測定を実現しています。測定の他にも、温度や酸化還元電位(ORP)の測定もできます。つの校正結果を保存し、将来のメンテナンスや校正時期を予測します。以下の防爆に対応しています。(アナログ検出器)文字が見やすいクリアなディスプレイ大きなフォントを採用し、文字が見やすいクリアなディスプレイを追求しました。12か国語対応のユーザフレンドリーな表示です。電極チェックオンラインチェックリアルタイムな検出器チェックは、FLXATM202変換器の最も重要な機能のひとつです。内蔵された特殊な回路により、液体アース極と各電極間に交流電圧を印加し、検出器に異常がないか監視できます。電極のインピーダンスをチェックしてガラス膜の破損の有無を検知します。電極のインピーダンスをチェックして検出器ケーブルの断線を検知します。測定システムの校正中に電極の応答を測定し、感度およびドリフトを計算し、チェックします。測定システムの校正中には電極のドリフトを計算し、チェックします。測定システムの校正中には、電極のドリフトを計算し、チェックします。種類の温度補償機能が内蔵されています。プロセス分析計が使用されます。これらは、各工程における溶液の濃度管理などで重要な役割を担いますので、長期間安定に動作することが要求されます。電解プラントでの測定液は、腐食性が強い、液温が高い、検出器を汚すといった分析計にとって非常に厳しい性状を持ちますので、機種の選択には慎重さが必要です。横河電機の分析計(検出器)には、電解プラントでの実績を積み重ねてきたものがあります。MBFLXA202/FLXA21に他社メーカのpH検出器を接続することは可能ですか?(an-flxa-sensor-01-ph-compatibility)温度素子が仕様温度範囲にあれば検出器の接続は可能です。接続方法や耐ノイズ性能など、個々に注意すべき点があります。FLXA202/FLXA21では、他社検出器も取り付け可能ですか?ケーブル端子の形状は、ピン・丸形・フォーク形すべてに対応できますか?(an-flxa-sensor-02-detector-compatibility)FLXAの端子台はM4座金付きですので、M4の丸端子・フォーク端子、またはピン端子を組合わせることができます。FLXA202/FLXA21では、現在使用しているPH8ERG/PH8EFGを継続して使用可能ですか?(an-flxa-sensor-03-ph8erg-efg)使用できません。検出器のリプレースをお願い致します。FLXA202/FLXA21の端子はどうなっていますか?(an-flxa-sensor-05-terminal)ピン端子、丸形端子、フォーク端子(Y端子)が使用できます。ステンレス製ハウジングのケース外部の接地端子には丸形端子を使用してください。...FLXA202/FLXA21には、ブレインターミナルは接続可能でしょうか?(an-flxa-comm-11-brain-terminal)ブレインターミナルは接続できません。FLXA202/FLXA21にブレイン通信機能はありません。使用して、複数台のFLXA202/FLXA21を調整・設定、プロセス変量を見ることはできますか?(an-flxa-comm-10-fieldmate)HART通信をマルチドロップモードに設定すれば、最大15台までの機器の調整・設定、プロセス変量を見ることができます。検出器2本を接続したFLXA202/FLXA21を15台接続した場合は、30台の検出器のプロセス変量を見ることが可能です。電源の容量、ループの組み方、ケーブルの仕様などの条件で、接続できる台数が変わります。...FLXA202/FLXA21で機器のHARTネットワークアドレスの出荷時設定はどうなっていますか?また、変更は可能でしょうか?(an-flxa-comm-07-network-address)出荷時のネットワークアドレスは、0となっています。ネットワークアドレスは、0~15の範囲で設定することが可能です。マルチドロップ接続で使用する場合は、1~15のアドレスを設定してご使用ください。...FLXA202/FLXA21を他社DCSに接続しHART通信する際に注意することや、制約事項はありますか?(an-flxa-comm-08-restrictions)HART5に対応している必要があります。インストールが必要です。4つのプロセス変量を見ることができます。