歯科用として開発されたCBCTには、一般CTと異なる特徴や利点があり、その主なものは次にあげられる。撮影範囲を目的や対象により変化させることができる。8cm×8cmの間で2〜3段の選択ができる。照射範囲によって患者の被曝線量(実効線量)が大きく変化するので、極力小さな照射範囲を使うことが重要である。dataとして仮想的にコンピュータ内に構築されるので、この円筒内において如何様にも思い通りの断面を表示できる。断面を移動させたり回転させることができるので、細やかな断面移動により微細構造や病変を表示させ読影に活用できる。3)断面の厚みCBCTの断面厚は一般に1mmに設定されていることが多いが(初期設定)、基本的には自由に変化させることができる。サイズ(約0.1mm)になり、それ以上の厚みなら何mmにでも可変可能である。したがって、根管や薄い歯槽骨をうまく描出させるには、約0.5mm前後の薄い断面にして観察するのが必要である(図6〜9)。4)被曝線量CBCTの撮影による被曝線量は実効線量でパノラマX線撮影のおよそ等倍から数倍になる。照射野を最小の4cmに限定することにより、かなりパノラマX線撮影の被曝線量に近付く。■CBCT画像を読む準備...画像処理CBCTでは一般に撮影直後にPC画面に最初に現れる画像は、暗くコントラストが低い見にくい画質で表示されていることが多い。したがって、診断目的に合わせて最も明瞭で観察し易い画像に処理変換することは必須であり、この操作なしに画像を読影するわけにはいかない。その手順を順次説明したい。1)画面の明るさの調整まず撮影後に表示された画像が暗く軟調な場合は、もっとも見やすい明るさに調整する。この操作は機種によって異なるが、一般的には画面内のヒストグラムを使って操作する(図10〜12)。次にヒストグラムの斜線の傾きを変えながらコントラストの調整を行う。明るさとコントラストの調整はそれぞれ一発でベストの画質には表示できないことが多いので、お互いに微調整を数回繰り返しながら最良の画質へ持っていく(図13、14)。次に、観察部位を表示させるために、断面位置を表す縦横の直線を移動させながら、観察部位に合わせる。縦横の直線だけではベストな観察部位の画像が得られないことが多いので、横断像をドラッグして回転させ、断面の微調整を行う。冠状断像や矢状断像の画像を回転する必要があるかもしれない。一般に多くの機種において表示された画像は1mmの断面厚に初期設定されているが、インプラント術前検査や多くの被写体ではその厚みが適していると言える。歯根(根管)や薄い歯槽骨の観察では、断面厚をさらに薄くして、約0.5mm前後の厚みで観察する(図6〜9)。断面厚を0.125mmで表示したが、ノイズが非常に多い。断面厚を0.5mmで表示した。根管の観察に向いている。断面厚を1.0mmで表示したもので、一般的な顎骨の観察に向いている。断面厚を2.0mmで表示し、無歯顎の顎骨の観察に向いている。適切な明るさとコントラストに調整された横断像。暗すぎる画像で読影には向かない。明るすぎて白トビが生じ、所見が欠落しやすい。コントラストが低く、一般的な読影には向かないが、診断部位によってはこのような低コントラストが所見を読むのに適する場合がある。コントラストが強すぎて白トビやバーンアウトが生じ、所見が欠落しやすい。■歯や顎骨の読影1)歯(歯根)および周囲歯槽骨の読影CBCTを使っても歯根や周囲歯槽骨の構造を鮮明に描出するのはたやすいことではない。困難な理由は、機種によっては空間分解能が低く本質的に細かな構造を描出できないものがかなりある。インプラント体などが埋入されている症例が多く、それらによるアーチファクトやノイズなどで画像が障害されて見にくくなる場合が多い。口腔内に全く金属などの高原子番号材料が存在しない子供や若者のCBCT画像では、アーチファクトやノイズなどの障害がなく、極めて鮮明な画質を持ったベストな画像が描出される。