Integrated当ウェブサイトを利用することによりクッキーの使用に同意したことになります。概要マキシムのMAXREFDES100#ヘルスセンサープラットフォームは、お客様がマキシムの複雑で革新的な医療およびハイエンドフィットネスソリューションを評価するのに役立つ集積型センサープラットフォームです。このプラットフォームは、1つの生体電位アナログフロントエンドソリューション(MAX30003/MAX30004)、1つのパルス酸素濃度計および心拍数センサー(MAX30101)、2つの体温センサー(MAX30205)、1つの3軸加速度計、1つの3D加速度計と3Dジャイロスコープ、および1つの絶対気圧センサーを内蔵しています。動作モードヘルスセンサープラットフォームは、下記の3つのモードのいずれかで使用可能です。Type-Cケーブルを使ってヘルスセンサープラットフォームをPCベースのGUIに接続することができます。このモードは、ECG、光、および温度センサーを含む、ボード上に実装された全センサーをサポートします。GUIは、クイックデモの実行(デフォルトのレジスタ設定を使用)、および個々のセンサーまたはアナログフロントエンドのレジスタ設定を変更することによって任意のセンサーを詳細に評価するオプションを提供します。非テザーモード(オフライン):ヘルスセンサープラットフォームはデータを収集し、それを内蔵フラッシュに保存します。データは、ダウンロードして後処理することが可能です。GUIに接続する必要がありますが、その後で切り離して非テザーモードで実行することができます。このモードで動作させるには、バッテリホルダーおよびコイン電池を実装する必要があります(ボックスには付属しません)。非テザーモード(リアルタイム):お客様はリアルタイムでAndroidにデータをストリーミングすることができます(アプリはダウンロードいただけます)。プラットフォームをアプリに接続する方法を示すために、いくつかの機能を用意しました。お客様は、提供されているソースコードを、お客様の用途にあったアプリの開発に使用することができます。下記に、アプリ内で有効化されている機能のリストを示します。最初の2つの機能は、HSPボードがアプリに接続されると直ちにストリーミングを開始します。後の2つの機能は、アプリに接続する前にお客様がミッションをセットアップする必要があります。ミッションをセットアップする方法の説明をご覧ください。「デザインリソース」タブには、PCおよびAndroidアプリケーションが提供されていて、すぐに、お使いいただけるようになっています。PCアプリケーションは、USB接続にて、全センサーの設定や対話形式での操作を可能にするグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。Androidアプリケーションは、BLE上でセンサーデータを監視する機能を提供します。アプリケーションのインストールおよび実行方法については、「詳細」タブをご覧ください。mbed開発環境がサポートされています。プラットフォームとともに出荷されるコンパニオンプログラミングアダプタのMAXREFDES100HDK#により、ファームウェアアップデート用のドライバ不要なドラッグ&ドロッププログラミング、および仮想UARTインタフェースとCMSIS-DAP対応デバッガが提供されます。mbed開発者サイトのMAX32620HSPプラットフォームのページをご覧ください。設計ファイル、ファームウェア、およびソフトウェアは、「デザインリソース」タブから入手可能です。拡大表示+×MAXREFDES100#システムボード詳細マキシムは、医療およびハイエンドフィットネスアプリケーション用の複雑で革新的なソリューションを築いています。これらのソリューションは、主としてマキシムの複数の製品ラインが根幹となっています。お客様がこれらのソリューションの特長を迅速に評価し、独自の設計を実現できるよう、マキシムは「hSensor」Platformと呼ばれる集積型センサープラットフォームを開発しました。このプラットフォームを使うと、お客様は様々な用途にマキシムの幅広い製品をより迅速かつ容易に評価することができます。hSensorプラットフォームは、マキシムのより新しいソリューションを設計やロードマップに取り入れることができる柔軟性も備えています。hSensorプラットフォームは、動きの測定、高精度の皮膚温、および心電検査(ECG)、筋電検査(EMG)、脳波検査(EEG)を含む各種の生体電位測定に対応します。(緑色)の3つの波長でのパルス酸素濃度および心拍数(HR)検出を含む、各種の反射型フォトプレチスモグラフィー(光電式容積脈波)測定にも対応します。拡大表示+×MAXREFDES100#システムボードこのプラットフォームは、Windows®ベースのPCおよびAndroid®ベースの機器上で、簡素なデータ収集と視覚表示用のGUIアプリケーションをサポートします。