pH検出器を2本接続したときのFLXA202/FLXA21の設定で、PVに検出器1のpH値、SVに検出器1の温度値、TVに検出器2のpH値、FVに検出器2の温度値に設定することで、それぞれの値をFieldMateで見ることができます。FLXA202/FLXA21の設定で、PV、SV、TV、FVに割り付けた値がFieldMateで見ることができます。FieldMateは機器調整・設定用のソフ...FLXA202/FLXA21では、センサモジュールを交換して測定対象を変更する場合は、どのように対応するのですか?(an-flxa-ment-01-sensor-module-replacement)センサモジュールを交換して測定種類を変更する場合は改造になります。サービス員が改造作業を行いますので、特注処理が必要です。FLXA202/FLXA21にセンサモジュールを追加して、1検出器タイプから2検出器タイプに変更するときには、どのように対応するのですか?(an-flxa-ment-02-type-change)センサモジュールを追加して2検出器タイプに変更する場合は改造になります。サービス員が改造作業を行いますので、特注処理が必要です。pH計/ORP計の防爆について(an-ph-orp-17-explosion-proof)防爆形のpH計としては、「FLXA202/FLXA21」を使ったシステムが用意されています。0種場所、1種場所および2種場所の危険場所に設置することができます。12A01A03-01JA)を参照してください。ホルダ」および「P...FLXA202/FLXA21交換周期予測の機能はありますか?EXA450のように校正データを保存できますか?また、何点のデータを保存できますか?校正時の補正値も保存できますか?(an-flxa-ment-09-functions)pHではスロープ・ゼロを用いてセンサの寿命予測を行います。校正時の補正値を保存し、校正の履歴はログブックに保存できます。ログブックには、1つのモジュールあたりすべての種類の保存データを、最大で100データ保存できます。2つのログブックに50データずつ分けて保存され、合計で100データとなります。FLXA21は、IECEx、ATEX、FM、CSA、NEPSI、KOSHA、およびEACExに対応しています。FLXA202/FLXA21には、計量法検定付きのものはありますか?(an-flxa-other-01-measurement-act)あります。FLXA202/FLXA21のデジタル通信によりメンテナンス・計装工事が削減できるのはなぜですか?(an-flxa-ment-07-reduction)デジタル通信により現場まで出向かずにデータの取得、設定変更を行なうことができるためメンテナンス性が向上します。FLXA202/FLXA21では(ISCを除き)、2センサ入力でかつデジタル通信を用いることで、今まで2台使用していた伝送器を1台にできるため、経費の削減になります。...FLXA202/FLXA21の表示器の位置調整は必要ですか?(an-flxa-ment-06-display-positioning)デジタル式タッチパネルを採用しており、位置ずれはなく調整は不要です。FLXA202/FLXA21のセンサモジュール単体で予備を購入することはできますか?(an-flxa-ment-03-spare-purchase)購入できます。モジュールの交換は、弊社もしくは関連会社が主催するサービス講習会を受講したお客様のみ可能です。FLXA202/FLXA21のバックライトの寿命はどのぐらいですか?また、バックライトの交換はできますか?(an-flxa-ment-04-lifespan)液晶にバックライトは搭載していません。FLXA202/FLXA21の液晶の推奨交換周期はありますか?(an-flxa-ment-05-exchange-cycle)液晶の交換は通常必要ありません。FLXA202/FLXA21では、HART通信によるパラメータ設定はできますか?(an-flxa-comm-06-parameter-setting)HART通信によるパラメータ設定はできます。FLXA202/FLXA21のメンテナンスや校正時期、健康度の予測はどのようにして行われるのですか?