油圧ポンプ製品一覧を見るHOME製品情報コンパクトシリーズGYMTプローブ/GYMTCコントローラ磁歪式リニアセンサコンパクトシリーズGYMTプローブ/GYMTCコントローラGYMTプローブ/GYMTCコントローラは可能な限り回路構成をシンプルにより生まれたコンパクトなセンサです。コンパクト化とともにローコストを実現し、さらにプローブ保護規格IP67設計により信頼性を向上させています。コネクタ型は標準のケーブル直出し型に優る使い易さを可能と致しました。供給電源は±15VDCです。新規のご案件は、「GYMS」をお選び下さい。2mmPP)耐衝撃50G(2msec)保護規格IP67(プローブ)・上記精度は有効ストローク300mm以上のセンサに適用されます。300mm未満のセンサは300mmのセンサ仕様と同等になります。・ゼロ/フルスケール点の出力微調整はコントローラ前面のトリマにより行うことができます。(調整範囲:±3%FS)・ケーブルはあらかじめ御指示頂くと、Max.10mまで延長可能ですが、御指示頂いた長さでご使用ください。ケーブルの延長、切断はできません。ケーブル途中に端子台、コネクタ等をご使用頂けます。型式1有効ストローク15~2000mm2根元デッドゾーンS:50mm(標準)□:□mm(ご相談下さい。)・マグネット(フロート)との組合せで、対応できる寸法が異なります。3先端デッドゾーンS:70mm/90mm/100mm(標準)・5で指定するマグネット(フロート)で標準寸法が決まります。F40S,F42S,F50S,F54S□:□mm(ご相談下さい。)・マグネット(フロート)との組合せで、対応できる寸法が異なります。4取付ネジ/ロッド径J8:M20xP1.0、ロッド径Φ8(標準)L8:M16xP2.0、ロッド径Φ8E8:M20xP1.5、ロッド径Φ8N:M18xP1.5、ロッド径Φ10U:3/4-16UNF-3A、ロッド径Φ10K6:M16xP1.5、ロッド径Φ6・ストロークが1001mm以上の場合は、ロッド径Φ10を推奨します。F28S:Φ28SUS316フロートF30S:Φ30SUS316LフロートF40S:Φ40SUS316(B)フロートF42S:Φ42.5球SUS316フロートF50S:Φ50SUS316LフロートF54S:Φ54SUS304フロートF25N:RF-A10プラスチックフロートF28N:RF-A6プラスチックフロート・上記以外のマグネット/フロートは、別途ご相談下さい。・この型式はプローブと組合せるマグネット/フロートを指定するのみ。・マグネット/フロートが必要な場合は、別途ご注文下さい。・ケーブルはあらかじめ御指示頂くと、Max.10mまで延長可能ですが、御指示頂いた長さでご使用ください。ケーブルの延長、切断はできません。ケーブル途中に端子台、コネクタ等をご使用頂けます。・コネクタ付きケーブルや延長ケーブルは、「こちら」からお選び下さい。・相コネクタは付属致しません。相コネクタが必要な場合は別途ご指示願います。CR05:+5V~-5V)8供給電源15W:±15VDC供給(標準)(+15V±5%:100mA以下、-15V±5%:50mA以下)24S:+24VDC供給(オプション)12S:+12VDC供給(オプション)・24VDC供給型を選ぶ場合は、型式「GYMS」(22~23頁)をお勧め致します。プローブヘッド:SUS304、プローブロッド:SUS304・マグネットはマグネット分類「B」からお選び下さい。・先端デッドゾーン寸法は、マグネットやフロートによって異なります。IP67データダウンロードアンケートJavaScriptがオフです。オンにしてアクセスして頂くと、フォームが表示されます。