LDシリーズホール効果を利用するセンサー回路を内蔵した非接続、直流対応の大電流センサー。一般的な電流センサーと異なり、直流電流を非接触、非接続で測定。単一電源+4.5V~+10.0V、オフセット1/2電源電圧で、交流を含む正逆流を測定。不要なため、A/D電圧入力範囲を限定可能。発熱による抵抗値変化の誤差やインダクタンスの影響がない。小型で大電流の計測が可能で、ドローンや太陽光発電、ハイブリッド車などに最適。直流電流の正逆流を計測できます。単一電源で動作し、1Aあたり、LD20095-9.5mV、LD30079-7.9mVの電圧値として出力します。電源電圧の半分の電圧を「0A」として、正流で上昇、逆流で低下します。外付けデバイスが不要で、単体で動作します。線を二重で通すと出力レベルは約二倍になります。外部磁界の影響や配線によって誤差は増加します。規格外の使用方法になりますので、使用される方の責任においてご検討ください。電線を二重で通す、またはループさせることによる発熱、電磁ノイズの発生などを考慮してください。測定値や精度は保証できませんのでご了承ください。モーター、バッテリーなどの配線を通し電流の計算など。データロガーと接続して電流データの取得など。センサーの構造センサーには、磁石回路、センサー回路、アンプ回路を内蔵しており、単一電源のみで電流量(正方向、負方向)に応じた電圧を出力します。センサー形状とピン配列センサーピンは、2.54mmピッチでコネクターが直接接続できます。(データロガーの場合)データロガーの接続センサー用出力電源(一般にDC5V)を、1番ピンに接続します。シグナルグラウンド(信号アース)を、2番ピンに接続します。信号入力端子に、3番ピンを接続します。電源電圧の1/2で2.5V(電源がDC5Vとすると)を0アンペアにオフセットします。ゲイン値(データロガーによって変わりますが一単位)を1Aあたり0.037Vに設定します。これで、データロガーの1単位当たり1Aとして表示されます。電源を逆接しないようにご注意ください。出力端子のショートや定格を超える電流を流さないでください。瞬間でも最大定格を超えた状態にしないでください。本製品は直流電流の測定にご使用頂けます。応答速度基準を満たせば交流の計測も可能です。(ただし交流の電流を電圧出力するわけではありません、電流の周波数変化に応じて電圧が変化します)計測に磁気を強力な磁場の中では計測結果に誤差やゼロオフセットが変化する可能性があります(強力なネオジムマグネットのセンサーへの密着など、極端な環境でなければ問題ありません)製品への採用にあたりましては、必ずサンプルの実働検査のうえでご利用ください。mlabo.comScroll。