(an-flxa-ment-08-predictions)pH計ではインピーダンスチェック、導電率計では分極チェック、電磁導電率計や溶存酸素計では校正履歴データなどを参考に予測計算をします。FLXA202/FLXA21の接点入力で、2入力の主/副の切り換えはできますか?(an-flxa-spec-06-input-switching)FLXA202/FLXA21は、接点入力機能はありません。FLXA202/FLXA21の第1入力pHのみで購入したものに、誤って第2入力にSCのモジュールを挿入した場合、故障しますか?(an-flxa-spec-07-incorrect-insertion)故障はしません。FLXA202/FLXA21の2入力の出力をタイマー機能を使用して、ある時間間隔で自動的に切換えることはできますか?(an-flxa-spec-08-timer-function)できません。(%)、除去率(%)、偏差(%)、pH校正(VGB)の演算ができます。ユーザのカスタム演算機能はありません。...FLXA202/FLXA21に2本の検出器を使用したバックアップ(二重化)システムでは、検出器1がダウンしたときに自動的に検出器2に切り換るとあります。検出器2をメインに使っていた場合には、自動的に検出器1に切り換りますか?(an-flxa-spec-04-backup-system)切り換わりません。自動切り換えは検出器1→2のみです。バックアップ機能を使用する場合は、検出器1をメインにしてください。FLXA202/FLXA21は2本の検出器が接続可能ですが、アナログ出力もそれぞれ出力できますか?(an-flxa-spec-03-analog-output)出力することは出来ません。FLXA202/FLXA21は2線式伝送器のため、アナログ出力は1つです。FLXA202/FLXA21のHART通信には、どの様な機器が必要ですか?(an-flxa-comm-05-required-equipment)FLXA202/FLXA21とのHART通信を行なうためには、HART通信機能をもった携帯型の通信ターミナル(HARTコミュニケータ)や同等の機能を持つパソコン(パソコン、HARTモデム、ソフトウエア)またはDCS(制御システム)が必要です。弊社では、下記の製品をご用意しています。...FLXA202/FLXA21は、どの種類の検出器も、2本つなげて同時に測定することはできますか?(an-flxa-spec-01-simultaneous-measurement)pHとpH、導電率(SC)と導電率(SC)というように、同一種類の検出器を2本接続できます。電磁導電率(ISC)は1本のみです。PHモジュール、SCモジュールなどモジュールに対応したセンサのみ接続可能です。...FLXA202/FLXA21に2本の検出器を接続しています。測定データをそれぞれ出力させたいのですが方法はありますか?(an-flxa-spec-02-multiple-output)HART通信機能を使用することにより、対応可能です。FLXA202/FLXA21で2入力の場合、表示は2つ上下に出ますか?その場合、第1入力は上になりますか?下にすることもできますか?(an-flxa-spec-10-2input-display)2入力の場合,それぞれの入力の情報が上下に並んで表示されます。第1入力を上側に表示することもでき、下側に表示することもできます。検出器1・2の測定値だけでなく、演算結果なども表示できます。2入力でもシングル表示もできます。...FLXA202/FLXA21は、アナログモジュールからSENCOMモジュールに変更できますか?(an-sencom-converter-03-module-change)引き取りもしくはサービスマンによる変更作業となります。Vが2点出力されます。FLXA21で検出器を2本接続した場合、アナログ出力もそれぞれ出力できますか?(an-flxa-comm-02-analog-output)PH201Gの出力1と出力2は同じ出力信号です。したがって、FLXA202/FLXA21の検出器1と検出器2のどちらかの信号しか出力できません。FLXA202/FLXA21で使用可能な通信方式は何ですか?(an-flxa-comm-03-comm-method)PH201G通信とHART通信です。PH201G通信とHART通信を同時に使用することはできません。HART通信とは何ですか?