歯根を観察するには断面厚を0.5mmの薄さにし、横断像上で画像を回転させる中心点(2直線の交点)を根管の中心に置き、ゆっくりと回転させることにより、他の2直交画像が漸次変換していくので、歯根の全断面像を観察することができる。断面を示す直線をゆっくりと移動させながら断面位置を漸時変換させながら観察して行く。歯根周囲の歯根膜腔や薄い唇側骨・頰側骨を観察する場合も上述の方法でゆっくりと断面位置や断面方向を変化させながら観察する。根尖病巣の描出はさして困難なことではないが、歯根膜の拡大や根側病巣の観察にはきめ細やかな断面移動による観察が必須となる。薄い唇側骨・頰側骨の消失有無については、その描出作業は最も難しいものとなるが、この場合は歯に対して横方向からの観察だけでなく、横断面を上下に移動させながら横断像における頰側骨の消失か単に菲薄なのかを読んでいく(図15〜17)。2)インプラントのための顎骨の読影インプラントのための術前検査として、歯牙欠損部の顎骨を観察するために一般CTやCBCTを使うことが常識化してきた。その主な目的は距離測定にあったと思われる。X線写真では顎堤頂〜下顎管距離や顎堤頂〜上顎洞底距離などの測定が正確にできないからである。CBCTを使うことにより、どんな方向でも自由に距離測定が可能であり、しかも測定精度も高いので、一般CT画像を利用するよりも格段に優れている。優れた性能を有するCBCT機種では、単なる距離測定だけに終わらず、インプラント埋入母地として顎骨の形態・性状を把握し、埋入の可否や予後などを判断する情報を有している。顎骨の形態や性状まで鮮明に描出できるので、前項に述べた歯内療法を目的とする歯・顎骨のCBCT検査では、撮影法や画像処理まで重要な因子であったが、インプラント目的の顎骨検査では、特別に配慮すべき検査法はない。顎骨では歯が抜去されると顎堤の吸収が始まり、一定の傾向で経過とともに顎堤形態が縮小変化していく。これらの変化を3方向断面像で把握することにより、インプラント埋入の可否や、埋入する場合のフィクスチャーの選定、埋入方向などの決定を行う重要な情報になる。抜去後の顎骨は、高齢者では加齢化により骨梁構造が乱れ、細片化していく。多くの女性では骨粗鬆症が始まっており、この変化が加わり、皮質骨は薄くなり、骨梁構造はさらに小さく細片化し、遂には砂状のパターンを呈する。この段階ではインプラントのosteointegrationは困難であり、仮に生着しても長くは維持できない(図18、19)。歯が抜去されると抜歯窩には骨壁から石灰化が始まる。CBCTでは1〜2ヵ月後にキャッチできる。その後抜歯窩全体が石灰化で埋まり、化骨治癒に転じていく。1年後には抜歯窩の形態は残したまま化骨治癒が最終段階に達し、天井部も皮質骨が形成されている。このような正常な治癒機転が働かず、不十分な石灰化の状態のままで化骨化しない抜歯窩が時々見られる。この脆弱な石灰化の領域にインプラントを埋入しても容易に脱落となる。このような不完全な石灰化や未化骨状態をCBCTは明瞭に画像表示ができるので、抜歯後のインプラント埋入には注意を払わなければならない(図20、21)。根尖病巣などの感染病巣を有する歯の周囲骨や、その歯の抜歯後の顎骨にはしばしば反応性骨硬化症が見られる。多くの骨硬化症ではインプラント植立に問題は生じないが、高度な硬化症や極めて限局した特発性骨硬化症においては、その硬化骨内は血液循環が乏しく骨を造成する能力に欠ける。このような場所ではインプラント体へのosteointegrationは失敗に終わり脱落していく(図22〜24)。12で述べた骨梁構造が消失していく骨脆弱症よりも、骨硬化症は診断も容易なので見逃すことがあってはならない。薄い頰側骨(唇側骨)の観察において、根尖レベルにおける横断像では頰側骨はしっかり残っている。根尖より上方では頰側骨が消失している。歯頸部近くの横断像では、歯根が頰側骨から露出している。非常に薄くなり、骨梁構造は細片化・断片化し、さらに粗になっている。インプラントの生着は困難。図18症例の歯列直交断像。