MCR-4V連結して最大16チャンネルまで接続可能な電圧データロガーMCR-4Vは、電圧4チャンネルタイプとなっています。最短2msecで記録し、分解能は最小10μVで高速・精密な測定ができます。記録データはUSBによる直接通信のほかに、本体に挿し込んだSDカードにデータを転送しPCに移すことも可能。レコーダー本体の液晶でもグラフ表示、閲覧することができます。4台まで連結でき最大16チャンネルの同期記録が可能です。チャンネル)が記録開始のタイミングで同期されます。2msecの記録間隔・分解能10μV記録間隔は最短2msec、分解能は最小10μVで高速・精密な測定ができます。データの記録方法は瞬時値記録と平均値記録から選べます。使用するチャンネル数により、設定可能な最短記録間隔は異なります。本体の記録容量は1チャンネルで最大480,000データ。長時間の記録にも対応。】はメーカーにて検証済みのメモリカードとなります。表をクリックすることで、最新の対応型番を確認戴けますので必ずご購入前にご確認ください。収集したデータはUSBメモリカードを使用しPCに取込めます!MCR-4Vに挿し込まれたSDメモリカードに記録データを転送してパソコンに移すことができます。連結して使用している場合は、USBによる直接通信をすれば、マスタ機・スレーブ機すべての記録データを一度に吸い上げることができます。本体内蔵メモリの記録容量がいっぱいになるたびに、SDメモリカードにデータを自動保存します。高速記録でも長時間の連続記録が可能です。』でリアルタイムデータ確認!計測中のデータを本体液晶にリアルタイムでグラフ表示できます。異なる電位の信号でも測定することが可能な絶縁チャンネル。測定電圧をそのまま表示することはもちろん、チャンネルごとにスケールと単位を変換し、表示・記録できます。スケール変換はチャンネルごとに設定でき、変換式は[y=Ax+Bで指定]または[2点で指定]で指定します。単位はキーボード入力、あるいはドットパターンから作成することができます。株式会社ムーヴは東京都と神奈川県を中心に北海道から沖縄まで全国を対象として、IT関連のビジネスソリューションをご提供しております。各種ビジネスアプリケーション開発およびハードウェアの導入/設定を中心にしたテクニカルサポートでお客様のビジネスをバックアップします。IoTやクラウドサービスを駆使して、計測機器の有効利用による業務改善を提案し、お客様から期待される躍動感のある企業として社会に貢献します。