(an-flxa-comm-04-hart-communication)アナログ出力にデジタル信号を重畳させる通信方法でHART協会の規定するHARTプロトコルを使用した通信のことです。シリアル番号などの機器情報などを載せることができます。FLXA202/FLXA21は2線式のHART通信(HART5)をサポートしています。...FLXA202/FLXA21の検出器1で測定・出力している場合、検出器2のモジュールは検出器2の状態もチェックしていますか?(an-flxa-spec-11-condition-check)表示や出力にかかわらず、健康度チェックは2つの検出器とも常時行っています。FLXA202/FLXA21を専用ディストリビュータPH201Gと組み合せた場合、PH202Gと同じことはできますか?(an-flxa-comm-01-combination)PH202と同じことができます。FLXA202/FLXA21もPH201Gとの通信が可能で、異常(FAIL)・洗浄(WASH)・ホールド(HOLD)の状態出力をします。各1つずつしかありません。洗浄機能を使用する場合は、検出器1もしくは検出器2のどちらかに接続するか、両方を洗浄時接点出力に接続してご使用ください。HART通信との併用はできません。...FLXA202/FLXA21の温度補償の機能はありますか?(an-flxa-spec-16-temp)温度補償はあります。従来機種(EXA202、EXA450シリーズ)と同等です。FLXA202/FLXA21の検出器1で測定している場合、検出器の健康度がスクリーンに表示されるのは検出器1のみですか?(an-flxa-spec-12-health-level)検出器1の表示画面に検出器1の健康度が表示されます。検出器1と2の両方を表示する画面設定では、それぞれの検出器の表示範囲に、それぞれの健康度が表示されます。...FLXA202/FLXA21ではトレンドが見られるようですが、分析計に保存されているデータを外部へ出力する手段はありますか?(an-flxa-spec-14-external-output)トレンドは画面表示の機能です。分析計には測定値の出力機能はありませんので、アナログ出力やHART通信を上位機器で記録してください。FLXA202/FLXA21のpH値自動補正機能とはどのような機能ですか?これまでのEXA202シリーズ、EXA450シリーズにもあった機能ですか?(an-flxa-spec-13-auto-correction)新しい機能です。FLXA202/FLXA21は搭載しています。過去の校正データからスロープやゼロ点が変化していく傾向を算出し、直近の校正時点からの経過時間で今時点でのスロープ、ゼロを予測してpH値を補正する機能です。...FLXA202/FLXA21のエラーは、自動復帰しますか?自動復帰する場合は、エラーの履歴を伝送器で確認できますか?(an-flxa-spec-15-auto-recovery)エラー内容にもよりますが、エラーは自動復帰します。エラー履歴はログブック機能で確認できます。SENCOM変換器の電源が入ったままで、検出器を交換することはできますか?(an-sencom-converter-05-detector-change)可能です。検出器を外す際には、タッチパネルから切断操作を行ってください。HART通信は可能ですか?(an-sencom-comm-01-hart-communication)SENCOM検出器を接続した時でも、FLXA202/FLXA21はHART通信可能です。PH201Gの接点出力を使用される場合は専用のデジタル通信を行うため、HART通信はできません。FLXA202/FLXA21を購入後初めて使用するとき、校正しないで接続してよいのでしょうか?また、接続後、FLXA側では何も操作はいらないでしょうか?(an-sencom-converter-04-first-connection)出荷時、校正済みですので、校正しなくても使用できます。測定自体は、設定不要ですが、出力レンジの設定をした上でご使用ください。FU20Fを校正して現場に持っていき、現場のFLXA202/FLXA21に接続するだけで使用できますか?(an-sencom-converter-06-fu20-flxa)可能です。