一覧お見積りお問合せここまで進化した“頭脳”システムのマネジメント機能を進化させた、クラス最高性能のプレミアムモデルの超遠心機シリーズです。業界初のモバイルデバイスによるリモートモニタリング・コントロールを実現。セキュリティマネジメント、ドキュメントトレーサビリティを兼ね備えています。特長Easyアクセスデザイン15インチ大型LCDタッチスクリーンを採用し、簡単に操作できます。タッチスクリーンモニタは垂直・水平方向に最大45°まで可動でき、視認性と操作性をアップしています。ローター設置スペースを従来よりも広く確保し、サンプルロードがより安心・安全に行えます。人間工学に基づいた、ローターの脱着が簡単なインナーカーブ式(内曲式)フロントパネルは、重いローターをセットする際の身体的な負担を軽減します。ヘルプ機能搭載で、マニュアルがなくてもパネル上で問題解決します。ローターカタログ、チューブカタログ標準搭載でローターごとのチューブリストが表示されます。自動判定して、ローターの回転数設定ミスによるチューブ破損をなくします。画面のヘッダーの色で設定画面(青色)、遠心中および停止中(緑色)、警告メッセージ(黄色)、エラーメッセージ(赤色)といった、本体の状況が一目でわかるステータスディスプレイ機能を採用しています。エコロジーを追及した斬新なハードウエアと究極のEasyアクセスデザインを実現した、次世代のフロア型超遠心機です。XEシリーズの全5機種を取り揃えています。ウィルスの精製だけでなく、微細粒子沈降などのナノテクノロジー分野での研究も強力にサポートします。想定される最大事故(MCA)時、チャンバーの外にどのような部品も飛び出しません*1超遠心機の蓋に1cm超の厚さの鉄板を採用しています。切れ目のない一枚構造の約1cmの鉄板と太いボルトで、遠心機の蓋を強固にカバーしています。rpmで遠心中に事故が起きたとしても、ロータを含めてどのような部品もチャンバーの外に飛び出ることはありません。kgと重くすることで、遠心機が大きく動いて、周囲にぶつかる可能性を最小限に留めました。Association)に委託して、安全性テストを実施しています。運転中にリーク等でインバランスが起きても安全に止まります運転中にリーク等によりインバランスが発生した場合、安全に遠心を終了することが重要となります。このために、インバランスに耐える機構が重要となります。mLもしくは10%まで許容して遠心できます。このことにより、インバランスが起こったときの安全性が担保されます。スウィングロータのミスフックを防ぐため、トップローディング式を世界で初めて開発しましたスウィングロータのミスフックは重大な事故につながる可能性があります。そこで、そのミスフックを防ぐ目的で、原理的にミスフックが起こらないトップローディング式を世界で初めて開発しました。Tiは、90°まわすだけでバケットの蓋が閉まる機構を採用し、蓋の密閉ミスによるインバランスを防ぎます。mLチャンバー内の温度制御を±0.5°Cで厳密に保つことで、セシウムクロライドの結晶化事故を防ぎますセシウムクロライドを密度勾配媒体として使用する際の留意点として、遠心中に結晶化することを防ぐ必要があります。このため、セシウムクロライドとロータの最高回転数でプロットした曲線を使って最高回転数を求めます。この曲線は、温度によって異なります。温度により結晶化しない最高回転数が異なります。このため、チャンバー内の温度を正確に制御する必要があります。独立した2系統の温度センサ(ラジオメータ&サーミスタ)で、チャンバー内のロータ温度を確実にモニタリングします。万一、遠心中に1系統が故障した場合でも、もう1系統がモニタリングを続け、安全に遠心を終了します。3つのオーバースピード防止機能で安全ダイナミック・ロータ・イナーシャチェック(DRIC):遠心中のロータ回転エネルギーを算出することでロータを認識。回転数の設定が正しいかチェックし、適正な回転数に修正します。光センサオーバースピードディスク:オーバースピードディスクを光学的に読み取ることで、ロータの許容最高回転数をチェックし、回転数を制御します。