(BLE)無線の両方に対応します。データ収集用に、フラッシュメモリ直接書込みモードがサポートされています。USB接続でのフラッシュメモリ読出しも実装されています。このプラットフォームのマイクロコントローラには、システムの管理、プラットフォーム上の全デバイスのレジスタの制御、およびPCのGUIとの通信を行うファームウェアがプログラムされています。ユーザーがマイクロコントローラのファームウェアをカスタマイズする場合、詳細についてはmbedのファームウェア開発ガイドを参照してください(MAX32620HSPとして掲載されています)。このリファレンスデザインのボックスには、以下のものが含まれています。ケーブル:PCとMAXREFDES100#ボード間の接続用Micro-USBケーブル:PCとMAXREFDES100HDK#ボード間の接続用このプラットフォームを使って、以下の使用例を評価することができます。耳ベースのアプリケーション光学式HRおよびSpO2頭部ベースのアプリケーション光学式HRおよびSpO2腕ベースのアプリケーションECG内蔵アームバンドマキシムの全リファレンスデザインと同様、部品表(BOM)、回路図、レイアウトファイル、ガーバーファイル、ファームウェア、およびソフトウェアはすべてオンラインで入手可能です。MAXREFDES100#リファレンスデザインのブロック図ハードウェアの詳細hSensorプラットフォームの中心には、MAX32620マイクロコントローラがあります。生体電位アナログフロントエンド(AFE)のMAX30003/MAX30004、体温センサーのMAX30205、パルス酸素濃度計および心拍数センサーのMAX30101、3軸加速度計のLIS2DH、3D加速度計/3DジャイロスコープのLSM6DS3、および絶対気圧センサーのBMP280の各センサーが実装されています。電源hSensorプラットフォームは、USB接続による給電またはCR2032タイプのコイン電池による給電が可能です。ショットキーダイオードによってUSBから電力が取得されます。USBなしでコイン電池が取り付けられている場合、コイン電池がhSensorプラットフォームへの給電に使用されます。hSensorプラットフォームは、パワーマネージメントの大部分にPMICのMAX14720を使用します。このPMICは、SW1の3秒間のボタン押下でデバイスがオンになるプログラムを内蔵しています。SW2の20秒間の押下でPMICがオフになります。このPMICは、起動時の設定で1.2V、1.8V、およびVSYSの各電圧を提供します。VSYSはバッテリーまたはUSBからPMICのSWIN端子を介してSWOUT端子より供給されます。起動後、マイクロコントローラはPMICのHVOUT端子のブースト電圧を3.3Vに設定し、出力します。PMICはパワーマネージメントの大部分を提供しますが、他にもいくつかの電源チップがあります。温度センサーはLDOのMAX8880によって給電されます。(3.3V)によって給電され、その電圧を2.5Vに安定化します。LDOのMAX8881によって給電されます。以外の全USB信号には、外付けでMAX3205が実装されています。DP/DMのESD保護はMAX32620によって提供されています。コネクタを使用します。一部の状況では、これらの信号がUSBホストと競合するため、必要に応じてこれらの信号を分離する回路があります。信号の分離は、低電圧アナログスイッチのMAX4741で行われます。これらのスイッチは、ロジックゲートとシングルコンパレータのMAX9064の組み合わせによって制御されます。0.2Vの内部比較電圧を備えるMAX9064を2つ使用してUSBのA5およびB5ピン(通常CC/VCONNに割当て)を監視します。USBのA5およびB5ピンは、HSPボード上では5.1kΩのプルダウンを備え、USBケーブルはA5ピンにのみ56kΩのプルアップを備え、デバッグアダプタボードはA5とB5の両方のピンに56kΩのプルアップを備えています。下記の表は、hSensorプラットフォームがUSBのA5およびB5ピンに基づいてどのように自己設定を行うかを示しています。(M4に浮動小数点ユニットを追加)マイクロコントローラで、振興分野の医療およびフィットネスアプリケーションに最適です。低コスト、および使いやすさを兼ね備えています。このデバイスは、4つの強力で柔軟な電力モードを備え、内蔵の動的クロックゲート機能とファームウェアで制御されたパワーゲート機能が、あらゆるアプリケーションの消費電力を最小限に抑えます。1-Wire®マスターおよびUSBに加え、複数のSPI、UART、およびI2Cシリアルインタフェースによって、多様な外部センサーとの接続が可能です。リファレンス電圧の選択可能な4入力10ビットADCを内蔵しています。