温度に比例した電圧を出力するK型熱電対用アンプユニットです。DC-DC昇圧電源を内蔵しているので、DC5V単独でも、またはDC7-15Vでも動作します。K型熱電対センサーは規格品のため、センサーを接続するだけで使用できます。エンジン排気温度、ボイラー温度の計測など、様々な用途に使用できます。高精度に、5°C~1250°Cを測定可能です。0°C~1450°C)10mV/°Cと、3.9mV/°Cの2種類の出力を装備しています。(特性値)となります。(特性値)となります。7~15Vの2電源対応で、データロガーや車両の電源に直接接続できます。熱電対アンプ内部にDC-DC独立電源を内蔵しており、電源電圧変動の影響を受けません。0V0.975V1.95V2.925V3.9V4.875Vナローとワイドは同時利用が可能です。約150g電源電圧は、定格以上から絶対最大定格の間は、3秒間以下です。一瞬でも絶対最大定格を超えることはできません。どちらか一方にのみ接続し、未使用の線を解放としてください。3.9mV/°C出力は、1280°Cを超える測定をした場合、温度に比例してDC5.0Vを超えて最大5.9Vに達する可能性があります。10mV/°C出力は、温度に比例して最大15Vに達する可能性がありますので、データロガー等の入力許容電圧に注意してください。測定温度範囲や精度は、接続する熱電対の特性や性能により変化します。mlabo.comScroll。