校正、検定用の黒体炉です。昇温時間が速く、従来品と比べ小型・軽量を実現しました。ハンディの2通りの使い方ができます。設定操作性も向上しました。設定した値が、黒体炉の安定領域に達した時にアラーム音が発生します。発生以降、作業を行うことでより安定した校正が可能です。内蔵タイマで、電源のONとOFFが可能です。黒体炉が高温の場合、不用意な電源断よる冷却ファンが停止しないように、バッテリを内蔵しています。温度範囲は、100°C~1000°Cです。ない、二重円錐式を採用しながらも、小型化を実現。放射温度計の実効波長にかかわらず、ご使用いただけます。付属のグリップを取り付けてハンディ型としても使用可能となりました。前面に配置されたキーからの簡単な入力で各種パラメータの設定変更ができます。作業時間の短縮や省エネにも役立ちます設定温度で安定したときの告知として、温度指示値(PV)が赤色から白色に変化しブザー音が鳴ります。他の作業をしている時でもすぐに気が付くことができるので時間の短縮や省エネにもつながります。高温になる製品だからこそ、安全対策を万全に通常使用時には、黒体部ケースは安全温度を保持します。ファン停止後にヒータがOFFとなります。異常加熱時には、温度ヒューズでヒータがOFFとなります。電源スイッチをOFF後、炉心温度が一定温度以下になるまで、ファン、温調器が稼働しその後、自動停止します。高温になる製品でも安全対策が万全な為、安心してご使用いただけます。必要に応じて温度帯を選べます温度範囲は、BBZ5-30W1000(高温用)100°C~1000°Cです。BBZ5-30W500(低温用)50°C~500°Cもございます。(制御部)ダウンロード(PDF)※英字の羅列が表示される等、上手くダウンロードが出来ない場合は、下記の手順でダウンロードしてください。2D(dxf)ダウンロード※英字の羅列が表示される等、上手くダウンロードが出来ない場合は、下記の手順でダウンロードしてください。Corporation。