FLXA202/FLXA21本体からSENCOM検出器FU20Fの校正作業ができますか?(an-sencom-converter-02-calibration-from-flxa)可能です。従来のpH検出器と同じ操作で行えます。2線式伝送器と4線式変換器の違いは?(an-ph-orp-21-difference)2線式伝送器とは、電源ラインと出力信号ラインとで同一のケーブルを使用する伝送器です。一般的に大規模計装で使用され、DCSとの接続に使われます。使用できる電力が限られているため、機能が限定されます。4線式変換器とは、電源ラインと出力ラインとで別々のケーブルを使用する変換器です。通常の場合こちらを使用し、AC電源もしくはDC24V(機種限定)電源を供給します。2つの出力信号が取れる、接点出力があるなど機能が充実しています。...中継端子箱の役割は?(an-ph-orp-22-relay-terminal-box)中継端子箱は変換器と検出器の距離があり、途中のケーブル配線が難しいときに使用します。中継端子箱を使用した場合でも、ケーブルの長さはトータルで20mが最長です。ORP計の用途は?(an-ph-orp-23-use)ORP(酸化還元電位)とは、Oxidation(酸化)とReduction(還元)が起こる際、電子の移動で生じたPotential(電位)のことをいいます。Redox(還元酸化電位)と逆によぶこともあります。操作が行われ、その一つに酸化還元反応があります。ORPの測定は、反応の終点検出等プロセスの管理のための有効な指標となります。どの位保管できますか?(an-ph-orp-25-storage)調製済みの標準液の有効期限は未開封で購入後1年です。開封後は1週間程度で使い切るようにしてください。標準液用粉末の有効期限は購入後3年です。pHとORPの同時測定はできますか?(an-ph-orp-20-simultaneous-measurement)下記の検出器と変換器(または伝送器)の組み合わせで、pHとORPの同時測定ができます。用途にあわせて、組み合わせの選択をしてください。パーソナルpH/ORPメータ」が便利で最適です。パーソナルpH/ORPメータ」をプロセス用pH計が設置されている現場に持ち込み、同じ測定場所を同時に測定し、合っているかどうかを確認します。測定液を実験室などに持ち帰って、ラボ用pH計で確認する方法は、現場の測定液と温度などの条件が異なり正しい結果を出すことができません。Sheet)制度とは、「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善に関する法律」(PRTR法)に基づき、対象化学物質または当該化学物質を含有する製品を事業者間で取引する際、その性状および取扱いに関する情報(SDS)の提供を義務づける制度です。SDS制度により、SDSの提供を受ける事業者は、PRTR制度に基づく届出でに必要な情報を得ることができます。事業所における適切な化学物質の管理を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することが可能になります。Z8802に従って調製した標準液です。これには証明書が添付できません。証明書付きの標準液が必要な場合は試薬メーカから直接ご購入ください。pH計における他社製検出器との接続ついて(an-ph-orp-19-compatibility)他社製のpH検出器と接続したい場合に問題になるのは、pH検出器の温度センサの仕様です。組み合わせできるpH検出器の温度センサは下記です。3k...SENCOMを導入した場合、どのようなメリットがありますか?(an-sencom-02-merit)メンテナンス性向上と保守コストの削減が期待できます。現場では、コネクタの簡単な脱着により検出器の交換作業のみとなり、メンテナンス作業を大幅に削減します。PC専用ソフトウェアSPS24で、室内で4本同時の校正作業が可能になります。PC専用ソフトで、最大100本のSENCOM検出器の履歴を一元管理できます。mからお選びいただけます。pH計で発行できる校正証明書は?(an-ph-orp-15-qic)pH計の校正証明書は、下記製品について発行できます。検出部は対応できません。校正証明書の種類としては、下記の4種類が用意できます。納入...WU11ケーブルの特長は何ですか?