発電所内の水質モニタリングを適切に行うことで、操業効率を維持し、腐食や漏れによる発電所のダウンタイムを最小限に短縮することができます。タービンサプライヤによる保証も問題なく受けることができます。水や蒸気が金属の表面に常時接触している状況では、腐食が発生したりスケールが付着したりしてコンポーネントの完全性が脅かされます。そこで、スマートな水質分析機器を導入することにより、腐食やスケール付着を防止して、高い修理費用を払わずにすむようにする必要があります。サンプリングと水質分析の標準化されたソリューションモジュール式の水蒸気/水質分析システム(SWAS)なら、プロセス制御に必要なすべての測定信号が得られます。そのサンプルの調整を行います(冷却、減圧)。次に、その調整済みのサンプルで、pHや溶存酸素、ケイ酸塩、ナトリウム、総量、酸、カチオン導電率といった様々なパラメータについて分析することができます。モジュール式で拡張性に富み、追加設置が容易なため、発電所の効率が向上します。腐食やスケール付着を防止するスマート水質分析ソリューション©Endress+Hauser水蒸気回路内の水質モニタリングパラメータ(pH、ケイ酸塩、DO、および導電率)。アプリケーションボイラー内部のpH値を監視しシステムの腐食を防止pH値は、水蒸気回路内の箇所によって異なります。pH調整モードには、発電所で使用されている材質に応じて汎用モードとアルカリモードの2つが用意されています。いえ一般的には、給水のpH値は腐食防止のため微弱アルカリ性に保つようにします。エンドレスハウザーは、独自の超純水用pH電極、および信頼性の高い測定を可能にするソルトリングを提供しています。蒸気が届くあらゆるものにケイ酸塩は付着する可能性があるため、タービンブレード上にも固形層が形成され、タービンが摩耗したり回転が阻害されることがあります。化学物質または機械的プロセスによるケイ酸塩層の除去は、貴重な時間や資源を要する場合があります。エンドレスハウザーのアナライザは、水蒸気回路の複数の箇所(高圧または低圧タービン蒸気、蒸気ドラム、CEP排出、補給水、ドラム水など)で継続的に監視を行うことで、スタートアップや手動テストサンプルバッチでの代償の大きな遅延を回避します。コンポーネントを腐食させる可能性があるため、溶存酸素は微量(ppb)しか含まれてはなりません。アルカリ性の動作条件下で腐食を最小限に抑えるには、機械的脱気と化学的脱気添加剤を用いて溶存酸素を除去します。エンドレスハウザーのMemosens技術搭載の溶存酸素センサとLiquiline変換器を組み合わせることにより、ラボ校正の信頼性を高め、メンテナンスを容易にし、測定のダウンタイムを最小限に抑えることができます。導電率測定により、溶解性物質の含有量と、それによってスケールが付着する可能性が分かります。純水の導電率はほぼゼロですが、塩をわずかに添加しただけでも腐食の発生が劇的に増加することがあります。そのため、冷却水や空気漏れによって生成される不純物を検出するための導電率パラメータを使用します。エンドレスハウザーは、お客さまの様々なニーズに対応するために、様々なマルチパラメータ変換器を幅広く提供しています。Liquiline製品ラインの変換器には、以下の特長があります。毎日分析する必要があります。包括的な製品ポートフォリオから、プロセスニーズに最適な機器を選定してください。毎日測定する必要のある液体の一部です。プロセスのニーズに最適な流量計を選定してください。プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の強力な機器。ソフトウェアソフトウェアオペレーティングプロセスを最大限に実行するために、各産業に最適なソフトウェアを提供します。信頼性の高い機器およびシステムとお客さまのニーズに合わせたサービスを組み合わせることで、お客様の課題解決をお手伝いします。利点エンドレスハウザーは、高額な修理や不要なダウンタイムからお客様を守るスマート計装をお勧めします。SWASパネルは最高レベルの計測機器で構成されており、水/蒸気ラインの完全性を常に安全な状態に維持します。パネルはいずれも取付けや設定、操作が容易。モジュール設計なので、必要に応じて組み合わせることができます。発電所の高効率の蒸気タービンは腐食、浸食、蒸着の問題に直面しています。エンドレスハウザーの信頼性の高いケイ酸塩モニタリングソリューションが、蒸着によるタービンの損傷を抑制します。