電圧プローブや電流プローブには、検出器の特性やケーブル長による信号遅れ時間があります。異なる信号間の時間差を測定したり、電流・電圧波形からエネルギー損失を計算する場合、プローブ毎の遅れ時間の差が誤差の原因となります。100Aの同相パルスを出力し、ユーザーはオシロスコープで波形の立上りポイントを観測するだけでご使用のプローブの遅れ時間をチェックすることができます。時間差があった場合、オシロスコープのスキュー補正機能で位相を合わせることが可能です。​●位相補正が適切でない場合、何が起きるのかオシロスコープの電流・電圧波形から電力を算出するケースを想定します。