コントローラGYFC、GYTLC-08コントローラの後継機種マグネットの位置を0~10Vまたは4~20mA出力するコントローラです。警報機能を備え、ケーブル断線及びマグネット脱落をモニタします。位置出力に加え、内部の微分回路により速度の出力(±10V)が可能です(オプション)。(GYSE-Rプローブとの組合せはできません。)端子台型のGYFC3コントローラもご用意しています。0~65°C保存温度範囲-20~85°C・上記精度は有効ストローク300mm以上のセンサに適用されます。300mm未満のセンサは300mmのセンサ仕様と同等になります。・ゼロ/フルスケール点の出力調整はトリマにより行うことが可能です。GYFRS接続時(*2)プローブ:GYcRP接続時(*3)ケーブル断線及びマグネット外れ(*4)接続プローブは、GYcRPプローブのみです。型式1コントローラ型式2:フェニックスコネクタ型(標準)3:端子台型2接続プローブRS:GYcRSプローブRP:GYcRPプローブR5:GYMR5プローブFS:GYFRSプローブKRS:GYKM-RSプローブESP:EX-GYdSプローブETS:EX-GYdTプローブ3有効ストローク(mm)4根元デッドゾーン(mm)S:50mm(標準)□:□mm・マグネット(フロート)との組合せで、対応できる寸法が異なります。F28S:Φ28SUS316フロートF30S:Φ30SUS316フロートF40S:Φ40SUS316(B)フロートF42S:Φ42.5球SUS316フロートF50S:Φ50SUS316フロートF54S:Φ54SUS304フロートF25N:RF-A10プラスチックフロートF28N:RF-A6プラスチックフロート・上記以外のマグネット/フロートは、別途ご相談下さい。・この型式はプローブと組合せるマグネット/フロートを指定するのみ。・マグネット/フロートが必要な場合は、別途ご注文下さい。]:最大速度(mm/sec)(注1)・最大速度(出力10V時の速度)を御指定下さい。・指定範囲は、ストロークの3%~300%/secです。-データダウンロードアンケートJavaScriptがオフです。オンにしてアクセスして頂くと、フォームが表示されます。