Pi(ラズベリーパイ)専用に開発された高精度A/D(Analog-to-Digital)変換モジュールです。出荷時校正データのEEPROMへの格納、温度特性に配慮した電圧リファレンスICの搭載など、研究開発やビジネス用途で要求される高精度のアナログ電圧計測がラズベリーパイで可能となります。25,000円(税別)※複数(バルク)購入については別途お問い合わせください。Pi(ラズベリーパイ)専用設計ですぐ使える!ラズベリーパイにはアナログ信号を直接入力できない為、アナログ信号をデジタル信号に変換するA/D変換モジュール(基板)等がこれまでにも製品化されていますが、特に研究開発やビジネス用途で要求される高精度の計測用途向けラズパイ専用A/D変換モジュールについては世界的にも殆ど製品がありませんでした。これら現状、ならびに弊社ラズパイ周辺機器ユーザーへのヒアリングに基づきラズベリーパイ専用に開発されたのが「ADPi」です。搭載EEPROMに出荷時校正データ(キャリブレーションデータ)を格納A/Dコンバータの校正(キャリブレーション)を製品個別に実施し、校正データを搭載EEPROMに格納、これらの値は確認ならびに自身での校正に随時活用でき、個体差に左右されずより正確な測定が可能です。精度の高い計測の為に電圧リファレンスICを搭載、A/Dコンバータに対して安定した基準電圧を供給します。計測時の誤差を最小限にする為、温度特性に配慮した電圧リファレンスICを採用しています。容易に操作が可能です。カスタムKernelを使用すればiioサブシステムを利用でき、OSとの親和性も高まります。外部出力端子を搭載し、接続したセンサのON/OFFが可能OS側から電源のON/OFFが可能な外部出力端子を搭載しており、消費電力削減の為にセンサーを測定時だけONする等も可能です。モジュール)」等との併用が可能です。基板固定用六角スペーサ(M2.6)セット4セットRaspberyPi本体は付属しません。その他、ご不明点などお問合わせください。ADPiシリーズについてADPiシリーズは、現状以下のとおり(1機種)です。AD7794採用、入力0~5V(Max)、差動4ch入力、出力データ・レートは、4~470Hzの周波数範囲でソフトウェア制御可ADPiのセットアップや稼動事例などは以下のブログを参照ください。Harvest/Lagoonで可視化、アラート送信ADPi(エーディーパイ)に関するお問い合わせ手持ちのセンサは出力が差動ではなく1本しかありません.接続できますか?ターミナルの負入力とGNDを接続し、正入力にセンサからの出力を接続してください。Proは2台まで同時使用が可能(最大8個のセンサーを接続可)となってます。Proのセンサ用電源出力は12Vです。12V以外の場合は直接接続することはできませんので、別途電源をご用意ください。Proのセンサ用電源出力は12Vです。12V以外の場合は直接接続することはできませんので、別途電源をご用意ください。https://mechatrax.com/faq/#faq-adp4センサの電源は何Aまで供給できますか?各チャンネルあたり50mAまで供給できます。https://mechatrax.com/faq/#faq-adp5屋外で使うためケースが必要ですが提供されてますか?使用状況次第でケースのサイズも異なりますので弊社では提供しておりません。屋外用途を想定して、太陽光パネル等必要機材一式を防水ボックスに一体化したラズベリーパイ屋外稼動キット「Pi-field」を提供してますのでこちらも御検討ください。https://mechatrax.com/faq/#faq-adp6避雷器は内蔵していますか?内蔵していませんので、お客様での対応をお願いします。方その他のお問い合わせご。