(an-sencom-cable-01-feature)SENCOM検出器とFLXA202/FLXA21のデジタル通信専用ケーブルです。検出器とのコネクタ部は、IP67に適合しています。SPS24をインストールしたPC、またはFLXA202/FLXA21と接続して行います。FLXA202/FLXA21は1対1接続ですが、PCは1度に4台まで接続可能です。どちらも対話方式で作業できます。SPS24専用ソフトウェアの使用で、最大100本分のSENCOM検出器のデータが同時に一元管理できます。FU20Fが接続可能な変換器は、どのタイプですか?(an-sencom-converter-01-connectable)FLXA202/FLXA21のSENCOMタイプに接続可能です。CPU、メモリ、AD変換などの電子回路を搭載した、横河で初めてのデジタル検出器です。測定値や校正データは、デジタル通信で変換器に送られます。pHとは何ですか?(an-ph-orp-01)pHとは、水溶液の性質(酸性、アルカリ性)の程度をあらわす単位です。水溶液の酸性、アルカリ性は、水溶液中の水素イオン(H+)の濃度で決まります。水はH2Oという分子式で表されますが、実際にもそのほとんどがH2Oという安定した分子状態で存在しています。ところが、ごく一部が水素イオン(H+)と水酸イオン(OH-)というイオンの形で存在していて、水素イオンが多い場合は酸性、水酸イオンが多い場合はアルカリ性になります。温度が一定であれば、どのような水溶液でも水素イオン(H+)と水酸イオン(OH-)...pH計の測定液の温度補正(基準温度換算)について(an-ph-orp-05-temp-correction)一般のpH測定においては、温度による測定液のpH値の変化を補正することは行いません。純水測定の場合には、pH検出器の温度補償とは別に測定液自身の温度補正を行うことがあります。純水用pH計では、pH検出器に組み込まれている測温体で温度を測定し、検出器の発生起電力の温度補償と測定液の温度補正を同時に行うことができます。...pH計のアルカリ誤差について(an-ph-orp-06-alkaline-error)pH10以上のアルカリ領域では、ガラス電極の起電力が直線からの偏りを生じてきます。これをアルカリ誤差と呼びます。アルカリ誤差は、ガラス膜の組成によって大きさが異なりますので、アルカリ領域で使用する場合は「高アルカリ用ガラス電極」を使用することを推奨します。アルカリ誤差がなくなることを保証するものではありません。「高アルカリ用ガラス電極」として「PH8EFP..../HA」があります。...pH計の温度補償について(an-ph-orp-04-temp)pH検出器の発生起電力は、測定液の温度によって変化します。これは、pH検出器のガラス膜の発生電位が、ネルンストの式で示されるように、絶対温度Tに比例するためです。温度補償とは、この温度による起電力の変化をpH変換器(またはpH伝送器)で温度に無関係になるように補償することです。ここで、誤解しないように注意しなければならないことは、温度による測定液のpH値の変化とは全く無関係だということです。横河電機のpH計は、pH検出器に組み込まれている測温体で温度を測定し、自動的にpH検出器の発生起電力...ガラス電極によるpH測定の原理について(an-ph-orp-03-measurement-principle)ガラス電極によるpH測定法は、ガラス電極と比較電極の2本の電極を用い、この2本の電極の間に生じた電位差を測定することで、測定液のpHを知る方法です。特殊なガラスの薄膜の両側にpHの異なった溶液があると、ガラスの薄膜部分に両方の溶液のpHの差に比例した起電力が発生します。実際の形としては、下図のように薄いガラス膜で作られた容器Gの中にpHのわかっている溶液Bを入れ、これを測定液Aの中に浸すと、ガラス膜の両側に起電力が生じます。従って、2つの溶液AおよびBに適当な電極E1およびE2を浸して、その...pHの測定方法にはどのようなものがありますか?(an-ph-orp-02-measuring-methods)pHの測定方法は、その発展の過程で各種の方法がありますが、現在では「ガラス電極法」がいろいろの分野で最も多く用いられています。リトマス試験紙やメチルオレンジ溶液およびフェノールフタレイン溶液などの試薬を用いる測定法です。