単位で読み取り,その位置を入射点とする。屈折角の測定は,次による。1)接触媒質としてマシン油又はグリセリンを用いる。示すエコー検出方法を使い分ける。穴のエコーを検出する。穴のエコーを検出する。穴のエコーを検出する。3)超音波ビームを試験片側面に平行に保ったまま前後走査し,最大エコーの探触子位置を探す。非集束探触子のビーム中心軸の偏り角は,次による。8.1.1a)と同じ機器を用いる。測定方法は,次による。参照)1.1)接触媒質としてマシン油又はグリセリンを用いる。スリットからのエコーが最大となる探触子の方向を探す。STB-A1のコーナーエコーを,接触媒質としてグリセリン又はマシン油を用いて検出する。スキップに設定し,首振りその他の走査でエコーが最大となる位置と方向を探す。集束探触子の縦断面ビーム特性は,次による。用いて,8.1.3a)と同様の方法で求める。用いて,8.1.3b)と同様の方法で求める。dFLは,縦断面ビーム形状を用いて,8.1.3c)と同様の方法で求める。集束探触子の横断面ビーム特性は,次による。用いて,8.1.3a)と同様の方法で求める。用いて,8.1.3b)と同様の方法で求める。dFLは,横断面ビーム形状を用いて,8.1.3c)と同様の方法で求める。8.1.1a)と同じ機器を用いる。測定方法は,次による。20%となるよう感度を調節する。20%になる点を時間軸上から読み取り,不感帯とする。縦断面ビーム形状及び距離振幅特性は,次による。8.1.1a)と同じ機器を用いる。8.1.1b)と同じ試験片を用いる。8.3.1c)と同じ方法で,縦断面のビーム形状及び距離振幅特性曲線を得る。横断面ビーム形状及び距離振幅特性は,次による。8.1.1a)と同じ機器を用いる。8.3.2b)と同じ試験片を用いる。横断面のビーム形状及び距離振幅特性曲線を得る。縦断面ビーム特性は,次による。用いて,8.2.2a)と同様の方法で求める。用いて,8.2.2b)と同様の方法で求める。dFLは,縦断面ビーム形状を用いて,8.2.2c)と同様の方法で求める。横断面ビーム特性は,次による。用いて,8.2.2a)と同様の方法で求める。用いて,8.2.2b)と同様の方法で求める。dFLは,横断面ビーム形状を用いて,8.2.2c)と同様の方法で求める。ビーム形状及び距離振幅特性は,次による。8.1.1a)と同じ機器を用いる。φ4mm鋼球又はφ2.5mm鋼線。測定方法は,次による。軸と超音波ビーム軸とを平行にする。軸方向とを同一にする。その位置(YC)を求める。(Y1,Y2)を求める。3)の測定を繰り返す。(Y1,Y2)の関係をプロットする。方向のビーム形状を得る。参照)集束探触子のビーム特性は,次による。FLは,距離振幅特性曲線を用いて,8.1.3a)と同様の方法で求める。FDは,距離振幅特性曲線を用いて,8.1.3b)と同様の方法で求める。dFLは,ビーム形状を用いて,8.1.3c)と同様の方法で求める。面内について測定する。測定機器・条件などは,次による。定値,パルサーのエネルギーなど。共通測定項目における測定結果の表示は,次による。示し,比帯域幅については,%で表示する。