磁気センサ回転モニタ機能:スピンドルの回転を磁気センサによりモニタリングする磁気センサ回転モニタ機能も有しています。VAC以下の低電力状況になった時、ロータは急速に停止をせず、ブレーキなしの惰性で回転を継続します。そのため、復電時には停止させるか、運転を継続させるかを判断することができます。VACの自動電圧切換システムを搭載しています。Grade滅菌フィルタを用いることで100%の封じ込めを実現しています。空気の流れの入口と出口の2か所にフィルタを設置しているので、もし逆流した場合でも安心です。使いやすさハードウェア広い作業スペースロータ設置スペースを従来よりも広く確保し、サンプルロードがより安全・安心に行えます。ロータの脱着のための本体デザイン人間工学に基づいた、ロータの脱着が簡単なインナーカーブ式(内曲式)フロントパネルは、重いロータをセットする際の身体的な負担を軽減します。mLもしくは10%まで許容するため、バランス調整は目分量でOKです。メンテナンスが最小限の真空ポンプ水分除去システム付きの真空ポンプにより常にポンプ内オイルの水分を除去するので、メンテナンスの手間が軽減されます。ソフトウェア操作しやすい可動式15インチ大型LCDタッチスクリーン15インチ大型LCDタッチスクリーンを採用し、簡単に操作できます。タッチスクリーンモニタは垂直・水平方向に最大45°まで可動でき、視認性と操作性をアップしています。日本語ヘルプ機能搭載で、マニュアルがなくてもパネル上で問題が解決します。イタリア語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、ロシア語)で留学生も安心して使用できます。ロータカタログ、チューブカタログ標準搭載ロータカタログ、チューブカタログ標準搭載でロータごとのチューブリストが表示されます。選択したチューブの設定可能な最高回転数を自動で判定します。この結果、ロータの回転数設定ミスによるチューブ破損を減らします。画面のヘッダーの色で設定画面(青色)、遠心中および停止中(緑色)、警告メッセージ(黄色)、エラーメッセージ(赤色)といった、本体の状況が一目でわかるステータスディスプレイ機能を採用しています。ワンタッチでRPMとRCF(遠心力)の切替可能ロータを設定することでワンタッチでRPMとRCFを切替えでき、どちらでも簡単に設定できます。XPNは、トレーサビリティ機能が強化され、GLP/GMPに準拠した履歴管理に最適なモデルです。プログラムを使用者ごとに自動記録し、USBまたはEthernetを介したLAN接続の記録媒体(USBメモリやドライブなど)、プリンタへの外部出力が可能です。ログブックで管理する必要がなくなり、業務の効率化が図れます。Xシリーズではロータの登録や履歴管理はできません。複数のユーザが使用するラボやGMP基準遵守を要求されるラボなどに有用です。充実したネットワークマネジメントEthernetによるPC接続やLAN環境へのアクセスにより、データ管理が格段に楽になります。本体設置場所から離れた居室で遠心状況をモニタリングすることにより、バイオハザード対策、時間と労力のセーブにもつながります。MobileFugeは、iOSおよびAndroidに対応しています。運転中の温度、回転数をリアルタイムにグラフプロットし可視化します。遠心分離を詳細に記録できます。プロットしたグラフもすべて本体に記録していますので、運転履歴からデータの呼び出しが可能です。dBA以下というクラス最静音の運転音を実現しました。減速中の熱エネルギーを電気エネルギーに変換することによりエネルギーを回生し、遠心中の消費電力を抑制しました。W以下を実現(従来比最大56%カット)しました。駆動部がチャンバーと同一の真空系内にあるので、真空シール部のない長寿命設計です。駆動部がチャンバーと同一空間にあることで、高精度な回転制御が可能になりました。その結果、高い再現性はもちろんのこと、密度勾配遠心の際に重要となるソフトな加減速が可能です。Program)機能により、プラスミドDNA、RNA、タンパク質、ウィルスなど、さまざまなサンプルを密度勾配遠心法で遠心する際の条件をシミュレーションや計算をすることができます。ベックマン・コールタ。