mLコニカルチューブ36本を搭載できるコンパクトな多機能遠心機です。×g以上で遠心できる高速遠心機に早変わりします。遠心機はこの1台で十分です。強力な冷却システムを搭載することで、最高スピードを維持しながら急速に冷却し、温度を適正に保つことができます。架台を用いることで、作業台のスペースを占用せずに、フロア型として設置できるだけでなく、ロータやアダプタを遠心機の真下の架台内に収納できます。ロータイプであれば遠心機セット時の高さは約76cmのため、サンプルのセットが容易で、簡単にドアも閉めることができます。固定角ロータでの遠心沈降中の粒子の動きは、始めは遠心力方向に移動し、次にチューブ側面に沿ってチューブの底に集まります。このため吸着性の強い粒子の場合は、一部の粒子が側面に付着したままになってしまいます。このような場合、スウィングロータを使用すれば、チューブ側面に付着する粒子を最小限にすることが可能です。ペレットもチューブの円錐の底に集まるため回収も容易であり、上清を回収する場合にもコンタミの危険性を少なくすることができます。mLコニカルスウィングロータのアダプタは丸い方が良いスウィングロータのサンプル配置方法の注意点は2つあります。サンプルチューブは回転軸に対して対称になるように配置する。サンプルチューブを配置する。2本で遠心する場合は、丸型アダプタでは上記の条件を満たすように配置可能ですが、四角型のアダプタでは配置できません。四角型のアダプタの場合は、ダミーチューブを2本用意する必要があります。mL平底ボトルマイクロプレートも使用できますCytoFLEXなどのフローサイトメトリーによりマイクロプレートを用いたスクリーニング解析を行う場合、マイクロプレートで直接前処理を行います。S6096ロータを用いることで、6枚同時に細胞のペレットダウンが行えます。そのほか、ディープウェルプレートにも対応しておりますので、様々な前処理にも使用可能です。nmの粒子*をわずか25分でペレットダウンできます。ベックマン・コールタ。