照射実験スタディ開始。光モニター調整スタディ開始。光モニター調整Study終了。IDフリーチューニングスタディ終了。RING真空焼き出し開始。リング真空焼き出し継続中。測定器当番より、9:00光軸確認後、ユーザー運転の確認連絡あり。ID022ステアリングが動いておらず軌道が変動した件で、本日9時に軌道調整を行う旨を伝える。現在の軌道を基準軌道に設定する。基準軌道を設定しようとした所、Virticalの軌道が少し変動した。測定器当番に連絡して、軌道補正を実施。程度の軌道の変動が生じた。これから、原因の調査を開始する。操作パネル側の電圧、電流値も0。測定器当番と協議の結果、ID022の電源の復旧を行った後、COD補正を掛けユーザー運転再開する事となった。BL-21光モニターでBeam軌道が一瞬約+64μm、-70μm変動。PF-AR点検作業終了。23:53頃にBPM#021が-100μm程跳ねているのに気付く。担当者の指示に従い、遅い方のFB制御からBPM#021を外す。BPM#021を遅い方のFB制御から外したところ、徐々に元の軌道に戻る。協議し、29日朝9時ChannelClose時に外すこととなった。Permitの予定です。高速FBでBPM#021を制御から外した。本日21時、PF入射の為ChannelをCloseします。その際にID16スイッチングON作業を実施します。PF積み上げ入射の為、ChannelClose。