太陽電池の研究や実験を進めるためには、どのような装置が必要になるか紹介します。基本的な装置構成は次のとおりです。1ソーラーシミュレータソーラーシミュレータは、真夏の炎天下と同じ強さの光を照射する装置です。ソーラーシミュレータの性能は、JIS規格によってランクわけされています。・スペクトルの合致度(実際の太陽光スペクトルとどれくらい近い光か?)・面内均一度(照射面の光の強度が一定か)・時間変動率(ランプのふらつき度合い)実験・研究の目的に応じて、機種を選定していくことになります。Aクラスに準拠した装置を開発しています。2ソーラーシミュレータの電源ソーラーシミュレータには、太陽光とスペクトルが似ている「キセノンランプ」がつかわれます。キセノンランプを点灯させるためには、専用の電源が必要です。ソーラーシミュレータの機種選定にあたっては、「電源の大きさ」も重要です。ペクセル社のソーラーシミュレータ電源は、小型・軽量が特長です。ランプハウス・電源一体型のソーラーシミュレータを開発してます。3ソースメータソースメータは、電流や電圧を測定するテスターと、直流電源を一体化した装置です。主な用途は、半導体のテストです。太陽電池の性能評価には、Keithley2400やADCMT6242などのソースメータが使われます。ペクセル社では、標準のKeithley2400を組み合わせた装置を販売しています。低価格の独自のソースメータも開発中です。エネルギー変換効率などを計算します。パソコンとソースメータの接続方式にも注目してみましょう。シリアル(RS-232C)があります。GPIBは、ケーブル本体が高価かつ専用ドライバが必要です。USBは専用ドライバが必要です。シリアルポートは、パソコン標準の通信ポートです。ペクセル社のコントロールソフトウェアは、シリアル通信方式を採用しており、導入が簡単です。ペクセル社のソフトウェアの紹介はこちら5光量の検知器ソーラーシミュレータからでてくる光の強さを調べるための検知器です。太陽光の強さを測定する専用の検知器が必要になります。計測に最適なシリコンフォトダイオード検知器を販売しています。市販の照度計を使うときは、10万ルクス以上の照度を測定できる照度計を使います。蛍光灯で照らされた室内の明るさは、約1000ルクスです。屋外と室内では、明るさで100倍の違いがあります。ソーラーシミュレータ選びのポイントは?ソーラーシミュレータの性能を比較するときに参考になるのが、JIS規格となります。照射面の均一性は、レンズやミラーの配置といった光学設計によって実現します。波長合致度は、専用のエアマスフィルタの設計によって実現します。ペクセル社のソーラーシミュレータは、JIS規格のAクラスまたはBクラスに準拠した性能です。PEC-L01・PEC-L15とPEC-L12の比較PEC-L01・PEC-L15は、PEC-L12の本体・電源を一体化することで、コンパクトサイズを実現しました。非平行光ですが、新型レンズの採用により、光軸調整によっては、Aクラスの照射分布も可能です。ソーラーシミュレータのラインナップ・お手持ちの50mm角光学フィルタがそのまま使えます。タイ、オーストラリア等、海外研究機関でも多くの納入実績。ソーラーシミュレータのスペクトルは、機体ごとに若干異なります。LS-100にて測定したものです。ペクセル・ソーラーシミュレータの設置例コンパクトな本体で、実験台上に簡単に設置できます。