(デモ機)お問合せオンラインショップネットワーク経由で遠隔管理が簡単に構築できます!管理用パソコンがなくても、記録データをEメール、FTPサーバへ自動送信するシステムを構築できます。RTR-500NW/500AWはLAN通信機能を搭載したネットワーク対応型の親機で、有線LAN接続タイプのRTR-500NWと、無線LAN接続タイプのRTR-500AWから選べます。社内LAN環境で測定値をモニタリングすることができます。インターネットを介して遠隔地から設置場所の温度・湿度・流量やCO2等の現在値をモニタリングしたり、測定値をファイル保存することも可能です。802.11b/g対応)です。RTR-500NWとRTR-500AWはパソコンがなくても、記録データをEメールやFTPサーバへ自動送信するシステムを構築でき、インターネットを介して遠隔地からモニタリングすることもできます。中継機としてRTR-500Cを利用し、親機と子機の無線通信距離を伸ばすことができます。子機との無線通信距離は約150mで、中継機を介して約150mずつ延長することができます。通信は見通しの良い直線における目安ですので、設置環境により遮蔽物やノイズ等による影響で短くなることを予めご承知おきください。運用を開始してから「子機を追加登録したい」、「子機の登録内容を変更したい」という場合、手元にRTR-500Cを用意することで、ネットワーク経由での変更が可能です。Storage】へ送信することができます。WebStrage」に登録してご利用ください。多彩な警報監視機能により、現場でも遠隔地でも万一の警報発生を見逃しません。測定値が設定した上下限値の範囲を超えた場合やセンサエラー等が発生すると警報を発します。本体下部にある外部出力端子に警告灯やブザーを接続して注意喚起することもできます。警報時には、RTR-500NW/500AWの本体の警報LEDが点灯し、測定値が平常範囲に戻ると自動消灯します。設定ユーティリティにより、登録した子機との電波強度をチェックすることができます。段階表示で確認できます。表示された強度が「3」以上になるように設置場所を変更し、金属からできるだけ離して見通しの良い高い位置に親機を設置してください。屋内と屋外で通信する場合は電波が透過しやすい窓際などに設置してください。蛍光灯からできるだけ離してください。パソコンなど強いノイズが発生する機器からは、1メートル以上離して設置してください。植物や土壌など水分の多い物質は電波を吸収しますので近くに置かないようご注意ください。同一周波数の電波が多い場所には置かないでください。同時に無線通信する可能性がある場合は、周波数チャンネルを変えてください。(利用に関してはお客様の免許申請等が不要)を受けた製品ですので、技術基準適合ラベルは剥がさないでください。ラベルのないものの使用は禁止されています。株式会社ムーヴは東京都と神奈川県を中心に北海道から沖縄まで全国を対象として、IT関連のビジネスソリューションをご提供しております。各種ビジネスアプリケーション開発およびハードウェアの導入/設定を中心にしたテクニカルサポートでお客様のビジネスをバックアップします。IoTやクラウドサービスを駆使して、計測機器の有効利用による業務改善を提案し、お客様から期待される躍動感のある企業として社会に貢献します。