フロー系のMoFloが誕生しました。代名詞として知られるようになりました。高速セルソーターの完成形です。EQ/EQsのCytoNozzleは、フローセル内面を超平滑化し流れの変化を最小化し、乱れのないフロー系を実現しました。CytoNozzleは理想的なフロー系を作り上げるとともに、フローセル内を通過する細胞へのダメージを最小化します。EQ/EQsは高速ソーティングと同時に、細胞の高いViabilityとVitalityを両立し、さらに、長時間安定した高速ソーティングも実現します。ノズル径のCytoNozzleを用意しました。微生物から大型細胞まで、アプリケーションの必要性に合わせてノズル交換を行うことができます。CytoNozzleの交換は、高感度CCDカメラによるガイドで簡単に行えます。(*IntelliSortIIは、70、100μmノズルにのみ対応。EQ/EQsは、0.04μmシースフィルターでシース液のバックグラウンドを極限まで減少し、さらに0.1μmエアフィルターを3つ搭載し、99.9999%までエアロゾルを減少させシース液のバックグラウンドに配慮することで、微生物やオルガネラなどサブミクロン領域の測定とソーティングに対応します。ティングすることができます。EQ/EQsのレーザー光学系は、マルチカラー測定に対応し、7本のレーザーの同時使用を実現しました。7本のレーザーすべてが異軸に設定され、それぞれのレーザーで励起した蛍光は、レーザーごとに対応した蛍光検出器に導かれます。これにより最大49蛍光まで同時検出可能です。Optics(FBCO)を使用する最新の光学系を採用し、レーザー軸の調整を不要としました。EQ/EQsは、レーザー集光にフラットトップビームを採用しました。楕円集光ではサンプルの流速変化によってレーザー通過位置が変化し、細胞の散乱/蛍光のされるデータのばらつきが起きます。フラットトップビームは、このサンプルの流速変化によるデータのばらつきを最小化し、高速解析/ソーティング時でも正確なデータが得られます。EQ/EQsは、使いやすさと同時にデータの正確性を提供します。粒子(細胞)を検出できます*。EQsの前方散乱光検出器は、1つです)eFSCは、小さな散乱光を高感度で検出するだけではなく、細胞の形態を最も鋭敏に捉えることができるよう設計された7つの散乱光マスクで、新たな散乱光パラメーターを取得することができます。355nmは除く)eFSCにより、今までのフローサイトメーターでは難しかったサブミクロン領域の微生物や生体内のミトコンドリアなどを検出・分取することができます。系統お見積りお問合せ※本装置は研究目的です。ベックマン・コールタ。