H-0110素材の静電気拡散性を調べるのに適した静電気減衰測定器で、試料にコロナ放電で生成した空気イオンを照射して帯電させ、空気イオンの照射を停止した後の、電荷の減衰曲線を調べる装置です。L1094-1980の半減期測定器に準拠しています。2.試料の帯電方法として、コロナ放電により生成した空気イオンの照射を採用していますので、コロナ放電の極性と印加電圧を選ぶことにより試料を正・負のいずれにも帯電させることができ、電圧値も変えられます。3.帯電方法が摩擦によらないので、試料を損傷することがなく、正確にかつ帯電履歴が測定できます。比べて再現性が良いので、他の試料との比較が可能です。5.フィルム、板、糸、布、カーペット、ガラス等シート状の試料であれば全て測定できます。50Hz/60Hzは指定してください。V1アナライザはオネストメータで得られる静電気減衰曲線から電圧減衰の半減期を自動的に算出する解析演算器です。アナライザとオネストメータを連結することにより、素材の静電気減衰がワンタッチで自動的に測定できます。1.減衰時間の自動測定が行えます。ワンタッチでネオストメータを自動的に作動させて、指定減衰時間(1/2、1/4、1/8)を求め、減衰曲線データとともにLCD画面に表示します。2.LCD画面のハードコピーがプリンタから出力でき、測定データの保存が可能です。(温度、湿度)も合せて表示されます。3.XY座標の拡大、縮小が可能で、初期減衰時の変化を拡大して見られ、測定データの解析に効果を発揮します。4.測定データの曲線画面に理論曲線を重ね描きでき、理論減衰曲線の表示による比較検討ができます。