してEMMA®とEMMAQUA®を開発しました。太陽光と同じ波長分布のまま全波長領域で約8倍、紫外線部では約5倍強度の光をサンプルに集光照射します。ターゲット板は反射鏡の集光線上にあり、試験サンプルを横切るように冷却風を送る送風トンネルの中に位置しています。EMMAQUAの試験機の構造10枚の平面鏡が太陽追尾台に横に並べられており、直接太陽光がこの平面鏡から追尾架台の上に吊るされたターゲットエリアに向かって集光される仕組になっております。北仰角には天頂での太陽高度の季節変動を計算できる高度調整器を備えております。新型EMMAQUAはこの季節変動を自動的に計算する設計となっています。G90では水スプレーを付加した試験サイクルが規定され、設定したプログラムに従って試料に脱イオン水をスプレーします。この試験法ではフロリダ5年分の紫外線量を約1年で照射することが可能です。このEMMAQUA試験ではMJ/m2単位の積算紫外線量をベースにして曝露期間の算出することをお勧め致します。フロリダでの1年の平均年間紫外線量が280MJ/m2であり、この値をベースにすることが一般的に行われております。この場合2年分の紫外線量を照射する場合は560MJ/m2になり、夏季では約2ヶ月間で冬季では約5ヶ月間が試験に要する期間です。この新しい装置はフロリダで1年行う標準の曝露試験の約10~12年間分の放射線照射を提供します。(EMMAQUAのおよそ2倍速)このシステムは、EMMAQUAと同じプラットフォームですが、特許取得された“特殊の鏡”の技術により、暴露を促進させ、太陽光スペクトルの紫外線域において、非常に高い反射率を有しております。