみ測定を目的とした動ひずみ測定器があります。当社データロガーは、静ひずみ測定器の代表的なものです。近年では静ひずみ測定器でも比較的速い現象をとらえるデータロガーも登場しています。動ひずみ測定器としては、標準的なアナログタイプのほか、デジタル式の測定器もあります。ヒストグラムレコーダのように、動的現象のヒストグラムすなわち頻度分布を測定する測定器もあります。STRAIN)測定されるひずみ量が時間とともに変化しない場合および緩やかに変化する場合。STRAIN)測定されるひずみ量が時間とともに速く変化する場合。ある周波数で正弦波的に変化する振動現象も含まれます。Points)測定器で測定できる点数です。データロガー、スイッチボックスなどの静ひずみ測定器では、切り換えて測定できる点数を示します。動ひずみ測定器では、同時に測定できる点数(チャンネル数)を示します。Resistance)測定可能なひずみゲージ(またはひずみゲージ式変換器)の抵抗値です。Excitation)ひずみ測定においてブリッジ回路に加える電源の、電圧または電流と、直流と交流の別を示します。ブリッジ電源をパルス状に加える測定器では、パルス幅を示してあります。ブリッジ電源が交流の場合は、周波数を示してあります。Speed)データロガーで、1点の測定に要する時間を示します。Speed)動的なデジタル測定器で現象を連続してデジタル化する速度を示します。Range)測定器で調整できる初期不平衡値の範囲です。ブリッジ電源に交流を用いた搬送波型測定器では、抵抗値だけでなく容量値についても示しています。Accuracy)平衡調整動作の確度です。入力ひずみ値などに換算して示しています。Range)仕様を満足して測定できる範囲です。Range)記憶できる初期値(イニシャル値)の範囲です。Mode)ひずみ測定時の測定法(1ゲージ法、4ゲージ法など)や、温度測定時の熱電対種類など、測定対象の区別や設定を示します。Range)正弦波に変化する入力に対し、出力が仕様を満足する範囲で応答できる周波数範囲です。出力が-3dB(出力の約70%)となる周波数で示しています。Mode)データロガーでの、測定値の処理方法を示します。測定モードには、イニシャル測定、ダイレクト測定、メジャー測定があります。イニシャル測定:ひずみ測定では、無負荷の状態でも初期不平衡値(初期値またはイニシャル値とも言います)があります。この値を測定して記憶します。ダイレクト測定:測定した値(初期不平衡値を含む値で、ダイレクト値と言います)をそのまま測定して出力します。メジャー測定:ダイレクト値から、記憶しているイニシャル値を差し引いて出力します。したがってイニシャル値からの変化分が測定されます。確度(Accuracy)指定された条件における誤差の限界値です。表示値または測定範囲に対するパーセンテージ(%rdgまたは%FS)で表します。Scale(測定範囲)です。分解能(Resolution)測定可能な最小の変化量です。非直線性(Non-linearity)増幅器の出力または指示器の指示値などにおいて、基点と出力の最大値を結ぶ直線に対する測定曲線の最大偏差です。最大測定値に対するパーセンテージで示します。安定度(Stability)温度、時間などの変化による零点または感度の変化です。Ratio)設定感度における規定出力とノイズとの比です。デシベル(dB)で表します。Range)仕様を満足して使用できる温度および湿度の範囲です。FAQお問合せご質問・ご要望、資料請求やカタログ請求などお気軽にお問合せください。