詳細および評価キット、開発ツール、およびユーザーガイドを含む設計リソースについては、MAX32620のデータシートを参照してください。MAX30003/MAX30004生体電位AFEMAX30003/MAX30004は、ウェアラブルアプリケーション用の完成された生体電位AFEソリューションです。このデバイスは、医療およびフィットネスアプリケーション用に高性能を提供し、超低電力によって長いバッテリー寿命を実現します。MAX30003/MAX30004は単一の生体電位チャネルで、ECG波形および心拍数検出を提供します。生体電位チャネルは、ESD保護、EMIフィルタ、内蔵リードバイアス、DCリードオフ検出、スタンバイモード時の超低電力リードオン検出、および内蔵セルフテスト用の広範な校正電圧を備えています。ソフト起動シーケンスによって、大きな過渡電圧が電極に印加されないようになっています。生体電位チャネルは、高入力インピーダンス、低ノイズ、高CMRR、可変利得、各種ローパス/ハイパスフィルタオプション、および高分解能アナログ-デジタルコンバータ(ADC)も備えています。生体電位チャネルはDC結合され、大きな電極電圧オフセットに対処可能で、除細動や電気外科手術などのオーバードライブ状態から迅速に回復するための高速リカバリモードを備えています。MAX30003/MAX30004のインタフェースは、SPI/QSPITM/Micro-wire/DSPに対応しています。hSensorプラットフォームでは、MAX30003/MAX30004はSPIバスを介してMAX32620マイクロコントローラと通信します。MAX30003/MAX30004は28ピンTQFNおよび30ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供され、0°C~+70°Cの一般温度範囲で動作します。ECGケーブルを接続して測定を行う場合は、センサーボード上のR6、R21、R44、およびR45を取り外します。センサーボード上のECGPおよびECGNパッドにECGケーブルをはんだ付けします。詳細については、MAX30003/MAX30004のデータシートを参照してください。(上面に1つと裏面に1つ)が実装されています。体温センサーのMAX30205は、温度を高精度で測定し、過熱アラーム/割込み/シャットダウン出力を提供します。このデバイスは、高分解能デルタシグマADCを使用して、温度の測定値をデジタル形式に変換します。通信はI2C対応、2線式シリアルインタフェースによって行います。I2Cシリアルインタフェースは、温度データ読出しやオープンドレイン過熱シャットダウン出力の動作設定用に、標準のバイト書込み、バイト読取り、バイト送信、バイト受信の各コマンドを受け付けます。MAX30205は、3つのアドレス選択ラインを備え、合計32個のアドレスが利用可能です。このセンサーは、2.7V~3.3Vの電源電圧範囲、600μAの低消費電流で、ロックアップ保護付I2C対応インタフェースを備え、ウェアラブルフィットネスおよび医療アプリケーションに最適です。(U12)のI2Cアドレスは0b1001-000xです。このデバイスは8ピンTDFNパッケージで提供され、0°C~+50°Cの温度範囲で動作します。詳細については、MAX30205のデータシートを参照してください。GUIプログラム(MAXREFDES100SWxxx.zip)およびシリアルドライバ(MAXREFDES100SerialDriverxxxx.zip)をダウンロードしてください。ケーブル手順MAXREFDES100#ボードは、実装および試験済みです。以下の手順を使用して、ボードの適切な動作を確認してください。hSensorシリアルポートドライバMAXREFDES100SerialPortDriverxxxx.zipをローカルフォルダに解凍します。GUIプログラムMAXREFDES100SWxxx.zipをローカルフォルダに解凍し、MAXREFDES100SWxxx.exeを実行してプログラムをPCにインストールします。GUIプログラムを実行します。下図のポップアップウィンドウは無視し、OKをクリックして続行します。Issueウィンドウ下図のポップアップウィンドウでCancelボタンをクリックします。Connectionウィンドウ1GUIプログラムが下図のように表示されます。ケーブルでhSensorボードをPCに接続します。hSensorボード上のSW1スイッチを3秒間押し続けた後、離します。このコンピュータにマキシムのhSensorシリアルドライバがインストールされていない場合、この間に、PCはhSensor用のデバイスドライバを探します。Deviceとして列挙されます。Software...をクリックしてドライバのインストールを完了します。ドライバはMAXREFDES100SerialPortDriverxxxx.zipを解凍した場所にあります。Managerは下図のように表示されます。