放射率設定で悩んだら?~黒体塗料JSC-3号で簡単解決!~放射温度計で温度を測る際、放射率を設定するとより精度の高い計測ができます。波長、角度によって変動するのです。(文献に出ているのが常に正確とは言い切れない厄介者です)放射率を実測するには、何らかの方法で対象物の温度を特定します。接触式の温度計を使ったり、黒体塗料を塗ったり。その場所の近くを放射温度計で測定し、表示された温度が一致するように合わせこみます。~黒体塗料JSC-3号は、こんな時に使います~黒体塗料JSC-3号を塗布、風乾、焼き付けした部分は、放射率を0.94とみなすことができます。耐熱温度が1500°C。高価な接触式温度計を使わずに放射率の設定ができます。1000°C超えると表面はオレンジ色に輝いてきます。これは高温になったために電磁波(赤外線)が多く放射されているから。オレンジ色でも、黒体塗料(放射率0.94)と考えていただいて大丈夫です。放射率設定に使う他、物体の熱を電磁波として素早く放射する効果も期待できます。JSC-3号の詳細ページ◆ただし、一点だけご注意いただきたいことがあります。アウトガス試験をしておりません。このため、真空槽内でのご使用は避けてください。Corporation。