光ファイバ中に発生する散乱光の中には、光ファイバの石英分子の格子振動とエネルギの授受を行い、その結果入射光の波長が若干シフトするものがあります。これをラマン散乱光と言い、OTDRの原理とラマン散乱光を組み合わせて測定するものをROTDRと呼びます。このラマン散乱光には2つの成分があります。ひとつはガラスの分子の格子振動にエネルギを与えた光が低周波数にシフトするストークス光と、もうひとつは高周波数側へとシフトするアンチストークス光です。アンチストークス光の強度は散乱を起こした位置での光ファイバの温度により大きく変化します。したがってラマン散乱光の強度を測定することによって、光ファイバの各部の温度を知ることができます。ラマン散乱光のうち装置側に戻る後方ラマン散乱光強度を時間軸上で処理することで、光ファイバに沿った温度分布を計測することができます。温度によるラマン散乱光強度の変化しかし、ラマン散乱光の光強度は非常に微弱で通常はノイズレベルより小さい光であるため、光パルスを217回(※1)以上入射させて平均化処理を行う必要があります。光パルスを入射させるインターバル(※2)は、終端で発生したラマン散乱光が装置側に戻るのを待ってから次のパルスを入射させる必要があるため、平均化の時間に数秒から数十秒かかる場合があります。