0.001s~低放射率である金属等の材料を0.001sの高速応答で測温できます。石英窓越しでの測定も可能。塗料やテープを貼らなくても測定が可能となりました。100°C以下でも安定した測温をする為の遮光フード(別売)もあります。充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。!窓越しの測定も可能です金属の温度を測定する場合には、その温度で検出が可能なできるだけ短い波長を利用した放射温度計を選んだ方が放射率の変化に対する誤差を小さく押さえることが可能です。TMHX-TME0050(E)シリーズは、1.95~2.6μmの短い波長を使用する事により安定した測温ができるだけでなく、低温50°Cから0.001sと低温高速応答も実現しました。石英ガラスを透過する2.7μm以下の波長を使用している為、石英窓越しの測温も可能です。”塗料やテープを貼らなくても金属の温度が測れます低温の光沢金属を放射温度計で測温する場合、反射光などの影響を考え一般的に、あらかじめ放射率がわかっている塗料を塗るか、テープを表面に貼り付けて測定します。シリーズなら塗料の塗布やテープを貼る事が難しいワークでも非接触で温度測定できます。測定温度が約100°C以下の場合、外乱光の影響が顕著になり温度指示値が高めになります。ワークの放射率が低い程、顕著になります。)この対策として、別売りの遮光フードをご用意しております。シリーズが解決します。30×24×45mm・60gと小型・軽量!コスト削減にアナログ出力標準装備のため、表示器は必ずしも必要ではありません。複数台の使用の場合は費用を節約できます。以下のオプションがあります。パラメータ設定器PWCX;1台あれば複数台の温度計のパラメータを設定できます。温度表示機能付きです。USB-RS232C変換器PWUX;PCに接続して温度計のパラメータを設定できます。無償版ソフトPWSX-Fと組合わせて使用します。PC上で温度表示も可能です。パラメータ設定セットPWZX;PWUXと有償版ソフトPWSXのセット品です。無償版ソフトPWSX-Fの機能に加え、PC上へのパラメータ保存、測定値のグラフ表示が可能です。表示設定器TMCXシリーズ;もちろん表示設定器も使用可能です。温度計と表示設定器を組み合わせることで多彩なオプション機能が追加されます。アップし、IP67相当の防塵構造です。左右対称設計なので設置もしやすくなりました。ケーブル線を太くし断線対策も強化しています。豊富なアクセサリが揃っていますので、過酷な環境下でも安定した測温ができます。「同光軸LED照準方式」は、温度測定範囲が目で見た状態に近いため、位置合わせが簡単にできます。測定範囲をワークの測定部分に適切に合わせられる為、長距離でも正確な温度測定が可能です。ワークをはみ出して設置していないかのチェックも可能です。必要なくなり、安心して長期ご使用いただけます。CEマーキング適合品CEマーキング適合品です。光路図ダウンロード(PDF)印刷する型式TMHX-TME0050-0200E011温度範囲50~600°C実効波長1.95~2.6μm検出素子InGaAs標準測定距離200mm※他の距離でも使用可能。光路図をご参照ください。接続図ダウンロード(PDF)※英字の羅列が表示される等、上手くダウンロードが出来ない場合は、下記の手順でダウンロードしてください。2D(dxf)ダウンロード※英字の羅列が表示される等、上手くダウンロードが出来ない場合は、下記の手順でダウンロードしてください。「ダウンロード」の文字を右クリック→「対象をファイルに保存」を選択→デスクトップなどに保存ポータブルタイプのパラメータ設定器。PWCXパソコンでパラメータの設定や温度表示ができます。PWUX)パネルマウント型の表示設定器。96×96mmの大型版と48×48mmの低価格小型版があります。Corporation。