調度及び機能の選択もデジタル処理している。探傷器の性能を測定するために,入力信号として電子回路で生成する信号。探傷器の表示器の縦軸。表示器上のエコーの読取り位置。立上り位置,ピーク位置など。%としたときの相対値。性能測定項目は,次による。評価方法の取捨選択及び測定範囲の設定は,この規格の適用の前提となる探傷試験の条件からこの規格の使用者が自らの責任で決定する。この規格は,すべての性能測定項目,評価方法及び表示方法の実施を強制するものではない。5.2デジタル探傷器における読取り実際の探傷試験においてデジタル探傷器を使用し,エコー高さとビーム路程の数値表示機能とを使用している場合は,同数値を使用する。分解能の測定及びエコーの消失の判定は,表示器で行う。2相当以上の技術者,又はそのような技術者の監督の下で実施する。2352:20105.4測定頻度この規格の使用者の決定事項であり,用途,環境及び装置の安定性を考慮して定める。以下となる精度で行う。指定がある場合には,指定を満たす精度で読取りを行う。5.6試験条件この規格の適用目的によって,測定項目,測定範囲,必要な探触子及び対比試験片を決定する。指定がなければ,つまみの調整位置は,実際の使用条件に近い代表的な位置とする。特別の事情がなければ,リジェクションはオフとする。必要ならば,距離振幅補正を用いた場合と用いない場合の二組の試験データを採取する。必要でなければ,距離振幅補正を用いない場合の試験データを採取する。5.8エコーの時間軸の読取り位置エコーの時間軸における読取り位置は,実際の探傷条件と同一とする。超える位置,エコーのピーク位置,ゼロクロス位置又はあらかじめ設定したしきい値を超えた位置で行う。試験片及び信号源は,次による。間隔で擬似エコーを発生できる信号発生器を用いる。b)試験片方式の場合,音響結合は,直接接触法又は水浸法のいずれでも利用可能である。