水素電極とは水素ガスを十分に吸着させた白金電極で、これを測定液に浸すと、液の水素イオン濃度(正確には水素イオン活量)に対応した電位を発生します。水素電極法は、...pH計/ORP計の酸誤差について(an-ph-orp-07-acid-error)pH3以下の領域で生じる酸誤差も、ガラス膜の組成や酸の種類によって大きさが異なります。酸誤差を生じたガラス電極は、中性溶液に浸しても元の状態に戻るにはかなり時間を要します。酸誤差はその大きさがアルカリ誤差に比べて小さく、実用上ほとんど問題になりません。...pH計の標準液校正について(an-ph-orp-08-calibration)pH測定を行う場合は、必ず標準液によるpH計の校正を行わなければなりません。校正の方法としては、2種類のpH標準液を用いて行う「2点校正」が一般的ですが、簡易的な方法として、1種類のpH標準液だけで行う「1点校正」もあります。solution)とも呼ばれるように、外から酸や塩基を加えても溶液自体のpHが変わりにくいという性質(緩衝作用)をもっています。8802「pH測定方法」に定められています。...pH標準液の保存方法と保存期間(an-ph-orp-12-preservation)調製pH標準液は、上質の硬質ガラスまたはポリエチレン製のびん中に密閉して保存します。調製pH標準液は、長期間の保存によってpH値が変化する(注)ことがありますので、調製後長期にわたるものは新しく調製した標準液と比較して、pHの値が同一であることを確認した上で使用しなければなりません。一度大気中に開放放置されたpH標準液は使用してはいけません。(注)例えば、ほう酸塩pH標準液および炭酸塩pH標準液は、二酸化炭素などを吸収してpH値が低下します。...pH計の測定液の条件について(an-ph-orp-13-conditions)測定液温度の範囲および測定液圧力の範囲は、pH検出器の種類、ホルダ形式およびホルダ材質で異なります。下記資料を参照してください。...計量法について(an-ph-orp-14-measurement-method)取引や証明に使用する政令で定められた計量器は、計量法に基づく検定を受けて合格したものでなければなりません。ガラス電極式pH計は、計量法施行令第2条で検定の対象となる特定計量器に指定されています。pH計は、取引用にはあまり使われませんが、証明行為には広く用いられています。計量法上の証明行為とは「公に、または業務上他人に、一定の事実が真実であることを表明する行為」と定義されています。8802(1984年改正)に規定されています。8802(1984年改正)では、改正時に国際的な状況に対応して新たに定めた標準液(規格pH標準液と呼ぶ)と改正前の旧規格に定められている標準液(調製pH標準液と呼ぶ)の両者が使用できるようになっています。一般には、長い歴史があり、実用上も問題がなく、使用者が調製できる「調製pH標準液」が使用されています。調製pH標準液は、次の5種類が規定されています。Z...pH計のスパン校正(電位勾配調整)とは?(an-ph-orp-10-span-calibration)実際のガラス電極では、各種のばらつきや経年変化などの影響で、単位pHあたりの起電力の値が理論値と一致しません。このため、pH4標準液(フタル酸塩pH標準液)またはpH9標準液(ホウ酸塩pH標準液)を用いて理論電位勾配との相違を補正します。これをスパン校正といいます。...pH計のゼロ校正(不斉電位調整)について(an-ph-orp-09-zero-calibration)ガラス電極の内部にはpH7の溶液が満たされています。いま、電極をpH7の液に浸した場合、電極膜の内側も外側もpH7ですので電位差は0になるはずですが、実際にはガラス加工時のひずみ、形状およびガラスの組成などにより電位差が発生します。これを不斉電位といいます。不斉電位はガラス電極だけでなく、比較電極の内部液の汚れやジャンクション(液絡部)の乾燥や目詰まりなどによっても発生します。この不斉電位を取り除くために、pH7標準液(中性リン酸塩pH標準液)を用いてゼロ校正を行います。...pH検出器のケーブル端末の端子形状と適用変換器について(an-ph-detector-11-shape-converter)それぞれの端子に適合するpH変換器(pH伝送器)は、下記のとおりです。Corporationトップ。