GUIプログラムに戻り、Deviceメニューをクリックして、さらにConnectメニュー項目をクリックすると、GUIプログラムがhSensorハードウェアへの接続を行います。下図のウィンドウが表示されます。ステータスバーを見て、ハードウェアが接続されたことを確認してください。Platformソフトウェアアイコンを選択することによってGUIプログラムを起動します。GUIは自動的にセンサーボードに接続します。接続画面がポップアップした場合は、下図に示すように、適切なシリアルポート番号を選択し、Connectボタンをクリックします。Connectionウィンドウ2ソフトウェアの詳細GUIプログラムは、ユーザーがセンサーの機能の設定と評価を迅速に行うことを可能にします。データの収集と視覚表示のための直観的なグラフも提供します。Fileメニューでは、ユーザーはアプリケーションを終了させることができます。Deviceメニューでは、ユーザーはhSensorハードウェアとGUIプログラムの接続と切断を行うことができます。Optionsメニューでは、ユーザーはMAX30003/MAX30004のレジスタ名のGUI上での表示/非表示、デバイスのレジスタ設定のロード/セーブ、およびAdvancedタブのイネーブル/ディセーブルを行うことができます。Loggingメニューでは、ユーザーはECG、R-R、光、および加速度計の各センサーデータをCSVファイル形式で記録することができます。Helpメニューは、プログラムの情報を表示します。HomeタブHomeタブシート(図7)は、hSensorプラットフォームハードウェアのブロック図を表示するとともに、他のタブシートに移動するためのクイックリンクを提供します。OpticalタブOpticalタブシート(図9)は、MAX30101の光センサーパラメータの設定に使用します。LED設定が含まれています。ADCコードおよびLIS2DH加速度計の測定値を表示するグラフも備えています。Monitorボタンをクリックすると、光および加速度の測定値がプロットされます。Monitorボタンをクリックします。OpticalタブTemperatureタブTemperatureタブシート(図10)は、hSensorボードの上面と裏面にある2つのMAX30205温度センサーを制御します。Channelタブシート(図11)は、MAX30003/MAX30004のECGチャネルおよびR-Rの設定を制御します。MUXタブシート(図12)は、MAX30003/MAX30004の入力マルチプレクサの設定を制御します。標準的な設定を下図に示します。Type-Cケーブルを使ってデータをGUIにストリーミングする場合、バッテリーで動作するノートPCを使用して、AC電源からのノイズを排除するとともに、ヘルスセンサープラットフォームには絶縁が施されていないため、患者との接続を避けてください。モニタやプロジェクタなどの他の機器をノートPCから切り離して干渉を低減してください。ボードとECGケーブルを電気的ノイズの発生源から遠ざけ、電極が取り付けられている人体に近づけてください。長い非シールドECGケーブルは非常にノイズが混入しやすいため、短くかつ/またはツイストされたECGケーブルを使用し、電極が配置されている人体に近づけてノイズ結合を低減してください。シールド付きECGケーブルをPCBのグランドと接続し使用することによってノイズ結合が低減する場合があります。ECGケーブルを使用せずPCBを測定対象の人体に近づけることで性能が向上します。人体上のRLまたは類似の位置とヘルスセンサープラットフォームPCB上のVCMテストポイントの間に第3の電極を接続すると、ボディバイアスとして機能し結合ノイズを低減します。PlotsタブPlotsタブシート(図13)は、MAX30003/MAX30004のECG測定値および入力MUXの状態を表示します。Logタブシート(図14)では、ユーザーはフラッシュメモリへのデータログの設定をすることができます。Readボタンは、現在の設定をフラッシュメモリから読み取って、UIに反映します。Eraseボタンは、データログ設定をクリアします。Writeボタンは、このタブ上で対象のログチャネルとパラメータを選択し、データログの設定をフラッシュメモリに記録します。これによって、フラッシュメモリに保存されているデータ値もクリアされます。光センサー、およびMAX30003/MAX30004の設定の場合、それぞれのタブのドロップダウンオプションを使用します。Advancedボタンは、UIからの生のコマンドパラメータまたはフラッシュメモリから読み取った設定を表示します。PrefixおよびSuffixフィールドを使うと、ユーザーはカスタムコマンドを実行することができます。Fileボタンは、フラッシュメモリから1つまたは複数のCSVファイルにデータをダウンロードします。