正の最大誤差(+hMAX)と負の最大誤差(−hMAX)とを求める。まで増加させ,エコーが明りょう(瞭)に観測できるか否かを判定する。近い値に設定し,そのエコー高さを読み取る。6.2.2.3データの記録データの記録は,次による。a)正の最大誤差(+hMAX)と負の最大誤差(−hMAX)とを求め,増幅直線性誤差とする。以下でエコーが消失した場合,エコーの消失が生じたゲイン低下量を記録する。試験片及び機器は,次による。異なるビーム路程に安定した二つの信号を生じる任意の試験片を用いる。HB(HA>HB)とする。b)音響結合は,直接接触法又は水浸法とする。よる(以下,表面粗さについては同様とする)。ゲイン調整器で変化できるようにする。いずれかのエコー高さの初期値(HAS,HBS)に合わせる。以下から測定してもよい。2352:20106.2.3.3データの記録データの記録は,次による。a)読み取ったデータは,表形式にまとめ,増幅直線性とする。b)増幅直線性の範囲は,あらかじめ定めた誤差範囲に収まる連続したエコー高さ範囲で与える。作図して求める場合の例を示す。要に応じて探傷器に接続する終端抵抗を用いる。示すように接続し,エコーを表示させる。回底面エコーを用いる。減少させてエコー高さをフルスケールまで変化させる。ステップで減衰量を増加させて,エコーが実際上消失するまで続ける。ステップごとのエコー高さを記録する。近い状態に設定し,そのエコー高さ(HS)を読み取っておく。C)のための機材の接続6.2.4.3データの記録データの記録は,次による。HTを差し引き,誤差を求める。b)直線性の範囲は,誤差があらかじめ設定された限界値に収まる連続した最大範囲とする。d)上下の限界線に収まる範囲を垂直軸直線性の範囲とする。