プロファイルリニアプロファイル形状のGYSE-Qセンサです。インクリメンタル(A/B相パルス)出力型のセンサです。サンプリング毎に応答周波数250kHzまたは500kHz(固定)(分解能に依存)のパルスが、ラインドライバ出力されます。リニアスケールのような連続したパルスは出力されませんので、ご注意ください。センサエレメントをハウジングから取り外し交換ができ、別売の機器(ソフト付き)(型式:GPM)により客先で分解能、パルス周波数、出力方向の変更及びゼロ/フルスケール点の調整が可能です。製品の特長センサエレメント着脱可能センサエレメントをハウジングから取り外し交換が可能です。センサだけの交換が可能になります。客先でゼロ/フルスケール点の調整、出力方向の変更が可能です。・上記精度は有効ストローク300mm以上のセンサに適用されます。300mm未満のセンサは300mmのセンサ仕様と同等になります。600mm未満:2個600~1000mm:3個1001~1500mm:4個1501~2000mm:5個(500mm毎に1個追加)型式1有効ストローク15~7500mm2根元デッドゾーンS:50mm(標準)□:□mm(ご相談下さい。)・マグネットとの組合せで、対応できる寸法が異なります。3先端デッドゾーンS:70mm(標準)□:□mm(ご相談下さい。)・マグネットとの組合せで、対応できる寸法が異なります。4組合せマグネットPFU:PFUスライドマグネットM11N:No.11NマグネットM11S:No.11SマグネットBP:No.5PFT-LGマグネット・上記以外のマグネットは、別途ご相談下さい。・この型式はプローブと組合せるマグネットを指定するのみ。・マグネットが必要な場合は別途ご注文下さい。S:標準ケーブル、H:耐熱ケーブル、R:耐屈曲ケーブル)(*)延長ケーブルを用いた場合、センサケーブル(m)+延長ケーブル(m)≦100m・コネクタ付きケーブルや延長ケーブルは、「こちら」からお選び下さい。・相コネクタは付属致しません。相コネクタが必要な場合は別途ご指示願います。D8時の標準)3:250kHz(7分解能:D2~D5時の標準)4:125kHz6:31kHz7:15kHz・選択した分解能とパルス周波数により、マグネットの最大速度が異なります。標準設定時の速度は下表の通りです。・使用コネクタ:レモ製(シェル材質:黄銅Niメッキ)。IP63~IP65データダウンロードアンケートJavaScriptがオフです。オンにしてアクセスして頂くと、フォームが表示されます。