Fileボタンの動作の完了に長い時間がかかる場合があります。(裏面)、MAX30003/MAX30004、MAX14720、およびLIS2DHの全レジスタを表示します。ユーザーはレジスタを直接読み書きすることができます。Androidアプリは、Android機器上で動作するGUIプログラムです。このプログラムはhSensorのデータを収集し、機器の画面上にグラフィック表示します。Energy無線を介してhSensorハードウェアと通信します。ケーブル(バッテリー給電の場合はオプション)手順CR2032コイン電池をバッテリーホルダーB1に装着します。ケーブルでhSensorプラットフォームハードウェアをPCまたはMacに接続します。ボード上のSW1スイッチを押して離します。スイッチの横にある赤いLEDが点滅します。AndroidアプリMAXREFDES100_Androidxxx.zipをダウンロードします。それを解凍して機器にインストールします。Androidアプリを起動します。Androidアプリケーションのスクリーンショット1画面下部にあるScanボタンをタップします。4.0を使ってアドバタイズを行っている全デバイスが表示されます。リスト内のMAXREFDES100デバイスをタップして、hSensorプラットフォームハードウェアに接続します。Androidアプリケーションのスクリーンショット2下図の画面が表示されます。Androidアプリケーションのスクリーンショット8hSensorの操作デバイスが接続されると、hSensorプラットフォームのセンサー(温度、加速度、および圧力)が表示されます。ECGデバイスから表示することができます。hSensorは、最初はECG設定パラメータを含んでおらず、デフォルトの設定ではECGとR-Rが有効で、内部自己校正が4Hzで動作するため、240bpmの心拍数として表示されます。Logの各タブ上のGUIを使ってECGをカスタム設定することができます。LogタブにあるGUIのAdvancedボタンは、UIからの生のコマンドパラメータを表示し、さらなるカスタム設定を可能にします。この設定をhSensorに書き込む場合、ECGパラメータの他に、加速度計を有効にする必要があります。Androidアプリ使用時は、温度センサーと圧力センサーは常に表示され、設定は不要です。GUI内のWriteボタンは、新しい設定をhSensorに書き込みます。この設定は、AndroidアプリのStartボタンを推したときに使用されます。GUIを使ってECG設定を行った後、正常な読み値を表示するには、ECGケーブルをhSensorプラットフォームと人体に接続する必要があります。ケーブルの接続後、画面上のStartボタンをクリックします。プラットフォームはECGのR-R情報のサンプリングを開始し、計測した心拍数を、温度、加速度、および気圧のデータとともに画面上に表示します。画面の上部にあるDISCONNECTボタンを押すことによって、hSensor機器を切断することができます。ファームウェアの説明MAXREFDES100#のファームウェアは、割込み駆動の設計モデルに基づいています。起動後、マイクロコントローラはパワーマネージメントデバイスとセンサーをそれぞれのデフォルト設定に設定します。その後、マイクロコントローラはGUIまたはAndroidアプリケーションからのリモートプロシージャコール(RPC)を待ちます。下図は、ファームウェアの簡略フローチャートを示します。Inc.の登録商標です。Inc.の登録商標です。Limitedの登録商標です。Inc.が所有する登録商標であり、マキシムはこれら商標をライセンスに基づいて使用しています。Corporationの登録商標および登録サービスマークです。GUIプログラム(MAXREFDES100SWxxx.zip)およびシリアルドライバ(MAXREFDES100SerialDriverxxxx.zip)をダウンロードしてください。ケーブル手順MAXREFDES100#ボードは、実装および試験済みです。以下の手順を使用して、ボードの適切な動作を確認してください。hSensorシリアルポートドライバMAXREFDES100SerialPortDriverxxxx.zipをローカルフォルダに解凍します。GUIプログラムMAXREFDES100SWxxx.zipをローカルフォルダに解凍し、MAXREFDES100SWxxx.exeを実行してプログラムをPCにインストールします。GUIプログラムを実行します。下図のポップアップウィンドウは無視し、OKをクリックして続行します。Issueウィンドウ下図のポップアップウィンドウでCancelボタンをクリックします。Connectionウィンドウ1GUIプログラムが下図のように表示されます。ケーブルでhSensorボードをPCに接続します。hSensorボード上のSW1スイッチを3秒間押し続けた後、離します。