幅でなければならない。c)パルス繰返し周波数は,残留エコーが測定に影響しない範囲とする。とおりに接続して用いる。fCを測定周波数範囲に含む。ベクトルインピーダンスメータに附属する専用高周波ケーブルを使用する。周波数応答測定(7.1.2)と同じ,又は同等の表面粗さ,材質の厚さ10mm以上の試験片。探触子と試験片の音響結合は,次による。マシン油又はグリセリンを接触媒質として(15),試験片に接触させる。このとき,適度の荷重を均一に加えて接触を安定させる。音響の放射する部分を水中に浸す。波探触子のときは,横波用接触媒質を用いる。