このコンピュータにマキシムのhSensorシリアルドライバがインストールされていない場合、この間に、PCはhSensor用のデバイスドライバを探します。Deviceとして列挙されます。Software...をクリックしてドライバのインストールを完了します。ドライバはMAXREFDES100SerialPortDriverxxxx.zipを解凍した場所にあります。Managerは下図のように表示されます。GUIプログラムに戻り、Deviceメニューをクリックして、さらにConnectメニュー項目をクリックすると、GUIプログラムがhSensorハードウェアへの接続を行います。下図のウィンドウが表示されます。ステータスバーを見て、ハードウェアが接続されたことを確認してください。Platformソフトウェアアイコンを選択することによってGUIプログラムを起動します。GUIは自動的にセンサーボードに接続します。接続画面がポップアップした場合は、下図に示すように、適切なシリアルポート番号を選択し、Connectボタンをクリックします。Connectionウィンドウ2クイックスタートデモ:GUIのHomeタブに3つのクイックスタートデモボタンがあり、それぞれのセンサーを設定して迅速にデモを実行することができます。Muxタブのレジスタ設定を行い、Plotsタブに移動します。MonitorをクリックしてECGのデモを行います。Sensorタブのレジスタ設定を行い、このタブに移動します。Monitorをクリックして光センサーのデモを行います。Sensorタブのレジスタ設定を行い、このタブに移動します。温度の表示が開始されます。ボードの各面に1つずつ、2つの温度センサーがあります。Androidアプリは、Android機器上で動作するGUIプログラムです。このプログラムはhSensorのデータを収集し、機器の画面上にグラフィック表示します。Energy無線を介してhSensorハードウェアと通信します。ケーブル(バッテリー給電の場合はオプション)手順CR2032コイン電池をバッテリーホルダーB1に装着します。ケーブルでhSensorプラットフォームハードウェアをPCまたはMacに接続します。ボード上のSW1スイッチを押して離します。スイッチの横にある赤いLEDが点滅します。AndroidアプリMAXREFDES100_Androidxxx.zipをダウンロードします。それを解凍して機器にインストールします。Androidアプリを起動します。Androidアプリケーションのスクリーンショット1画面下部にあるScanボタンをタップします。4.0を使ってアドバタイズを行っている全デバイスが表示されます。リスト内のMAXREFDES100デバイスをタップして、hSensorプラットフォームハードウェアに接続します。Androidアプリケーションのスクリーンショット2下図の画面が表示されます。適用除外の鉛*価格/ユニットは1,000個の予算価格です。標準価格がなくお見積もりが必要な製品もございます。{{else}}現在ご注文情報はございません。ご注文を希望する製品を検索ください。totalPrice.value}}保存して後で見る​削除{{else}}購入カートには何も入っていません。無料サンプル​削除{{else}}サンプルカートには何も入っていません。{{else}}購入カートには何も入っていません。注文履歴を見るサンプルカートには何も入っていません。注文履歴を見る{{/each}}×ブックマークブックマークを利用するにはログインが必要です。MAXIMお知らせツールをクリックおよびドラッグしてダッシュボードをカスタマイズすることができます。>ご質問/ご意見をお寄せください。見積もり請求をご検討くださいx注意お客様のアカウントに制限がかけられているためご注文をお受けすることができません。カスタマーサポートまでご連絡ください。申し訳ありませんが、このサイトではビジネス/教育と関係のないEメールアドレスからのサンプル請求は受け付けておりません。マキシムの代理店マキシムにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。x注意マキシム・インテグレーテッドにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。マキシムの無料サンプルプログラムは、暦年につきお客様に提供できる数量を限らせていただいております。誤ってこのメッセージをお受け取りになった場合はsamples-admin@maximintegrated.comまでご連絡ください。distributorData.coreStaff.stockValue}}{{distributorData.coreStaff.stockValue}}{{/if}}価格は代理店のサイトにあります。製品IDを選択して、はじめてください。全カテゴリ最近行った。